O TITV Greiz oferece escalas brancas e amostras de controle de iluminação como padrões de calibração para a implementação de medições reprodutíveis e independentes de dispositivo de amostras fluorescentes em espectrofotômetros.
Esta escala branca de cinco níveis feita de poliéster é usada para calibrar o componente UV de espectrofotômetros, a fim de garantir medições reproduzíveis e comparáveis ​​de amostras fluorescentes entre dispositivos de medição com diferenças relacionadas ao design. O tipo de luz diurna D65 requer uma avaliação instrumental de amostras fluorescentes. Os espectrofotômetros são equipados com uma lâmpada de xenônio, que gera aproximadamente essa luz diurna. Para ajustar a luz natural D65, deve ser realizada uma calibração UV com escala branca certificada.
Suas vantagens com nossa escala branca:
- Adequado para todos os espectrofotômetros com luz UV calibrável na iluminação
- Brancura constante e reprodutível em cada um dos 5 níveis
- Os fatores de reflexão dos níveis fluorescentes são rastreáveis ​​ao "Instituto de Padrões Nacionais de Medição NRC Canadá" (NRCC)
- Certificado indicando o grau de brancura e o número de desvio de cor de acordo com Ganz/Griesser, bem como o grau de brancura e o valor de tonalidade de acordo com CIE
- Validade do certificado 8 meses se armazenado corretamente
- Renovação do certificado através de recalibração no espectrofotômetro certificado no TITV Greiz se os critérios forem atendidos até uma vida útil total de 5 anos
Padrão de controle de iluminação
Oferecemos amostras de controle de iluminação para a detecção oportuna da queda no desempenho da iluminação do medidor na faixa UV e, assim, garantir medições reproduzíveis da brancura de amostras fluorescentes. O controle e ajuste do componente UV ocorrem após a calibração específica do dispositivo com os padrões branco e preto. O reajuste no dispositivo de medição é realizado mecanicamente ou matematicamente com base em valores de refletância documentados. A amostra de controle de iluminação é feita de plástico e possui 4 pontos de medição marcados (diâmetro < 35 mm) com os mesmos valores alvo.