A perturbação da amostra levará a menor precisão?
A amostragem de solo para análise laboratorial do potencial hídrico é feita por duas razões básicas. O mais simples é determinar o potencial hídrico atual do solo. A outra é determinar a curva de liberação de umidade do solo. Independentemente do motivo da medição, a questão da perturbação da amostra é importante para garantir um resultado preciso. Dr. Colin Campbell explica por quê:
Potencial de água e tamanho dos poros:
Em amostras de solo, os espaços vazios (poros) entre as partículas do solo podem ser simplificadamente pensados ​​como um sistema de tubos capilares, com um diâmetro determinado pelo tamanho das partículas associadas e pela sua associação espacial. Quanto menor o tamanho desses tubos, mais firmemente a água será retida devido à associação da superfície.
Numa argila, a água será retida com mais força do que numa areia com o mesmo teor de água porque a argila contém poros menores e, portanto, mais área de superfície para a água se ligar. Mas, mesmo a areia pode eventualmente secar a ponto de haver apenas uma fina película de água em suas superfícies e a água ficará firmemente ligada. Em princípio, quanto mais próxima a água estiver de uma superfície, mais firmemente ela estará ligada.
A perturbação da amostra (perturbação dos poros do solo quando você remove uma amostra do solo) torna-se um problema dependendo do potencial hídrico da sua amostra. Normalmente, quanto menos negativo (mais úmido) for o potencial hídrico, maior será o impacto que a perturbação da amostra terá na medição. Podemos fazer um cálculo que mostra que existem tamanhos de poros específicos associados a potenciais hídricos específicos (ver tabela 1).
Se você perturbar uma amostra com baixo potencial hídrico, ponto de murchamento permanente (-1,5 MPa), por exemplo, os poros que ainda estão cheios de água teriam aproximadamente 0,2 um de diâmetro, pequenos demais para serem quebrados pela coleta de uma amostra. Assim, poderíamos razoavelmente assumir que as suas leituras de WP não serão muito afetadas. Mas se você perturbar o solo com maior potencial hídrico, digamos, capacidade de campo (-0,033 MPa), é muito mais provável que a água seja perturbada, pois ela preenche os poros até aproximadamente 9 um.
Ainda assim, isso só será um problema se você estiver tentando medir em uma faixa de WP alta. Se o seu higrômetro de espelho resfriado medir apenas até -1000 kPa, a perturbação da amostra não será um problema porque os poros que serão quebrados provavelmente serão maiores do que o submicrômetro que retém água, o que está além da precisão do seu instrumento . No entanto, alguns higrómetros podem agora medir até um limite superior de -100 kPa, que se aproxima do ponto onde a perturbação da amostra fará a diferença.
Se você estiver amostrando para medir com um tensiômetro (mede de 0 kPa a -80kPa), é extremamente importante manter suas amostras intactas porque os tensiômetros cobrem a faixa de esvaziamento dos maiores poros encontrados no solo. Um colar de solo (anel de amostra) cravado no solo produzirá o núcleo do solo mais intacto. É o melhor método a ser usado se você precisar garantir que os poros do solo permaneçam intactos para produzir uma medição precisa do potencial hídrico.
Para um exame mais aprofundado da magnitude dos efeitos da perturbação da amostra, leia esta nota do aplicativo do higrômetro de espelho resfriado detalhando o assunto.
Obtenha mais informações sobre pesquisa ambiental aplicada em nosso