Fui encarregado de verificar a impedância de entrada de um conversor CC/CC de potência média (<1kW) e não há colegas experientes para consultar sobre o assunto. Tenho uma boa descrição da configuração de teste necessária, incluindo a escolha do transformador de isolamento para acoplamento nas sondas de pertubação CA, corrente e tensão. Estou retendo intencionalmente os detalhes aqui por motivos de anonimato, então peço desculpas por isso.
É claro que preciso ter cuidado para não saturar o núcleo do transformador em baixas frequências e ficar atento aos níveis primário e secundário.
O que falta, porém, é a descrição da fonte de energia, e é aí que começa a incerteza. Olhando para a configuração, presumo que não há como a capacitância de saída da fonte não influenciar as medições da impedância de entrada na entrada do conversor.
A questão é qual método de calibração usar para o VNA para compensar o excesso de capacitância da fonte. O VNA/FRA disponível é genérico e descarregará a magnitude/fase da tensão que vê em suas entradas e não orienta o usuário em nenhum procedimento de calibração.
Como, ó sábios mestres, vocês procederiam para obter uma medição confiável?