5. как се избират точките, в които трябва да се калибрира средството за измерване?
ние препоръчваме на нашите клиенти винаги да калибрират своите уреди в три точки. като две от точките е нормално да са крайните точки на интервала, в които измервате или тряба да следите за поддържането на тези параметри с вашия уред, а третата точка обикновено е междинна на първите две, тъй като в почти всички случаи отклонението на вашито средство за измерване не е линейно и така можете по-ефективно да използвате резултатите от калибрирането. разбира се тези точки могат да бъдат модифицирани в съотвествие с изискванията на клиента, при което могат да бъдат определени по-малко или повече точки на калибриране.