قياس المقاومة قياس الأمبير قياس فرق الجهد التآلف مع الجهاز
شغّل المقياس إن كان يمتلك مفتاح تشغيل منفصل. لا يمكن للمقياس المتعدد قياس الاستمراراية عند قياسه للمقاومة بوحدة الأوم لأن المقاومة والاستمرارية ضدّين؛ أي أنه يكون هناك قدر كبير من الاستمرارية عند وجود قدر قليل من المقاومة، والعكس بالعكس. مع وضع هذه المعلومة في الحسبان، يمكنك افتراض الاستمرارية اعتمادًا على قيم المقاومة التي تقيسها. ابحث عن مقياس أوم ضمن المقاييس. يكون هذا المقياس هو الأول من الأعلى عادة وتكون قيمته العليا إلى يسار المقياس ("∞" للإشارة إلى ما لا نهاية) ليتدرّج إلى القيمة 0 أقصى اليمين. يكون ذلك معاكسًا للمقاييس الأخرى التي تكون قيمها الدنيا إلى الجهة اليسرى وتزيد تدريجيًا نحو اليمين. تكون إبرة قراءة المقياس أقصى الجهة اليسرى إن لم تكن المجسات متصلة بأي شيء خارجي ويمثّل ذلك قدرًا لا متناهيًا من المقاومة أو "دائرة مفتوحة" مما يقترح عدم وجود استمرارية (أو عدم وجود مسار بين المجسّين الأسود والأحمر). وصّل طرف الاختبار الأسود بالمنفذ الذي يحمل العنوان "Common" أو "-" ثم وصّل طرف الاختبار الأحمر بالمنفذ الذي يحمل الرمز أوميجا (رمز الأوم) أو الحرف "R". اضبط المجال (إن كان ذلك ممكنًا) على القيمة R x 100. يفترض أن تتحرّك إبرة القراءة نحو أقصى اليمين. حدد بعد ذلك مكان مقبض "ضبط القيمة 0" وأدِره حتى يشير المقياس إلى القيمة "0" (أو إلى أقرب موضع ممكن من القيمة).  لاحظ أن هذا الموضع يشير إلى "انقطاع الدائرة" أو "0 أوم" للمجال R x 1 من المقياس. تذكّر دائمًا أن تضبط القيمة "صفر" بعد تغيير مجالات المقاومة على الفور حتى لا تحصل على قراءات خاطئة. يمكن أن يشير عدم القدرة على الوصول إلى المقاومة 0 أوم إلى أن البطاريات ضعيفة ويجب استبدالها ويمكنك تجربة خطوة ضبط القيمة صفر الموضحة أعلاه مجددًا بعد استخدام بطاريات جديدة. حدّد نقطتيّ التوصيل في المصباح اللتان تكون أحدهما على شكل شريط في الجهة الجانبية وتكون الأخرى في منتصف قاعدة المصباح.   اطلب من شخص إمساك المصباح من الجزء الزجاجي. استخدم المجس الأسود للمس الطرف الجانبي والمجس الأحمر للمس الطرف السفلي الموجود في قاعدة المصباح. راقب تحرّك الإبرة من أقصى الجهة اليسرى إلى الوضع 0 في اليمين. اضبط مجال المقياس على القيمة R x 1 ثم اضبط القيمة 0 مجددًا وكرّر الخطوات أعلاه ثم لاحظ أن المقياس لن يصل إلى نفس البعد في الجهة اليمنى مقارنة بالمرة السابقة بسبب تغيير مقياس المقاومة وبالتالي يمكن قراءة كل رقم في مقياس R بشكل مباشر.  في الخطوة السابقة، كان كل رقم يمثل قيمة أكبر بمائة ضعف مما يعني أن القيمة 150 كانت 15000 من قبل أما الآن فهي 150 على حقيقتها. يمكن أن تمثّل القيمة 150 على المقياس قيمة 1500 إن اخترت المجال R x 10 واختيار المقياس الصحيح أمر مهم للغاية إن كنت ترغب بالحصول على قراءة دقيقة. ادرس المقياس R بعد فهم ما سبق. هذا المقياس ليس خطيًا كالمقاييس الأخرى، بل تكون القيم في الجهة اليسرى أصعب في قراءتها بدقة مقارنة بالقيم في الجهة اليمنى، وتظهر قيمة 5 أوم على المقياس مع اختيار المجال R x 100 على أنها 0 ويكون قراءة هذه القيمة أسهل بكثير عند استخدام المجال R x 1. لهذا السبب، حاول أن تكون القراءة في منتصف المقياس عوضًا عن كونها في أقصى اليمين أو اليسار عند اختبار المقاومة. اضبط المقياس على أعلى قيمة مجال (R x) ممكنة واضبط قيمة الصفر.  أمسك المجسات بعد ذلك بشكل مرتخٍ في يديك ولاحظ القراءة ثم اضغط على المجسات في يديك بقوة ولاحظ انخفاض المقاومة. اترك المجسات بعد ذلك وبلّل يديك ثم أمسك المجسات مجددًا ولاحظ انخفاض المقاومة أكثر مما سبق. من المهم جدًا عدم لمس المجسات لأي شيء آخر غير الجهاز الذي تختبره ولن يظهر الجهاز التالف على أنه "دائرة مفتوحة" في المقياس المتعدد عند اختباره إن كانت أصابعك تقدّم مسارًا بديلًا حول الجهاز (كحالة لمسها للمجسات). ستظهر قراءات أقل من الحقيقية إن كنت تختبر مصهر (فيوز) سيارات قديم أو زجاجي وكان المصهر موضوعًا على سطح معدني لأن المقياس المتعدد يشير في هذه الحالة إلى مقاومة السطح المعدني الذي تضع عليه المصهر (كونه يقدم مسارًا بديلًا للتيار بين المجسّين الأحمر والأسود حول المصهر) عوضًا عن تحديد مقاومة المصهر نفسه وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى إظهار أن المصهر "سليم" في كل الحالات مما يعطيك قراءة خاطئة. يجب أن تحدّد ما إن كانت الدائرة تعمل بتيار مستمر أم متردد عن طريق قياس فرق جهد الدائرة بالطريقة الموضحة أعلاه. أوقف الاختبار إن كانت الدائرة التي تختبرها تعمل بتيار متردد إلا أن المقياس يقيس تيارًا مستمرًا (أو العكس) لأن المقياس يفترض أن يقيس نفس الوضع (متردد أو مستمر) الذي يكون به فرق جهد الدائرة وإلا فإنك ستحصل على القراءة 0.  اعلم أن معظم أجهزة القياس المتعددة ستقيس كميات قليلة جدًا فقط من التيار، بوحدة مايكرو أمبير أو ميلي أمبير. تعادل قيمة 1 مايكرو أمبير 0.000001 أمبير وتعادل قيمة 1 ميلي أمبير 0.001 أمبير وتمثّل هذه القيم التيار الذي يجري في الدوائر الكهربائية الصغيرة فقط لأنها أصغر "بآلاف" أو حتى "ملايين" المرات من القيم التي تكون في الدوائر المنزلية أو دوائر السيارات التي يرغب معظم ملاك المنازل باختبارها. كمرجع، يستهلك المصباح الكهربائي المعياري (100 واط/ 120 فولت) 0.833 أمبير، ويمكن أن يؤدي هذا التيار إلى إتلاف المقياس ويصبح من غير الممكن إصلاحه. هذا المقياس مثالي لملّاك المنازل لأنه يمكن استخدامه لقياس تيار يمر من خلال مقاومة بقراءة 4700 أوم وبتيار مستمر بفرق جهد 9 فولت.  لتحقيق ذلك، أدخل المجس الأسود في المنفذ "COM" أو "-" وأدخل المجس الأحمر في المنفذ "A". أوقف التيار الواصل إلى الدائرة. افتح جزء الدائرة الذي ترغب باختباره (أحد أطراف المقاومة). وصّل المقياس "على التوالي" مع الدائرة لإكمال الدائرة. يُوصل مقياس التيار "على التوالي" مع الدائرة لقياس التيار ولا يمكن توصيل مقياس التيار "عبر" الدائرة بنفس طريقة توصيل مقياس فرق الجهد (حتى لا يتلف المقياس). لاحظ القطبية. يجري التيار من القطب الموجب إلى القطب السالب ويجب ضبط المجال على أقصى قيمة. وصّل الطاقة واضبط مجال المقياس نحو الأقل للحصول على قراءة دقيقة من إبرة القراءة ولكن لا تتخطّ مجال المقياس حتى لا تتلفه. يفترض أن تحصل على قراءة قدرها 2 ميلي أمبير، لأن قانون أوم ينص على أن (9 فولت)/(4700 Ω) = .00191 أمبير = 1.91 ميلي أمبير. يمكن أن يكون تدفّق التيار أعلى بكثير من تيار التشغيل لأن مكثفات الترشيح الفارغة تكون أشبه بالدائرة المقطوعة، حتى وإن كان تيار التشغيل منخفضًا وضمن مجال مصهر المقياس المتعدد، ومن المرجّح أن ينفجر مصهر المقياس المتعدد إن كان دفق التيار في الجهاز الذي يخضع للاختبار أعلى بكثير من تقييمات المصهر المستخدم. على أي حال، استخدم دائمًا مجال قياس مرتفع ومحمي بمصهر يتحمّل قراءات تيار أكبر والتزم الحذر. كثيرًا ما تكون قيمة فرق الجهد التي ترغب بقياسها غير معروفة مما يستدعي اختيار أعلى مجال ممكن حتى لا يتلف المقياس المتعدد بسبب وجود فرق جهد أعلى من المتوقع. إن ضبطت المقياس المتعدد على مجال 50 فولت ثم بدأت بقياس قابس كهربائي معياري، يمكن أن يؤدي وجود 120 فولت إلى إتلاف المقياس المتعدد بشكل غير قابل للإصلاح. ابدأ من المجال الأعلى وقلل القيمة تدريجيًا حتى تصل إلى المجال الذي يمكن عرضه بأمان. وصّل الطرف الأسود في المنفذ "COM" أو "-" ووصّل الطرف الأحمر في المنفذ "V" أو "+". يمكن أن تجد عدة مقاييس جهد بقيم قصوى مختلفة ويحدد المجال المختار بواسطة مقبض التحديد مقياس فرق الجهد الذي يجب أن تقرأه. يجب أن يتوافق مقياس القيمة القصوى مع مجالات مقبض الاختيار لأن مقاييس فرق الجهد تكون خطّية (على عكس مقاييس أوم) مما يجعل قراءة المقياس دقيقة في أي مكان. ستكون قراءة قيمة 24 فولت على مقياس 50 فولت أسهل بكثير من قراءتها على مقياس 250 فولت بالتأكيد. ستظهر القراءة في المقياس الثاني بين القيمتين 20 و 30 فولت دون أن تكون دقيقة. يمكن أن يُصدر القابس الكهربائي فرق جهد قدره 120 فولت أو 240 فولت في معظم البلدان العربية وهناك أماكن أخرى يكون فيها فرق جهد القابس 240 أو 380 فولت.  أدخل المجس الأسود في أحد الفتحات المستقيمة بالقابس. يمكنك عادة ترك المجس الأسود بعد إدخاله لأن أطراف التوصيل الموجودة خلف واجهة القابس تُمسك به من تلقاء نفسها. أدخل المجس الأحمر في الفتحة المستقيمة الأخرى. يفترض أن يشير فرق الجهد إلى قراءة قريبة للغاية من 120 أو 240 فولت (اعتمادًا على القابس الذي يتم اختباره). حرّك مقبض الاختيار إلى أقل مجال متاح أكبر من فرق الجهد المُقاس (120 أو 240). سيشير المقياس إلى قيمة بين 110 و 115 فولت هذه المرة ومجال المقياس مهم للحصول على قراءات دقيقة.  يمكن أن تكون قد اختر التيار المستمر عوضًا عن التيار المتردد إن لم تتحرّك إبرة القراءة على الإطلاق. أوضاع التيار المستمر والتيار المتردد غير متوافقة مع بعضها ويجب اختيار الوضع الصحيح. إن لم يتم ضبط الوضع بشكل صحيح، يمكن أن يعتقد المستخدم أن هناك فرق جهد مما يمكن أن يشكّل خطأ فادحًا. احرص على تجربة "الوضعين" إن لم تتحرك إبرة القراءة. اضبط المقياس على وضع فرق جهد التيار المتردد ثم حاول مجددًا. إن أمكن، حاول توصيل أحد الأطراف دون أن يحتاج لمسكه بعد توصيله، لتتجنب إمساك الطرفين عند إجراء الاختبار. تمتلك بعض المقاييس المتعددة ملحقات تتضمّن مشابك توصيل أو مشابك من أنواع أخرى تساعدك على القيام بذلك، ويؤدي تقليل الاتصال بالدوائر الكهربائية إلى الحد الأدنى إلى تقيل خطر الحروق والإصابات بشكل كبير. يظهر المؤشر على شكل مقياس مدرّج يشبه القوس ويظهر من نافذة ويحتوي على إبرة تشير إلى القيم على المقياس المدرّج.  يمكن أن تكون القراءات المقوسة التي تظهر على المؤشر بألوان مختلفة وقيم مختلفة لأنها تشير إلى مقاييس مختلفة وتحدد هذه القراءات مجالات القيم. يمكن أن تجد أيضًا سطحًا يشبه المرآة بشكل المقاييس وتستخدم هذه المرآة لتقليل ما يسمى "خطأ اختلاف المنظر" عن طريق محاذاة إبرة القراءة مع انعكاسها قبل قراءة القيمة التي تشير إليها إبرة القراءة. تظهر هذه المرآة على شكل شريط رمادي عريض بين المقياسين الأحمر والأسود. تمتلك الكثير من المقاييس المتعددة الحديثة قراءات رقمية عوضًا عن القراءات التناظرية وتكون طريقة عملها متطابقة إلا أنها تعرض قراءة رقمية. يسمح لك هذا المقبض بتغيير وظيفة الجهاز لقراءة الفولت أو الأوم أو الأمبير وكذلك تغيير نسبة المقياس (x1 أو x10 وما إلى ذلك) وتمتلك العديد من الوظائف عدة مجالات مختلفة لذا فإنه من المهم ضبط القيمتين بشكل سليم حتى لا يصاب الجهاز أو الشخص الذي يعمل عليه للضرر. يتوفر في بعض المقاييس وضع "إيقاف" في هذا المقبض، بينما يتوفر في مقاييس أخرى مفتاح منفصل لإغلاق الجهاز. يجب عليك إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تخزينه وعدم استخدامه. تمتلك معظم أجهزة القياس منافذ متعددة لهذا الغرض.  يحمل أحد المنافذ عادة الاسم "COM" أو "-" وهو يشير إلى مشترك ويجب توصيل طرف التوصيل الأسود في هذا المنفذ وستستخدمه عادة في كل عمليات القياس التي ستجريها. يفترض أن تحمل المنافذ الأخرى المسمّيات "V" (+) ورمز أوميجا (حذوة حصان مقلوبة) للإشارة إلى الفولت والأوم على التوالي. تشير الرموز + و - إلى قطبية المجسات عند ضبط الجهاز لقياس فرق جهد تيار مستمر. إن وصّلت أطراف التوصيل بالطريقة المقترحة، يكون السلك الأحمر هو الطرف الموجب ويكون السلك الأسود في الطرف الآخر وتفيد معرفة ذلك عندما لا تحمل الدائرة الكهربائية التي تختبرها رموز + و - كما يحدث غالبًا. تمتلك العديد من المقاييس المتعددة منافذ إضافية مطلوبة لقياس التيار أو فرق الجهد المرتفع ومن المهم على وجه السواء توصيل أطراف التوصيل في المنافذ المناسبة وضبط مقبض الاختيار على نوع الاختبار السليم (فولت أو أمبير أو أوم). يجب أن تكون كل القيم صحيحة ويمكنك الرجوع إلى دليل استخدام المقياس المتعدد إن لم تكن متأكدًا من طريقة التوصيل السليمة. يفترض أن تمتلك طرفيّ اختبار أو مجسّين ويكون أحدهما باللون الأسود والآخر بالأحمر عادة وتستخدم هذه المجسات للاتصال بأي جهاز كهربائي ترغب بقياسه أو اختباره. ستجد هذه الحجرة في الجهة الخلفية عادة، إلا أنها يمكن أن تكون موجودة في الجهة الجانبية من بعض الطرز، وستجد بداخلها المصهر "الفيوز" (ويمكن أن تجد قطعة بديلة أيضًا) والبطارية التي تغذي المقياس المتعدد بالطاقة لغرض اختبارات المقاومة. يمكن أن يحتوي الجهاز على أكثر من بطارية ويمكن أن تكون البطاريات بأحجام مختلفة ويستخدم المصهر (الفيوز) لحماية عمل المقياس (يمكن أن تجد أكثر من مصهر واحد) وستحتاج إلى مصهر جيد حتى يعمل الجهاز وإلى بطاريات مشحونة بالكامل لإجراء اختبارات المقاومة/الاستمرارية. يكون هذا المقبض صغير الحجم ويظهر عادة بالقرب من المقياس الذي يحمل العنوان "Ohms Adjust" أو "0 Adj" أو أي شيء مشابه ويستخدم هذا المقبض مع مجال الأوم أو المقاومة فقط عند توصيل أطراف القياس ببعضها. حرّك المقبض ببطء لتحريك إبرة القراءة لأقرب وضع ممكن من الوضع 0 على مقياس أوم. يفترض أن تتمكن من تحقيق ذلك بسهولة إن كنت تستخدم بطاريات جديدة - يشير عدم التمكّن من ضبط الإبرة على القيمة صفر إلى ضعف البطاريات ووجوب تغييرها.
اضبط المقياس المتعدد على الأوم أو المقاومة. لاحظ قراءة المقياس. وصّل أطراف الاختبار. وصّل المجسات الموجودة في نهايات أطراف الاختبار ببعضها. اختر المقاومة أو اختبر مصباحًا كهربائيًا تعرف أنه يعمل. جرّب مجالات مختلفة. اختبر المقاومة بين يديك. تأكد من أن القراءة دقيقة. احرص على قياس فرق الجهد أولًا. اضبط المقياس على أعلى مجال تيار متردد أو تيار مستمر مدعوم. فكّر في استخدام مقياس بمشبك. احذر من مكثفات الترشيح أو المكونات الأخرى التي تحتاج تدفقًا للتيار عند تشغيلها. اضبط المقياس على أعلى مجال ممكن لفرق جهد التيار المتردد. وصّل أطراف الاختبار. حدّد أماكن مقاييس فرق الجهد. اختبر قابسًا كهربائيًا معياريًا. انزع المجسات. أدخل المجسات من جديد بالطريقة الموضحة أعلاه. حاول ألا تمسك بطرفيّ التوصيل. حدّد مكان مؤشر المقياس المتعدد. ابحث عن مفتاح أو مقبض الاختيار. حدّد أماكن فتحات إدخال أطراف التوصيل في غطاء الجهاز. حدّد مكان أطراف الاختبار. ابحث عن حجرة البطارية والمصهر (الفيوز). ابحث عن مقبض ضبط الصفر.
https://www.wikihow.com/Use-a-Multimeter https://www.wikihow.com/Use-a-Multimeter https://www.wikihow.com/Use-a-Multimeter https://www.wikihow.com/Use-a-Multimeter
Measuring Resistance Measure Amperes Measuring Voltage Getting Familiar With the Device