معايرة مقياس الأس الهيدروجيني الإعداد للقياس استخدام مقياس الأس الهيدروجيني
اضغط زر القياس أو المعايرة لبدء قراءة الأس الهيدروجيني فور وضع القطب في المحلول المنظم.  اترك الأس الهيدروجيني يستقر قبل الضبط بتركه لمدة 1-2 دقيقة. اضبط المقياس على قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول المنظم بعد أخذ قراءة ثابتة عن طريق ضغط زر القياس مرة أخرى. سيمكنك ضبط مقياس الأس الهيدروجيني بعد استقرار القراءة من أخذ قراءة أكثر دقة وصحة.  احرص على تقليب جميع المحاليل المنظمة والعينات بنفس الطريقة إذا قلبت المحلول المنظم قبل القياس رغم أن هذا غير ضروري. اشطف القطب بين المحاليل عن طريق التربيت بنسيج خال من الوبر مثل كيمويبز أو شرويبز. اضغط زر القياس لتبدأ قراءة الأس الهيدروجيني بعد وضع القطب في المحلول المنظم.  استخدم المحلول المنظم ذو معامل القلوية 9,21 إذا لم تكن تستخدم المحلول ذو الأس الهيدروجيني 4 في المعايرة. اضبط مقياس الأس الهيدروجيني على قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول المنظم بأن تضغط زر القياس بعد استقرار القراءة. يمكنك استخدام الماء المقطر للشطف. استخدم نسيجًا خاليًا من الوبر مثل كيمويبز أو شرويبز بين المحاليل لتجفيف القطب. عليك أولًا تشغيل مقياس الأس الهيدروجيني وتركه يحمى لوقت كاف قبل أن تبدأ معايرته واستخدامه. يجب أن يستغرق هذا 30 دقيقة تقريبًا لكن راجع كتيب تشغيل المقياس لمعرفة الوقت الدقيق. أخرج القطب من محلول الحفظ واشطفه بالماء المقطر في وعاء زجاجي فارغ. جففه عن طريق التربيت بالمناديل بعد الشطف.   احرص على شطف القطب في وعاء زجاجي مختلف عن الوعاء الذي ستستخدمه في المعايرة.   تجنب فرك الأقطاب لأن هناك غشاءً رقيقًا يحيط بها. راجع كتيب التشغيل إذا وجدت أن الأقطاب متسخة على نحو خاص لمعرفة المحاليل التي ينصح بها في التنظيف. ستحتاج في العموم لأكثر من محلول منظم لمعايرة مقياس الأس الهيدروجيني. سيكون الأول محلولًا منظمًا "متعادلًا" بمعامل قلوية 7 ويجب أن يكون الثاني قريبًا من الأس الهيدروجيني المتوقع للعينة سواءً كان 4 أو 9,21. يفضل معايرة المحاليل المنظمة ذات الأس الهيدروجيني المرتفع(9,21) لقياس القلويات بينما يفضل استخدام المحاليل المنظمة ذات الأس الهيدروجيني المنخفض (4) لقياس العينات الحمضية. اترك المحاليل المنظمة تصل لنفس درجة الحرارة بعد اختيارها لأن قراءات الأس الهيدروجيني تعتمد على الحرارة. اسكب المحاليل المنظمة في أوعية زجاجية منفصلة للمعايرة.   راجع مصنع مقياس الأس الهيدروجيني أو المؤسسة المهنية أو التعليمية الحالية بشأن طلب المحاليل المنظمة للأس الهدروجيني. يجب إبقاء المحاليل المنظمة في وعاء زجاجي لمدة لا تزيد عن ساعتين.   لا تعد سكب المحلول المنظم المستعمل في وعائه الأصلي. اضغط زر القياس بعد وضع القطب في العينة واتركه بها لمدة 1-2 دقيقة تقريبًا. اضغط زر القياس بعد استقرار القراءة. هذه نسبة الأس الهيدروجيني للعينة. اشطف القطب بالماء المقطر وجففه بالترتيب بنسيج خال من الوبر. يمكنك حفظ المقياس بعد تنظيفه وتجفيفه.  راجع كتيب التشغيل لمعرفة أفضل طرق الحفظ الخاصة بمقياسك للأس الهيدروجيني.
ضع القطب في المحلول المنظم ذو الأس الهيدروجيني 7 وابدأ القراءة. اضبط الأس الهيدروجيني. اشطف القطب بالماء المقطر. ضع القطب في المحلول المنظم ذو الأس الهيدروجيني 4 وابدأ القراءة. اضبط الأس الهيدروجيني مرة ثانية. اشطف القطب. شغل مقياس الأس الهيدروجيني. نظف القطب الكهربي. جهز المحاليل المنظمة. ضع القطب في العينة وابدأ القراءة. اضبط نسبة الأس الهيدروجيني. نظف القطب بعد الاستخدام.
https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter
Calibrating Your pH Meter Preparing for Calibration Using Your pH Meter