b'\n_START_ARTICLE_\nAceler\xc3\xb4metro\n_START_PARAGRAPH_\nO aceler\xc3\xb4metro  ou aceler\xc3\xb3metro  \xc3\xa9 um dispositivo usado para medir a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o pr\xc3\xb3pria de um sistema. O conceito de acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o pr\xc3\xb3pria surgiu em 1915 com os trabalhos de Albert Einstein sobre a Teoria da Relatividade Geral. A acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o pr\xc3\xb3pria de um sistema \xc3\xa9 medida em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o a outro sistema em queda livre, de modo que esta est\xc3\xa1 atrelada \xc3\xa0 sua sensa\xc3\xa7\xc3\xa3o de peso. Portanto, um aceler\xc3\xb4metro em repouso sobre a superf\xc3\xadcie da Terra indicar\xc3\xa1 uma acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o g (9,81 m/s\xc2\xb2) para cima, pois, em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o a um objeto em queda livre, o aceler\xc3\xb4metro est\xc3\xa1 acelerado a 9,81 m/s\xc2\xb2 para cima. Por outro lado, quando em queda livre, seja na Terra ou na Lua, um aceler\xc3\xb4metro indicar\xc3\xa1 acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o nula, embora a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o de coordenadas (isto \xc3\xa9, a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o em seu sentido convencional), seja bastante diferente em cada um dos casos._NEWLINE_Esses dispositivos s\xc3\xa3o largamente aplicados na ind\xc3\xbastria e na ci\xc3\xaancia. Eles s\xc3\xa3o usados para detectar e monitorar vibra\xc3\xa7\xc3\xb5es em sistemas mec\xc3\xa2nicos, tais como mancais de elementos rotativos, caixas de engrenagem e componentes estruturais em geral. No setor da sa\xc3\xbade, s\xc3\xa3o usados para caracterizar a inclina\xc3\xa7\xc3\xa3o de membros e para medir a transmissibilidade de vibra\xc3\xa7\xc3\xb5es de m\xc3\xa1quinas e ferramentas para o corpo humano. Aceler\xc3\xb4metros altamente sens\xc3\xadveis s\xc3\xa3o usados como componentes de sistemas de navega\xc3\xa7\xc3\xa3o de aeronaves e m\xc3\xadsseis. Em alguns aparelhos eletr\xc3\xb4nicos port\xc3\xa1teis, como tablets e smartphones, aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o usados de maneira a manter as imagens exibidas na tela sempre na posi\xc3\xa7\xc3\xa3o vertical. Eles s\xc3\xa3o, ainda, utilizados em drones para estabiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de voo._NEWLINE_Aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o dispositivos que podem funcionar a partir de diversos efeitos f\xc3\xadsicos, com destaque para os piezoel\xc3\xa9tricos, os piezoresistivos, os capacitivos e os MEMS. Eles, de modo geral, fornecem uma sa\xc3\xadda que \xc3\xa9 proporcional \xc3\xa0 acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o a ser medida. Os aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o encontrados em diversos tamanhos, massas, sensibilidade, eixos de medi\xc3\xa7\xc3\xa3o e faixas de amplitude e frequ\xc3\xaancia, de maneira a atender aos diversos requisitos de aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nPar\xc3\xa2metros de desempenho\n_START_PARAGRAPH_\nA escolha do aceler\xc3\xb4metro deve ser feita com cautela, de modo que ele atenda aos requisitos de uma aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o espec\xc3\xadfica. Ao decidir o tipo de aceler\xc3\xb4metro a ser utilizado em determinada aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o, v\xc3\xa1rias caracter\xc3\xadsticas devem ser consideradas. Algumas delas s\xc3\xa3o descritas a seguir.\n_START_SECTION_\nIntervalo de medida\n_START_PARAGRAPH_\nA amplitude m\xc3\xa1xima da acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o a ser medida \xc3\xa9 um fator essencial na escolha do aceler\xc3\xb4metro. Medi\xc3\xa7\xc3\xb5es fora do alcance do sensor podem distorcer sua resposta. Os aceler\xc3\xb4metros de prop\xc3\xb3sito geral costumam ser lineares at\xc3\xa9 5000 g a 10000 g. Alguns aceler\xc3\xb4metros especiais podem medir at\xc3\xa9 100000 g. Evidentemente, o intervalo din\xc3\xa2mico do aceler\xc3\xb4metro deve ser maior do que o intervalo de amplitude previsto para o sistema.\n_START_SECTION_\nSensibilidade\n_START_PARAGRAPH_\nAceler\xc3\xb4metros, tipicamente, convertem energia mec\xc3\xa2nica em um sinal el\xc3\xa9trico mensur\xc3\xa1vel. Geralmente a sa\xc3\xadda \xc3\xa9 expressa em milivolts, de modo que a sensibilidade \xc3\xa9 dada em mV por g. Os aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o oferecidos em uma ampla gama de sensibilidades e a sensibilidade ideal depende do n\xc3\xadvel do sinal a ser medido. Na pr\xc3\xa1tica, para sinais de baixa amplitude, constuma-se usar dispositivos de alta sensibilidade. Para sinais de grande amplitude, constuma-se usar aceler\xc3\xb4metros de sensibilidade menor. A sensibilidade pode, ainda, variar com a frequ\xc3\xaancia da acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o a ser medida.\n_START_SECTION_\nSensibilidade transversal\n_START_PARAGRAPH_\nDurante as condi\xc3\xa7\xc3\xb5es de opera\xc3\xa7\xc3\xa3o, frequentemente os aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o sujeitos a vibra\xc3\xa7\xc3\xb5es transversais. A sensibilidade transversal, tamb\xc3\xa9m conhecida como sensibilidade de eixo cruzado, representa a resposta do aceler\xc3\xb4metro a acelera\xc3\xa7\xc3\xb5es em dire\xc3\xa7\xc3\xb5es perpendiculares ao seu eixo principal. Ela \xc3\xa9 usualmente expressa em percentagem da sensibilidade do eixo principal. Deseja-se que ela seja t\xc3\xa3o baixa quanto for poss\xc3\xadvel, de modo a garantir uma grande exatid\xc3\xa3o nas medidas. Comumente, esta sensibilidade n\xc3\xa3o \xc3\xa9 \xc3\xbanica, mas varia conforme a dire\xc3\xa7\xc3\xa3o considerada. A dire\xc3\xa7\xc3\xa3o cuja sensibilidade transversal \xc3\xa9 m\xc3\xadnima geralmente \xc3\xa9 fornecida pelo fabricante, de modo que, durante as aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es, se disponha o aceler\xc3\xb4metro em uma orienta\xc3\xa7\xc3\xa3o tal que o eixo de menor sensibilidade transversal coincida com a dire\xc3\xa7\xc3\xa3o de m\xc3\xa1xima vibra\xc3\xa7\xc3\xa3o transversal. As sensibilidades de eixo cruzado dos aceler\xc3\xb4metros comerciais tipicamente encontrados variam entre 2% a 3% para os piezoel\xc3\xa9tricos e menos de 1% para a maioria dos outros.\n_START_SECTION_\nIntervalo de frequ\xc3\xaancia\n_START_PARAGRAPH_\nAs medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o normalmente s\xc3\xa3o limitas \xc3\xa0 por\xc3\xa7\xc3\xa3o linear da curva de resposta. A resposta \xc3\xa9 limitada tanto para baixas frequ\xc3\xaancias quanto para altas. Como regra geral, o limite de frequ\xc3\xaancia superior deve ser ajustado como um ter\xc3\xa7o da frequ\xc3\xaancia ressonante do aceler\xc3\xb4metro (ou dois ter\xc3\xa7os, em aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es onde uma linearidade inferior pode ser aceit\xc3\xa1vel). O limite inferior normalmente est\xc3\xa1 relacionado com o ru\xc3\xaddo el\xc3\xa9trico proveniente dos cabos de liga\xc3\xa7\xc3\xa3o. Evidentemente, o intervalo de frequ\xc3\xaancia do aceler\xc3\xb4metro deve se enquadrar dentro do intervalo previsto de opera\xc3\xa7\xc3\xa3o do sistema.\n_START_SECTION_\nN\xc3\xbamero de eixos\n_START_PARAGRAPH_\nUma considera\xc3\xa7\xc3\xa3o importante \xc3\xa9 o n\xc3\xbamero de eixos a serem medidos. Os aceler\xc3\xb4metros est\xc3\xa3o dispon\xc3\xadveis em vers\xc3\xb5es que variam de unixais a triaxiais. Estes \xc3\xbaltimos, usualmente, t\xc3\xaam aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o limitada em virtude do alto custo. Uma abordagem alternativa para se fazer uma medi\xc3\xa7\xc3\xa3o de tr\xc3\xaas eixos \xc3\xa9 montar tr\xc3\xaas aceler\xc3\xb4metros uniaxiais de forma que seus eixos de maior sensibilidade se disponham em tr\xc3\xaas dire\xc3\xa7\xc3\xb5es mutuamente ortogonais.\n_START_SECTION_\nMassa\n_START_PARAGRAPH_\nA massa do aceler\xc3\xb4metro \xc3\xa9 um fator cr\xc3\xadtico em sua sele\xc3\xa7\xc3\xa3o. Ela deve ser consideravelmente menor do que a massa do sistema a ser monitorado, de modo que o acoplamento do aceler\xc3\xb4metro ao sistema n\xc3\xa3o interfira significativamente em sua resposta din\xc3\xa2mica. Como regra geral, a massa do aceler\xc3\xb4metro n\xc3\xa3o deve exceder 10% da massa do sistema a ser avaliado. A massa \xc3\xa9 um fator de grande influ\xc3\xaancia do pre\xc3\xa7o destes dispostivos; usualmente, dispositivos mais leves tendem a apresentar altos custos.\n_START_SECTION_\nCondi\xc3\xa7\xc3\xb5es ambientais\n_START_PARAGRAPH_\nA maior parte dos aceler\xc3\xb4metros de uso comercial pode ser usado em ambientes relativamente severos, devido \xc3\xa0 sua constru\xc3\xa7\xc3\xa3o robusta. No entanto, em condi\xc3\xa7\xc3\xb5es ambientais cr\xc3\xadticas, determinados cuidados devem ser tomados, principalmente no que tange \xc3\xa0 temperatura m\xc3\xa1xima de opera\xc3\xa7\xc3\xa3o, \xc3\xa0 exposi\xc3\xa7\xc3\xa3o a elementos qu\xc3\xadmicos agressivos e \xc3\xa0 umidade. Sob condi\xc3\xa7\xc3\xb5es de temperaturas elevadas, os chamados aceler\xc3\xb4metros de modo de carga devem ser utilizados. Como eles n\xc3\xa3o cont\xc3\xaam circuitos eletr\xc3\xb4nicos internos, a temperatura de opera\xc3\xa7\xc3\xa3o \xc3\xa9 limitada apenas pelo elemento de detec\xc3\xa7\xc3\xa3o e pelos materiais usados na constru\xc3\xa7\xc3\xa3o. Uma maior prote\xc3\xa7\xc3\xa3o contra oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o e elementos qu\xc3\xadmicos agressivos pode ser obtida pela escolha de aceler\xc3\xb4metros constru\xc3\xaddos com a\xc3\xa7o inoxid\xc3\xa1vel. As especifica\xc3\xa7\xc3\xb5es de umidade s\xc3\xa3o definidas pelo tipo de selagem do aceler\xc3\xb4metro. Alguns tipos comuns de selagem s\xc3\xa3o a herm\xc3\xa9tica, ep\xc3\xb3xi e ambiental. A maior parte dessas selagens pode suportar altos n\xc3\xadveis de umidade, mas a selagem herm\xc3\xa9tica \xc3\xa9 recomendada para imers\xc3\xa3o em fluidos ou longa exposi\xc3\xa7\xc3\xa3o a umidade excessiva. Os dados das condi\xc3\xa7\xc3\xb5es permitidas de uso normalmente s\xc3\xa3o fornecidos pelos fabricantes.\n_START_SECTION_\nTipos de aceler\xc3\xb4metros\n_START_PARAGRAPH_\nH\xc3\xa1 in\xc3\xbameros tipos de aceler\xc3\xb4metros que usam diferentes tipos de efeitos para medir a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o. Entre eles os principais s\xc3\xa3o:\n_START_SECTION_\nPiezoel\xc3\xa9trico\n_START_PARAGRAPH_\nOs aceler\xc3\xb4metros piezoel\xc3\xa9tricos s\xc3\xa3o amplamente utilizados para medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o, choque e vibra\xc3\xa7\xc3\xa3o de prop\xc3\xb3sito geral. Este tipo de dispositivo lan\xc3\xa7a m\xc3\xa3o do efeito piezoel\xc3\xa9trico, sendo formados, basicamente, por uma massa (denominada massa s\xc3\xadsmica) que \xc3\xa9 posta em contato direto com o componente piezoel\xc3\xa9trico. Quando um movimento acelerado \xc3\xa9 aplicado ao aceler\xc3\xb4metro, o cristal piezoel\xc3\xa9trico experimenta uma for\xc3\xa7a (de acordo com a Segunda Lei de Newton, F = ma), fazendo com que nele se desenvolva uma carga el\xc3\xa9trica proporcional \xc3\xa0 acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o. Este sinal el\xc3\xa9trico \xc3\xa9, a seguir, correlacionado \xc3\xa0 acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o._NEWLINE_Dois cristais piezoel\xc3\xa9tricos comumente utilizados neste tipo de aceler\xc3\xb4metro s\xc3\xa3o o titanato zirconato de chumbo, ou PZT, e o quartzo. A constante de tens\xc3\xa3o piezoel\xc3\xa9trica do PZT \xc3\xa9 cerca de 150 vezes a do quartzo, de modo que os primeiros s\xc3\xa3o muito mais sens\xc3\xadveis e de menor tamanho do que os segundos._NEWLINE_A combina\xc3\xa7\xc3\xa3o de altas constantes de rigidez e baixas massas inerciais para os componentes piezoel\xc3\xa9tricos faz com que estes dispositivos tenham frequ\xc3\xaancias naturais muito altas. S\xc3\xa3o, portanto, adequados para aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es de alta frequ\xc3\xaancia e medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de choque (na pr\xc3\xa1tica, s\xc3\xa3o usados em intervalos de cerca de 1 Hz a 30 kHz). Al\xc3\xa9m disso, eles bastante leves (com massas da ordem de at\xc3\xa9 1 g), robustos e possuem sa\xc3\xaddas est\xc3\xa1veis \xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8bcom o tempo e o ambiente.\n_START_SECTION_\nPiezoresistivo\n_START_PARAGRAPH_\nOs aceler\xc3\xb4metros piezoresistivos s\xc3\xa3o, essencialmente, strain gauges semicondutores que apresentam grandes fatores de gauge. Em geral, eles s\xc3\xa3o implementados com dois (configura\xc3\xa7\xc3\xa3o meia ponte de Wheatstone) ou quatro strain gauges semicondutores (configura\xc3\xa7\xc3\xa3o ponte completa de Wheatstone)._NEWLINE_Diferentemente dos piezoel\xc3\xa9tricos, estes aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o bastante adequados para medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de baixa frequ\xc3\xaancia (por exemplo, abaixo de 1 Hz). Eles podem, ainda, ser usados na caracteriza\xc3\xa7\xc3\xa3o de sistemas est\xc3\xa1ticos para, por exemplo, indica\xc3\xa7\xc3\xa3o de inclina\xc3\xa7\xc3\xa3o (casos onde a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o \xc3\xa9 constante)._NEWLINE_Usualmente, eles s\xc3\xa3o menos robustos do que os aceler\xc3\xb4metros piezoel\xc3\xa9tricos, trabalhando em at\xc3\xa9 cerca de 25 g de amplitude e 2000 g de choque. Em algumas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es, s\xc3\xa3o necess\xc3\xa1rios sistemas de prote\xc3\xa7\xc3\xa3o contra sobrecargas mec\xc3\xa2nicas. Caracter\xc3\xadsticas t\xc3\xadpicas dos aceler\xc3\xb4metros piezoresistivos s\xc3\xa3o faixa de frequ\xc3\xaancia de 0 a 750 Hz, com frequ\xc3\xaancia natural de cerca de 2500 Hz, faixa de temperatura de 0 a 95 \xc2\xbaC e massa de cerca de 25 g.\n_START_SECTION_\nCapacitivo\n_START_PARAGRAPH_\nOs aceler\xc3\xb4metros de capacit\xc3\xa2ncia vari\xc3\xa1vel, ou simplesmente capacitivos, s\xc3\xa3o baseados no princ\xc3\xadpio da mudan\xc3\xa7a de capacit\xc3\xa2ncia em resposta a uma acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o aplicada. Eles s\xc3\xa3o formados por uma massa s\xc3\xadsmica, que movimenta-se em resposta \xc3\xa0 acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o aplicada. O capacitor \xc3\xa9 formado por uma placa unida \xc3\xa0 estrutura do aceler\xc3\xb4metro e, portanto, estacion\xc3\xa1ria em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o a este, e outra ligada \xc3\xa0 massa s\xc3\xadsmica. A capacit\xc3\xa2ncia deste capacitor, que \xc3\xa9 fun\xc3\xa7\xc3\xa3o da dist\xc3\xa2ncia entre as placas, varia conforme movimenta-se a massa s\xc3\xadsmica._NEWLINE_Estes dispositivos est\xc3\xa3o dispon\xc3\xadveis em diferentes formas e tamanhos, com intervalos de medida variando de 0,2 g a 1000 g, sensibilidade de eixo cruzado inferior a 1%, massa da ordem de 50 g e intervalo de frequ\xc3\xaancia de at\xc3\xa9 cerca de 3000 Hz. Assim como os aceler\xc3\xb4metros piezoresistivos, eles s\xc3\xa3o aptos a realizar medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de sistemas est\xc3\xa1ticos.\n_START_SECTION_\nMEMS\n_START_PARAGRAPH_\nOs sistemas MEMS, ou sistemas microeletromec\xc3\xa2nicos, constituem os dispositivos fabricados com t\xc3\xa9cnicas de fabrica\xc3\xa7\xc3\xa3o microeletr\xc3\xb4nicas, que permitem a cria\xc3\xa7\xc3\xa3o de estruturas mec\xc3\xa2nicas de tamanho microsc\xc3\xb3pico feitas, tipicamente, de sil\xc3\xadcio. Quando acoplados com circuitos microeletr\xc3\xb4nicos, podem-se construir aceler\xc3\xb4metros MEMS. Mais comumente, estes s\xc3\xa3o de dois tipos j\xc3\xa1 discutidos: os de capacit\xc3\xa2ncia vari\xc3\xa1vel e os piezoresistivos. Os aceler\xc3\xb4metros MEMS de capacit\xc3\xa2ncia vari\xc3\xa1vel s\xc3\xa3o dispositivos de grande sensibilidade, mas pequeno intervalo de medida. Eles costumam ser usados em aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es de monitoramento estrutural e para medi\xc3\xa7\xc3\xb5es de sistemas est\xc3\xa1ticos (aqueles com acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o constante). J\xc3\xa1 os aceler\xc3\xb4metros MEMS piezoresistivos s\xc3\xa3o dispositivos de maior intervalo de medida, por\xc3\xa9m com relativa baixa sensibilidade. Seu uso \xc3\xa9 comum em aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es de choque e explos\xc3\xb5es.\n_START_SECTION_\nAceler\xc3\xb4metro de Efeito Hall\n_START_PARAGRAPH_\nNeste dispositivo, a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o move uma fita, que est\xc3\xa1 conduzindo corrente el\xc3\xa9trica, por um campo magn\xc3\xa9tico n\xc3\xa3o uniforme. Assim, quanto maior for o deslocamento, maior ser\xc3\xa1 o campo magn\xc3\xa9tico, portanto maior ser\xc3\xa1 a diferen\xc3\xa7a de potencial transversal \xc3\xa0 corrente, devido ao efeito Hall.\n_START_SECTION_\nMagnetoresistivo\n_START_PARAGRAPH_\nO caso de um aceler\xc3\xb4metro magnetoresistivo, a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o causa um deslocamento em uma massa de material magn\xc3\xa9tico, e na parte fixa do dispositivo tem materiais que alteram sua resist\xc3\xaancia com a presen\xc3\xa7a de um campo magn\xc3\xa9tico.\n_START_SECTION_\nAceler\xc3\xb4metro de transfer\xc3\xaancia de calor\n_START_PARAGRAPH_\nUma forma de montar um aceler\xc3\xb4metro de fluxo de calor \xc3\xa9 fazer uma fonte de calor como massa de prova e colocar termoresistores em posi\xc3\xa7\xc3\xb5es opostas. Assim, uma acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o altera a posi\xc3\xa7\xc3\xa3o da fonte de calor e consequentemente muda-se a resist\xc3\xaancia de cada termoresistor._NEWLINE_Outra forma faz uso da varia\xc3\xa7\xc3\xa3o do fluxo de calor em um meio convectivo quando acelerado. Uma fonte de calor \xc3\xa9 colocada igualmente espa\xc3\xa7ada entre termoresistores. Quando o sensor \xc3\xa9 acelerado, o fluxo convectivo n\xc3\xa3o \xc3\xa9 mais sim\xc3\xa9trico, gerando uma diferen\xc3\xa7a de temperatura e consequentemente de resist\xc3\xaancia nos termoresistores.\n_START_SECTION_\nRedes de Bragg em fibras \xc3\xb3pticas\n_START_PARAGRAPH_\nS\xc3\xa3o aceler\xc3\xb4metros que usam redes de Bragg em fibras \xc3\xb3pticas para medir a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o. As redes de Bragg em fibras \xc3\xb3pticas s\xc3\xa3o fibras \xc3\xb3pticas com regi\xc3\xb5es de varia\xc3\xa7\xc3\xa3o peri\xc3\xb3dicas do \xc3\xadndice de refra\xc3\xa7\xc3\xa3o. Elas t\xc3\xaam a propriedade de transmitir diversos comprimentos de onda e refletir em um comprimento de onda bem determinado. Portanto, ela funciona como um filtro de comprimento de onda. Ao sofrer uma deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o, a densidade da fibra \xc3\xb3ptica \xc3\xa9 alterada, consequentemente o \xc3\xadndice de refra\xc3\xa7\xc3\xa3o, e finalmente o comprimento de onda filtrado._NEWLINE_De modo simplificado, neste dispositivo, h\xc3\xa1 uma viga com uma ponta presa a uma base, e, na outra ponta, h\xc3\xa1 uma massa de prova presa. Sobre a viga \xc3\xa9 colada uma a rede de Bragg em fibra \xc3\xb3ptica. Quando a massa \xc3\xa9 acelerada, a viga e essas fibras sofrem uma tens\xc3\xa3o que as esticam. Assim, altera-se o comprimento de onda refletido pela fibra \xc3\xb3ptica._NEWLINE_Esses dispositivos s\xc3\xa3o frequentemente usados para detec\xc3\xa7\xc3\xa3o de atividades s\xc3\xadsmicas devido a sua alt\xc3\xadssima sensibilidade aliada a um baixo ru\xc3\xaddo. Um terremoto t\xc3\xadpico tem frequ\xc3\xaancias da ordem de 0,1 a 1 Hz e acelera\xc3\xa7\xc3\xb5es da ordem de 0,1 g. Portanto, \xc3\xa9 necess\xc3\xa1rio um detector que trabalhe na mesma faixa, de frequ\xc3\xaancia e consiga diferenciar acelera\xc3\xa7\xc3\xb5es t\xc3\xa3o baixas. Neste tipo de aceler\xc3\xb4metro, consegue-se trabalhar na mesma faixa, com sensibilidades de varia\xc3\xa7\xc3\xa3o no comprimento de onda na faixa de 90 a 600 pm/g.\n_START_SECTION_\nAplica\xc3\xa7\xc3\xb5es\n_START_PARAGRAPH_\nOs aceler\xc3\xb4metros encontram diversas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es, nas mais variadas \xc3\xa1reas. Algumas, bastante comuns, s\xc3\xa3o descritas a seguir.\n_START_SECTION_\nAn\xc3\xa1lise Preditiva por Vibra\xc3\xa7\xc3\xb5es\n_START_PARAGRAPH_\nNa ind\xc3\xbastria, os aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o frequentemente utilizados para o monitoramento da sa\xc3\xbade estrutural de componentes de m\xc3\xa1quinas, como rolamentos de elementos rotativos, turbinas, compressores, bombas, ventiladores, entre outros. Esta an\xc3\xa1lise se baseia no princ\xc3\xadpio de que cada m\xc3\xa1quina possui uma assinatura espectral espec\xc3\xadfica, que \xc3\xa9 baseada nas frequ\xc3\xaancias caracter\xc3\xadsticas de seus componentes. O monitoramento desta assinatura ao longo do tempo fornece informa\xc3\xa7\xc3\xb5es sobre eventuais mudan\xc3\xa7as na integridade dos componentes da m\xc3\xa1quina, de modo a possibilitar a previs\xc3\xa3o de poss\xc3\xadveis falhas.\n_START_SECTION_\nMonitoramento S\xc3\xadsmico\n_START_PARAGRAPH_\nAceler\xc3\xb4metros de alta sensibilidade podem ser usados como sism\xc3\xb3grafos, no monitoramento de terremotos e de microflutua\xc3\xa7\xc3\xb5es s\xc3\xadsmicas. Eles costumam ser instalados pr\xc3\xb3ximos a zonas s\xc3\xadsmicas, geralmente localizadas nas bordas de duas placas tect\xc3\xb4nicas. Para otimizar a chance de detec\xc3\xa7\xc3\xa3o de um terremoto, os aceler\xc3\xb4metros geralmente s\xc3\xa3o instalados a uma dist\xc3\xa2ncia constante um do outro, de tal forma que consigam confirmar que determinada perturba\xc3\xa7\xc3\xa3o se trata, de fato, de um terremoto.\n_START_SECTION_\nAplica\xc3\xa7\xc3\xb5es M\xc3\xa9dicas\n_START_PARAGRAPH_\nAceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o frequentemente utilizados no estudo da cinem\xc3\xa1tica articular dos tornozelos, pulsos, joelhos e quadris, na an\xc3\xa1lise das diferen\xc3\xa7as de desempenho locomotor entre atletas e n\xc3\xa3o atletas, na medi\xc3\xa7\xc3\xa3o de impactos em treinamentos f\xc3\xadsicos e esportes como futebol americano e t\xc3\xaanis e no monitoramento de caminhadas, com a medi\xc3\xa7\xc3\xa3o de assimetrias angulares nos pacientes durante este tipo de exerc\xc3\xadcio.\n_START_SECTION_\nDispositivos Eletr\xc3\xb4nicos\n_START_PARAGRAPH_\nAceler\xc3\xb4metros est\xc3\xa3o cada vez mais incorporados em dispositivos eletr\xc3\xb4nicos port\xc3\xa1teis. Um uso comum \xc3\xa9 na determina\xc3\xa7\xc3\xa3o da orienta\xc3\xa7\xc3\xa3o dos dispositivos, para que as telas exibam imagens sempre na posi\xc3\xa7\xc3\xa3o vertical. Outro uso bastante difundido \xc3\xa9 como um sensor de queda. Nestes casos, os aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o usados para detectar quando um dispositivo est\xc3\xa1 caindo e fazer com que as cabe\xc3\xa7as de grava\xc3\xa7\xc3\xa3o do HD travem em posi\xc3\xa7\xc3\xa3o, evitando que dados sejam perdidos no eventual impacto com o ch\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nEletr\xc3\xb4nica associada\n_START_PARAGRAPH_\nOs aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o dispositivos que t\xc3\xaam alguma propriedade variando em fun\xc3\xa7\xc3\xa3o da acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o. Em geral, um dispositivo que mede a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o tendo uma mudan\xc3\xa7a do sinal baseado em algum dos princ\xc3\xadpios f\xc3\xadsicos deve fazer uma convers\xc3\xa3o do sinal alterado para o sinal que ser\xc3\xa1 enviado ao resto do circuito. Por exemplo:um circuito l\xc3\xb3gico digital que tem  um aceler\xc3\xb4metro capacitivo deve transformar a varia\xc3\xa7\xc3\xa3o de capacit\xc3\xa2ncia em um sinal de tens\xc3\xa3o para ser interpretado pelo resto do circuito. Por isso, \xc3\xa9 usual a presen\xc3\xa7a de algum conversor de sinal._NEWLINE_O sinal convertido do aceler\xc3\xb4metro muitas vezes n\xc3\xa3o \xc3\xa9 suficiente para ser passado ao resto do circuito e portanto deve passar por um amplificador._NEWLINE_Outro elemento comum nesses dispositivos s\xc3\xa3o os filtros de frequ\xc3\xaancia. Muitas vezes \xc3\xa9 necess\xc3\xa1rio filtrar o sinal do dispositivo para uma determinada frequ\xc3\xaancia de interesse, ou a frequ\xc3\xaancia em que se sabe a resposta do aceler\xc3\xb4metro._NEWLINE_Al\xc3\xa9m desses elementos, em dispositivos digitais \xc3\xa9 poss\xc3\xadvel alterar a faixa de frequ\xc3\xaancia em que ele opera, trocando de filtro. S\xc3\xa3o comuns nesses dispositivos, mem\xc3\xb3rias, geradores de clock, e circuitos de roteamento de clock._NEWLINE_Muitos aceler\xc3\xb4metros s\xc3\xa3o usados para desligar aparelhos quando est\xc3\xa3o em queda, por isso se colocam circuitos l\xc3\xb3gicos que, quando identificam sinal zero em todos eixos do aceler\xc3\xb4metro por um determinado per\xc3\xadodo de tempo, emitem um comando para desligar o aparelho, ou registrar os dados em alguma mem\xc3\xb3ria antes do aparelho se destruir.'