b'\n_START_ARTICLE_\nEspectroscopia de interfer\xc3\xaancia reflectom\xc3\xa9trica\n_START_PARAGRAPH_\nA espectroscopia de interfer\xc3\xaancia reflectom\xc3\xa9trica (RIfS) \xc3\xa9 um m\xc3\xa9todo f\xc3\xadsico utilizado para investigar interac\xc3\xa7\xc3\xb5es moleculares baseado na interfer\xc3\xaancia de luz branca em pel\xc3\xadculas de espessura reduzida.\n_START_SECTION_\nPrinc\xc3\xadpio\n_START_PARAGRAPH_\nPrinc\xc3\xadpio de medida adjacente a este m\xc3\xa9todo corresponde ao do interfer\xc3\xb4metro de Michelson.\n_START_SECTION_\nRealiza\xc3\xa7\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nA luz branca \xc3\xa9 dirigida verticalmente para um sistema multi-camada de SiO\xe2\x82\x82, para uma camada de alta-refrac\xc3\xa7\xc3\xa3o de Ta\xe2\x82\x820\xe2\x82\x85 e uma camada adicional de SiO\xe2\x82\x82 (esta camada adicional pode ser modificada quimicamente). Os feixes parciais de luz branca s\xc3\xa3o reflectidos em cada camada e depois refractados (transmitidos). Estes feixes de liz parcial sobrep\xc3\xb5em-se, o que resulta num espectro de interfer\xc3\xaancia que \xc3\xa9 por sua vez detectado utilizando um espectr\xc3\xb3metro de Diode Array. Atrav\xc3\xa9s de modifica\xc3\xa7\xc3\xa3o qu\xc3\xadmica, a camada superior de SiO\xe2\x82\x82 \xc3\xa9 alterada de maneira a permitir a interac\xc3\xa7\xc3\xa3o com as mol\xc3\xa9culas alvo. Esta interac\xc3\xa7\xc3\xa3o causa uma mudan\xc3\xa7a na espessura da camada f\xc3\xadsica d e no ind\xc3\xadce refractivo n, na camada. O produto de ambos define a espessura \xc3\xb3ptica da camada: n  d._NEWLINE__NEWLINE_Uma altera\xc3\xa7\xc3\xa3o na espessura \xc3\xb3ptica resulta numa modula\xc3\xa7\xc3\xa3o do espectro de interfer\xc3\xaancia. A monitoriza\xc3\xa7\xc3\xa3o desta altera\xc3\xa7\xc3\xa3o ao longo do tempo permite observar o comportamento de liga\xc3\xa7\xc3\xa3o das mol\xc3\xa9culas alvo.\n_START_SECTION_\nAplica\xc3\xa7\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nA t\xc3\xa9cnica de RIfS \xc3\xa9 um m\xc3\xa9todo de detec\xc3\xa7\xc3\xa3o especialmente dirigido para quimio- e biosensores._NEWLINE_Os quimiosensores s\xc3\xa3o mais apropriados para efectuar medi\xc3\xa7\xc3\xb5es em condi\xc3\xa7\xc3\xb5es dificeis e em fases gasosas. Como camadas sens\xc3\xadveis, a maior parte dos polimeros utilizados s\xc3\xa3o n\xc3\xa3o-selectivos. Estes separam os analitos de acordo com o seu tamanho (o efeito de "crivo" molecular utilizando pol\xc3\xadmeros microporosos) ou de acordo com a sua polaridade (e.g. polydimetilsiloxanos). Ao fazer medidas n\xc3\xa3o-selectivas, um sinal aditivo de v\xc3\xa1rios analitos \xc3\xa9 medido, o que significa que uma an\xc3\xa1lise de dados multivari\xc3\xa1vel pode ser utilizada para quantifica\xc3\xa7\xc3\xa3o, como nas redes neurais. No entanto, \xc3\xa9 tamb\xc3\xa9m poss\xc3\xadvel utilizar pol\xc3\xadmeros selectivos, os chamados "molecular imprinted polymers" (MIPs), que providenciam elementos de reconhecimento artificiais._NEWLINE_Ao utilizar biosensores, pol\xc3\xadmeros como os polietileno glic\xc3\xb3is ou dextranos s\xc3\xa3o aplicados no sistema de camadas, e \xc3\xa9 neste elementos de reconhecimento que as biomol\xc3\xa9culas s\xc3\xa3o imobilizadas. Basicamente, qualquer mol\xc3\xa9cula pode ser utilizada como um elemento de reconhecimento (prote\xc3\xadnas tais como os anticorpos, DNA/RNA como os apt\xc3\xa2meros, pequenas mol\xc3\xa9culas org\xc3\xa2nicas como o estrog\xc3\xa9nio e tamb\xc3\xa9m l\xc3\xadpidos como as membranas fosfolip\xc3\xaddicas)._NEWLINE_RIfS, como SPR \xc3\xa9 uma t\xc3\xa9cnica sem marcador, que permite a observa\xc3\xa7\xc3\xa3o em tempo real da interac\xc3\xa7\xc3\xa3o entre parceiros de liga\xc3\xa7\xc3\xa3o, sem a utiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de marcadores radioactivos ou fluorescentes.'