b'\n_START_ARTICLE_\nMilli-Q\n_START_PARAGRAPH_\nMilli-Q\xc2\xae \xc3\xa9 uma marca de sistemas de purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua para aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es laboratoriais, fabricados exclusivamente pela Merck Group. _NEWLINE_A express\xc3\xa3o "\xc3\x81gua Milli-Q\xc2\xae", como \xc3\xa9 dita popularmente no meio laboratorial, faz refer\xc3\xaancia a \xc3\xa1gua ultrapura do tipo l, a qual \xc3\xa9 fornecida apenas pelos equipamentos Milli-Q\xc2\xae. _NEWLINE_Milli-Q para sistemas de purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua s\xc3\xa3o marcas registradas pela Merck Group.\n_START_SECTION_\nCaracter\xc3\xadsticas\n_START_PARAGRAPH_\nA \xc3\xa1gua ultrapura Milli-Q\xc2\xae abrange diversas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es, desde as mais simples at\xc3\xa9 as altamente complexas e sofisticadas, tais como: cromatografia (HPLC, UHPLC, LC-MS e IC-MS)\xc2\xb9, an\xc3\xa1lise elementar (AAS, ICP-MS e ICP-OES)\xc2\xb2, cultura celular, biologia molecular e bioqu\xc3\xadmica (PCR\xc2\xb3, gen\xc3\xa9tica, sequenciamento de DNA, microan\xc3\xa1lise de DNA e RNA). _NEWLINE_\xc2\xb9 HPLC (cromatografia l\xc3\xadquida de alta efici\xc3\xaancia), UHPLC (cromatografia l\xc3\xadquida de ultra efici\xc3\xaancia), LC-MS (cromatografia l\xc3\xadquida de ultra efici\xc3\xaancia acoplada a espectrometria de massas), IC-MS (Cromatografia i\xc3\xb4nica acoplada a espectrometria de massas)._NEWLINE_\xc2\xb2 AAS (espectrometria de absor\xc3\xa7\xc3\xa3o at\xc3\xb4mica), ICP-MS (espectr\xc3\xb4metro de massa com plasma indutivamente acoplado), ICP-OES (espectrometria de emiss\xc3\xa3o at\xc3\xb4mica por plasma acoplado indutivamente)_NEWLINE_\xc2\xb3 PCR (prote\xc3\xadna C reativa).\n_START_SECTION_\nEquipamentos Milli-Q\xc2\xae e suas respectivas tecnologias\n_START_PARAGRAPH_\nOs sistemas de ultra purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua Merck contam com tecnologia de ponta para atender \xc3\xa0s exig\xc3\xaancias laboratoriais, demandas diversas e avan\xc3\xa7os tecnol\xc3\xb3gicos. _NEWLINE_Seguindo esse racioc\xc3\xadnio, em seu \xc3\xbaltimo lan\xc3\xa7amento, a linha Milli-Q\xc2\xae IQ 7003-7015, disponibiliza um display smart touch-screen para f\xc3\xa1cil acesso \xc3\xa0 qualidade da \xc3\xa1gua e monitoramento da durabilidade dos consum\xc3\xadveis; dispensa\xc3\xa7\xc3\xa3o remota volum\xc3\xa9trica ou assistida (gota \xc3\xa0 gota), garantindo m\xc3\xa1xima precis\xc3\xa3o no preparo de solu\xc3\xa7\xc3\xb5es; sistema inovador de troca de consum\xc3\xadveis (twist) para maior agilidade e facilidade no momento da troca dos filtros, podendo ser feita at\xc3\xa9 pelo pr\xc3\xb3prio usu\xc3\xa1rio do equipamento; gerenciamento de dados com rastreabilidade total atrav\xc3\xa9s de relat\xc3\xb3rios personalizados, via USB ou conex\xc3\xa3o remota Wi-fi integrada._NEWLINE_Al\xc3\xa9m disso, a Merck lan\xc3\xa7ou recentemente o software Milli-Q\xc2\xae Connect que trabalha de forma integrada com o sistema de purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua Milli-Q\xc2\xae possibilitando aos seus usu\xc3\xa1rios: acompanhamento remoto em tempo integral de qualidade de \xc3\xa1gua, controle das manuten\xc3\xa7\xc3\xb5es preventivas necess\xc3\xa1rias, r\xc3\xa1pido diagn\xc3\xb3stico e solu\xc3\xa7\xc3\xa3o de alertas e alarmes, verifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de fluxo e capacidade de produ\xc3\xa7\xc3\xa3o da esta\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua. Tudo isso atrav\xc3\xa9s de acesso remoto a um portal exclusivo via computador, smartphone ou tablet._NEWLINE_Com tais tecnologias, \xc3\xa9 poss\xc3\xadvel obter uma maior precis\xc3\xa3o da qualidade e rastreabilidade da \xc3\xa1gua gerada, portanto otimizando a produ\xc3\xa7\xc3\xa3o e rotina dos usu\xc3\xa1rios, al\xc3\xa9m de facilitar os processos de valida\xc3\xa7\xc3\xa3o e calibra\xc3\xa7\xc3\xa3o dos equipamentos. _NEWLINE_No \xc3\xa2mbito ecol\xc3\xb3gico/sustent\xc3\xa1vel, pode-se destacar que as l\xc3\xa2mpadas ultravioletas UV utilizadas nos sistemas de purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o Milli-Q\xc2\xae n\xc3\xa3o possuem merc\xc3\xbario, garantindo a n\xc3\xa3o contamina\xc3\xa7\xc3\xa3o do meio ambiente. Al\xc3\xa9m disso, por meio das novas tecnologias desenvolvidas, foi poss\xc3\xadvel reduzir o consumo de \xc3\xa1gua e energia dos produtos Merck, assim como diminuir a utiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de pl\xc3\xa1sticos na constru\xc3\xa7\xc3\xa3o dos equipamentos. _NEWLINE_Os sistemas de \xc3\xa1gua da Merck contam tamb\xc3\xa9m com a alta tecnologia E.R.A\xc2\xae (Evolutive Reject Adjustment \xe2\x80\x93 Ajuste Evolutivo do Rejeito da Osmose Reversa), que consegue gerar uma redu\xc3\xa7\xc3\xa3o de at\xc3\xa9 50% no consumo de \xc3\xa1gua pot\xc3\xa1vel.\n_START_SECTION_\nTecnologias de filtra\xc3\xa7\xc3\xa3o Milli-Q\xc2\xae e fluxo de \xc3\xa1gua.\n_START_PARAGRAPH_\nPara compreender como os equipamentos Milli-Q\xc2\xae s\xc3\xa3o capazes de entregar \xc3\xa1gua ultrapura de tipo l, \xc3\xa9 importante que se conhe\xc3\xa7a na pr\xc3\xa1tica o fluxo de \xc3\xa1gua no sistema e tecnologias envolvidas, desde a entrada (\xc3\xa1gua de rede/encanada/torneira) at\xc3\xa9 a sa\xc3\xadda (\xc3\xa1gua ultrapura tipo l). Para exemplifica\xc3\xa7\xc3\xa3o, pode-se citar o fluxo de \xc3\xa1gua no sistema Milli-Q\xc2\xae IQ 7003-15, conforme descrevem as etapas a seguir, respectivamente:\n_START_SECTION_\n1. Cartucho de Pr\xc3\xa9-filtra\xc3\xa7\xc3\xa3o IPAK Gard\xc2\xae.\n_START_PARAGRAPH_\nAlta efici\xc3\xaancia na remo\xc3\xa7\xc3\xa3o de coloides, part\xc3\xadculas, cloro e minerais diversos; por meio de filtro plissado e carv\xc3\xa3o mineral. Al\xc3\xa9m disso, tem a fun\xc3\xa7\xc3\xa3o de pr\xc3\xa9-filtrar a \xc3\xa1gua para prote\xc3\xa7\xc3\xa3o da osmose reversa descrita no processo a seguir, garantindo que a vida \xc3\xbatil da mesma seja prolongada significativamente.\n_START_SECTION_\n2. Osmose Reversa (RO) Milli-Q\xc2\xae.\n_START_PARAGRAPH_\nRespons\xc3\xa1vel pela remo\xc3\xa7\xc3\xa3o de 95-99% dos contaminantes incluindo \xc3\xadons, part\xc3\xadculas, bact\xc3\xa9rias e compostos org\xc3\xa2nicos (MW > 200 kDa). _NEWLINE_Possui um Loop de recupera\xc3\xa7\xc3\xa3o de RO que otimiza a recupera\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o aos sistemas de RO padr\xc3\xa3o dispon\xc3\xadveis no mercado, proporcionando a redu\xc3\xa7\xc3\xa3o do consumo de \xc3\xa1gua em at\xc3\xa9 50%; al\xc3\xa9m disso produz um fluxo de \xc3\xa1gua constante, independentemente da temperatura ou condutividade da \xc3\xa1gua de alimenta\xc3\xa7\xc3\xa3o, permitindo que o sistema se adapte a uma ampla gama de tipos de \xc3\xa1gua de alimenta\xc3\xa7\xc3\xa3o. _NEWLINE_\xc3\x89 importante frisar que somente \xc3\xa1gua de alta qualidade entrar\xc3\xa1 no m\xc3\xb3dulo Elix\xc2\xae EDI, conforme descrito a seguir.\n_START_SECTION_\n3. M\xc3\xb3dulo Elix\xc2\xae EDI de Eletrodeioniza\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_PARAGRAPH_\nO m\xc3\xb3dulo patenteado Elix\xc2\xae EDI remove os \xc3\xadons restantes para produzir \xc3\xa1gua pura de qualidade constante, independentemente da qualidade da \xc3\xa1gua de alimenta\xc3\xa7\xc3\xa3o (condutividade, n\xc3\xadveis de CO2) ou desempenho do cartucho de RO._NEWLINE_O m\xc3\xb3dulo regenera continuamente suas resinas de troca i\xc3\xb4nica atrav\xc3\xa9s de um pequeno campo el\xc3\xa9trico, eliminando a necessidade de procedimentos perigosos de regenera\xc3\xa7\xc3\xa3o qu\xc3\xadmica, substitui\xc3\xa7\xc3\xa3o de resinas de troca i\xc3\xb4nica, substitui\xc3\xa7\xc3\xa3o de cartuchos de deioniza\xc3\xa7\xc3\xa3o e adi\xc3\xa7\xc3\xa3o de atenuadores. _NEWLINE_A tecnologia exclusiva Elix\xc2\xae \xc3\xa9 baseada em membranas perme\xc3\xa1veis \xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8bpor \xc3\xa2nions e c\xc3\xa1tions, resina de troca i\xc3\xb4nica de alta qualidade e esferas de carv\xc3\xa3o ativado. A \xc3\xa1gua produzida pelo m\xc3\xb3dulo Elix\xc2\xae entra no tanque de armazenamento do sistema de ultra purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua com resistividade maior que 5 M\xce\xa9 \xc2\xb7 cm a 25 \xc2\xb0 C (at\xc3\xa9 15 M\xce\xa9 \xc2\xb7 cm a 25 \xc2\xb0 C).\n_START_SECTION_\n4. Ech2o\xc2\xae L\xc3\xa2mpada UV 265 nm bactericida.\n_START_PARAGRAPH_\nA l\xc3\xa2mpada UV exclusiva Milli-Q\xc2\xae \xc3\xa9 livre de merc\xc3\xbario e produz UV 265 nm, garantindo a inexist\xc3\xaancia e propaga\xc3\xa7\xc3\xa3o de bact\xc3\xa9rias na \xc3\xa1gua._NEWLINE_5. Tanque de armazenamento de \xc3\xa1gua pura de tipo ll._NEWLINE_Possui filtro de ventila\xc3\xa7\xc3\xa3o que protege contra contaminantes presentes no ar; l\xc3\xa2mpada UV bactericida ASM ech2o\xc2\xae isenta de merc\xc3\xbario que impede o crescimento bacteriano._NEWLINE_Os tanques possuem capacidade de armazenamento de 25, 50 ou 100 L de \xc3\xa1gua pura de tipo ll. \xc2\xa0\n_START_SECTION_\n6. Dispensador de \xc3\xa1gua remoto E-POD\xc2\xae.\n_START_PARAGRAPH_\nDispensa \xc3\xa1gua de tipo ll. O dispensador conta com visor touchscreen onde pode-se encontrar informa\xc3\xa7\xc3\xb5es da qualidade da \xc3\xa1gua que est\xc3\xa1 sendo dispensada, al\xc3\xa9m de fornecer avisos e alertas que sejam importantes para o funcionamento do equipamento e a\xc3\xa7\xc3\xa3o do usu\xc3\xa1rio._NEWLINE_Possui tamb\xc3\xa9m rede wi-fi, sa\xc3\xadda USB e funcionamento integrado \xc3\xa0 smartphones, tablets e computadores.\n_START_SECTION_\n7. Ech2o\xc2\xae L\xc3\xa2mpada UV 172 nm de foto-oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_PARAGRAPH_\nA l\xc3\xa2mpada UV 172 nm de foto-oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o exclusiva Milli-Q\xc2\xae \xc3\xa9 livre de merc\xc3\xbario e garante a foto-oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o de contaminantes org\xc3\xa2nicos.\n_START_SECTION_\n8. Filtro final IPAK Quanta\xc2\xae.\n_START_PARAGRAPH_\nA inovadora e exclusiva tecnologia de troca i\xc3\xb4nica IQnano\xc2\xae permite a remo\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xadons at\xc3\xa9 chegar a trace level._NEWLINE_O pequeno tamanho do gr\xc3\xa2nulo melhora significativamente as propriedades cin\xc3\xa9ticas enquanto reduz drasticamente o tamanho do filtro (33% menor que os antigos cartuchos de purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o Milli-Q\xc2\xae). Al\xc3\xa9m disso, o cartucho conta com carv\xc3\xa3o ativado sint\xc3\xa9tico de alta qualidade em sua composi\xc3\xa7\xc3\xa3o para extinguir os contaminantes org\xc3\xa2nicos da \xc3\xa1gua.\n_START_SECTION_\n9. Dispensador de \xc3\xa1gua remoto Q-POD\xc2\xae.\n_START_PARAGRAPH_\nDispensa \xc3\xa1gua ultrapura de tipo l. O dispensador conta com visor touchscreen onde pode-se encontrar informa\xc3\xa7\xc3\xb5es da qualidade da \xc3\xa1gua que est\xc3\xa1 sendo dispensada, al\xc3\xa9m de fornecer avisos e alertas que sejam importantes para o funcionamento do equipamento e a\xc3\xa7\xc3\xa3o do usu\xc3\xa1rio. Possui tamb\xc3\xa9m rede wi-fi, sa\xc3\xadda USB e funcionamento integrado \xc3\xa0 smartphones, tablets e computadores.\n_START_SECTION_\n10. Filtros polidores finais para aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es espec\xc3\xadficas.\n_START_PARAGRAPH_\nPodem ser utilizados juntamente com o dispensador de \xc3\xa1gua ultrapura remoto Q-POD\xc2\xae, dependendo da necessidade final da aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o do usu\xc3\xa1rio, s\xc3\xa3o eles:_NEWLINE_Biopak\xc2\xae (garante \xc3\xa1gua livre de pirog\xc3\xaanio, proteases, nucleases e bact\xc3\xa9rias), VOC-Pak\xc2\xae (\xc3\xa1gua para an\xc3\xa1lises de compostos org\xc3\xa2nicos vol\xc3\xa1teis em \xc3\xa1gua, solo e ar), EDS-Pak\xc2\xae (\xc3\xa1gua para an\xc3\xa1lise de disruptores end\xc3\xb3crinos \xe2\x80\x93 \xe2\x80\x9chorm\xc3\xb4nios\xe2\x80\x9d), LC-Pak\xc2\xae (\xc3\xa1gua para an\xc3\xa1lise de tra\xc3\xa7os org\xc3\xa2nicos), Millipak\xc2\xae (filtro 0,22 \xce\xbcm para \xc3\xa1gua livre de bact\xc3\xa9rias e part\xc3\xadculas org\xc3\xa2nicas) e, por fim, o Millipak\xc2\xae Gold (filtro 0,22 \xce\xbcm est\xc3\xa9ril garantindo \xc3\xa1gua livre de part\xc3\xadculas org\xc3\xa2nicas e bact\xc3\xa9rias)._NEWLINE_OBS: Durante os processos mencionados nos t\xc3\xb3picos de 4 a 8, o equipamento efetua um loop autom\xc3\xa1tico de recircula\xc3\xa7\xc3\xa3o da \xc3\xa1gua do sistema para garantir a n\xc3\xa3o contamina\xc3\xa7\xc3\xa3o e/ou prolifera\xc3\xa7\xc3\xa3o de bact\xc3\xa9rias e contaminantes diversos.\n_START_SECTION_\nNormas e Estatutos\n_START_PARAGRAPH_\nAs normas e estatutos que regem os par\xc3\xa2metros de \xc3\xa1gua ultrapura de tipo l podem ser divididos em 3 diferentes segmentos, s\xc3\xa3o eles:\n_START_SECTION_\nFarmacopeias (USP, EP e JP)\xc2\xb3.\n_START_PARAGRAPH_\n\xc2\xb3 USP (United States Pharmacopeia), EP (European Pharmacopeia) e JP (Japonese Pharmacopeia)._NEWLINE__NEWLINE_Os equipamentos de ultra purifica\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa1gua Milli-Q\xc2\xae excedem todos os requisitos necess\xc3\xa1rios exigidos devido \xc3\xa0 combina\xc3\xa7\xc3\xa3o adequada das tecnologias (state-of-art) existentes nos seus equipamentos, tais como, osmose reversa de alto desempenho, eletrodeioniza\xc3\xa7\xc3\xa3o (EDI), resinas de troca-i\xc3\xb4nica IQ-Nano\xc2\xae e filtros finais de alta efici\xc3\xaancia.'