b'\n_START_ARTICLE_\nSism\xc3\xb3grafo\n_START_SECTION_\nSism\xc3\xb4metro\n_START_PARAGRAPH_\nO sensor que realiza a medida relativa a in\xc3\xa9rcia da massa para indicar o deslocamento do solo \xc3\xa9 chamado de sism\xc3\xb4metro, sendo a parte mais cara de um sism\xc3\xb3grafo. Atualmente os sism\xc3\xb4metros inerciais s\xc3\xa3o baseados principalmente em dois tipos:\n_START_SECTION_\nTransdutor de velocidade\n_START_PARAGRAPH_\nSism\xc3\xb3grafos utilizando este m\xc3\xa9todo se baseiam em um enrolamento que se move em um campo magn\xc3\xa9tico. A sa\xc3\xadda do enrolamento \xc3\xa9 proporcional a velocidade relativa da massa. Este arranjo pode ser feito com tanto com o enrolamento fixo e o \xc3\xadm\xc3\xa3 se movendo com a massa, quanto com um \xc3\xadm\xc3\xa3 fixo e o enrolamento se movendo com a massa. \xc3\x89 comum colocar um resistor no ligado ao enrolamento para amortecer o sism\xc3\xb4metro, pois quando \xc3\xa9 induzida corrente no enrolamento, o movimento da massa sofrer\xc3\xa1 a resist\xc3\xaancia da for\xc3\xa7a magn\xc3\xa9tica induzida. A diferen\xc3\xa7a de potencial entre as pontas do enrolamento \xc3\xa9 medida atrav\xc3\xa9s de uma eletr\xc3\xb4nica, sendo atrav\xc3\xa9s da sua varia\xc3\xa7\xc3\xa3o gerado o sismograma.\n_START_SECTION_\nAceler\xc3\xb4metro\n_START_PARAGRAPH_\nSism\xc3\xb3grafos atuais que utilizam aceler\xc3\xb4metro como sensor s\xc3\xa3o chamados de FBA, do ingl\xc3\xaas Force Balanced Accelerometer (Aceler\xc3\xb4metro Balanceado por For\xc3\xa7a, em tradu\xc3\xa7\xc3\xa3o literal), utilizando o principio do balan\xc3\xa7o de for\xc3\xa7as. Este sensor utiliza um transdutor de deslocamento, que \xc3\xa9 um capacitor de placas paralelas fixas com uma placa m\xc3\xb3vel entre elas. Esta placa se desloca com a massa, e para posi\xc3\xa7\xc3\xb5es fora do equil\xc3\xadbrio o transdutor gera uma corrente atrav\xc3\xa9s do enrolamento atrav\xc3\xa9s de um resistor R em um ciclo de realimenta\xc3\xa7\xc3\xa3o negativa de modo que a polaridade da corrente gere uma for\xc3\xa7a que seja igual e oposta a in\xc3\xa9rcia da massa, tentando impedir o movimento relativo da massa. Esta corrente \xc3\xa9 linearmente proporcional a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o do solo, por isso a acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o do solo \xc3\xa9 ent\xc3\xa3o medida pela voltagem sobre o resistor.\n_START_SECTION_\nSism\xc3\xb4metros n\xc3\xa3o inerciais\n_START_PARAGRAPH_\nAl\xc3\xa9m dos sism\xc3\xb4metros inerciais, existem os de extens\xc3\xa3o, chamados extens\xc3\xb4metros, que s\xc3\xa3o utilizados para medir a distancia entre dois pontos, e os inclin\xc3\xb4metros, utilizados na monitora\xc3\xa7\xc3\xa3o de deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o da superf\xc3\xadcie terrestre.\n_START_SECTION_\nPar\xc3\xa2metros principais\n_START_PARAGRAPH_\nOs seguintes par\xc3\xa2metros s\xc3\xa3o ess\xc3\xaancias para se diferenciar entre sism\xc3\xb3grafos, e por isso devem ser analisados de forma de se escolher o equipamento mais apropriado para a tarefa que se deseja realizar.\n_START_SECTION_\nFaixa de frequ\xc3\xaancia\n_START_PARAGRAPH_\nN\xc3\xa3o existe atualmente nenhum instrumento que cubram toda a faixa de frequ\xc3\xaancias poss\xc3\xadveis de ocorrer, que vai de cerca de 0,00001 Hz podendo alcan\xc3\xa7ar frequ\xc3\xaancias de at\xc3\xa9 1000 Hz, por isso os instrumentos s\xc3\xa3o geralmente s\xc3\xa3o referidos pela sua faixa de frequ\xc3\xaancia. Embora existam equipamentos com faixas de frequ\xc3\xaancia relativamente grandes, chamados de instrumentos Broad Band (banda larga) ou Very Broad Band, os custos geralmente crescem com o aumento da faixa de frequ\xc3\xaancia do equipamento.\n_START_SECTION_\nResposta em frequ\xc3\xaancia\n_START_PARAGRAPH_\nOs sensores possuem uma faixa de frequ\xc3\xaancia onde a resposta \xc3\xa9 quase instant\xc3\xa2nea, isto significa que embora um sensor possua uma faixa de frequ\xc3\xaancia grande de atua\xc3\xa7\xc3\xa3o, ele pode ser otimizado apenas para um pequeno intervalo.\n_START_SECTION_\nSensibilidade\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x89 a express\xc3\xa3o do menor sinal que pode ser resolvido pelo instrumento, sendo atualmente limitada pelo ru\xc3\xaddo gerado pelas partes eletr\xc3\xb4nicas do sensor e do gravador.\n_START_SECTION_\nFaixa din\xc3\xa2mica\n_START_PARAGRAPH_\nFaixa din\xc3\xa2mica \xc3\xa9 a propor\xc3\xa7\xc3\xa3o entre o maior e o menor sinal que um sensor pode identificar, e \xc3\xa9 dada em unidades de decib\xc3\xa9is.\n_START_SECTION_\nLinearidade\n_START_PARAGRAPH_\nIdealmente se deseja um sensor que a entrada se comporte linearmente com a sa\xc3\xadda. Um sensor considerado bom possui linearidade melhor que 1%.\n_START_SECTION_\nGanho e sa\xc3\xadda\n_START_PARAGRAPH_\nO ganho \xc3\xa9 dado em V/ms\xe2\x81\xbb\xc2\xb9 para sensores de velocidade e em V/g para aceler\xc3\xb4metros, sendo quanto maior melhor, porem \xc3\xa9 atualmente facilmente compensado pela sensibilidade do gravador. \xc3\x89 importante que o n\xc3\xadvel m\xc3\xa1ximo de sa\xc3\xadda do sensor seja menor que o n\xc3\xadvel m\xc3\xa1ximo de entrada do gravador.\n_START_SECTION_\nHist\xc3\xb3ria\n_START_PARAGRAPH_\nO primeiro sism\xc3\xb3grafo conhecido \xc3\xa9 o sismosc\xc3\xb3pio, inventado na China por Zhang Heng em 132, sendo chamado em chin\xc3\xaas de Houfeng Didong Yi. Este aparelho consistia em oito esferas de bronze, cada uma sustentada pela boca est\xc3\xa1tuas de drag\xc3\xb5es. Quando ocorria um tremor de terra, por menor que fosse, a boca do drag\xc3\xa3o abria e a bola ca\xc3\xada na boca aberta de um dos oito sapos de metal que se encontravam em baixo. O aparelho permitia determinar, desse modo, a dire\xc3\xa7\xc3\xa3o de propaga\xc3\xa7\xc3\xa3o do sismo. Embora existam documentos explicando parcialmente este sismosc\xc3\xb3pio, nunca foi encontrado o original, e o mecanismo que ligava o pendulo interno fazendo a boca do drag\xc3\xa3o se abrir quando houvesse um tremor ainda \xc3\xa9 alvo de debates.'