b'\n_START_ARTICLE_\nPyknometer\n_START_PARAGRAPH_\nPyknometer \xc3\xa4r ett instrument f\xc3\xb6r att best\xc3\xa4mma densiteten hos fasta eller flytande \xc3\xa4mnen.\n_START_SECTION_\nFunktion\n_START_PARAGRAPH_\nEn pyknometer \xc3\xa4r vanligtvis gjord av glas, med en \xc3\xa5tsittande slipad glaspropp med ett genomg\xc3\xa5ende kapill\xc3\xa4rr\xc3\xb6r, d\xc3\xa4r luftbubblor kan l\xc3\xa4mna apparaten. Denna anordning m\xc3\xb6jligg\xc3\xb6r att noggrant m\xc3\xa4ta en v\xc3\xa4tskas densitet med h\xc3\xa4nvisning till ett l\xc3\xa4mplig arbetsmedium, s\xc3\xa5som vatten eller kvicksilver, med hj\xc3\xa4lp av en balansv\xc3\xa5g._NEWLINE_Om kolven v\xc3\xa4ges tom, full av vatten, och full av en v\xc3\xa4tska vars relativa densitet \xc3\xb6nskas, kan den relativa densiteten av v\xc3\xa4tskan enkelt ber\xc3\xa4knas.  _NEWLINE_Partikeldensiteten av ett pulver, f\xc3\xb6r vilket den vanliga metoden f\xc3\xb6r v\xc3\xa4gning inte kan till\xc3\xa4mpas, kan ocks\xc3\xa5 best\xc3\xa4mmas med en pyknometer. Pulvret fylls d\xc3\xa5 i pyknometern, som sedan v\xc3\xa4ges, vilket ger vikten av pulverprovet. Pyknometern fylls d\xc3\xa4refter med en v\xc3\xa4tska med k\xc3\xa4nd densitet, i vilken pulvret \xc3\xa4r fullst\xc3\xa4ndigt ol\xc3\xb6slig. Vikten av den undantr\xc3\xa4ngda v\xc3\xa4tskan n\xc3\xa4r pulvret \xc3\xa5ter fylls i kan sedan best\xc3\xa4mmas, och d\xc3\xa4rmed den relativa densiteten av pulvret._NEWLINE_Det finns ocks\xc3\xa5 en gasbaserad utformning av en pyknometer k\xc3\xa4nd som en gaspyknometer. Den j\xc3\xa4mf\xc3\xb6r f\xc3\xb6r\xc3\xa4ndringen i tryck som orsakas av en uppm\xc3\xa4tt f\xc3\xb6r\xc3\xa4ndring i en sluten volym inneh\xc3\xa5llande en referens (vanligen en st\xc3\xa5lsf\xc3\xa4r med k\xc3\xa4nd volym) med \xc3\xa4ndringen i tryck som orsakas av provet under samma betingelser. Skillnaden i tryckf\xc3\xb6r\xc3\xa4ndringen motsvarar volymen av provet j\xc3\xa4mf\xc3\xb6rt med referenssf\xc3\xa4ren, och anv\xc3\xa4nds vanligtvis f\xc3\xb6r fasta partiklar som kan uppl\xc3\xb6sas i det flytande mediet i pyknometern med den konstruktion som beskrivits ovan, eller f\xc3\xb6r por\xc3\xb6sa material, som v\xc3\xa4tskan inte till fullo kan penetrera.'