b'\n_START_ARTICLE_\nPsykrometer\n_START_PARAGRAPH_\nEn psykrometer (fr\xc3\xa5n grekiskans \xcf\x88\xcf\x85\xcf\x87\xcf\x81\xcf\x8c\xcf\x82, "psychros", kylig, kall) \xc3\xa4r en typ av hygrometer (luftfuktighetsm\xc3\xa4tare) som bygger p\xc3\xa5 principen att v\xc3\xa4rme \xc3\xa5tg\xc3\xa5r vid avdunstning av vatten. En psykrometer best\xc3\xa5r av tv\xc3\xa5 termometrar, en vanlig (torr) termometer, samt en v\xc3\xa5t termometer (engelska: Wet Bulb Thermometer) d\xc3\xa4r termometers k\xc3\xa4nselkropp \xc3\xa4r omlindad med en st\xc3\xa4ndigt fuktad tygbit. P\xc3\xa5 grund av den v\xc3\xa4rme som \xc3\xa5tg\xc3\xa5r vid avdunstning fr\xc3\xa5n den v\xc3\xa5ta termometern kommer den att visa en temperatur, den s\xc3\xa5 kallade v\xc3\xa5ttemperaturen, som \xc3\xa4r l\xc3\xa4gre \xc3\xa4n hos den torra termometern. Temperaturskillnaden mellan termometrarna kan sedan anv\xc3\xa4ndas f\xc3\xb6r att best\xc3\xa4mma luftfuktigheten. F\xc3\xb6r att f\xc3\xb6rb\xc3\xa4ttra m\xc3\xa4tningen h\xc3\xa5lls ofta luften ventilerad runt termometrarna samtidigt som de skyddas f\xc3\xb6r str\xc3\xa5lningsutbyte med omgivningen.\n_START_SECTION_\nGrundl\xc3\xa4ggande fysik\n_START_PARAGRAPH_\nP\xc3\xa5 ytan av en volym med flytande vatten finns alltid molekyler som har tillr\xc3\xa4ckligt h\xc3\xb6g energi f\xc3\xb6r att avg\xc3\xa5 till omgivningen som gas, de avdunstar. F\xc3\xb6rlusten av dessa h\xc3\xb6genergimolekyler g\xc3\xb6r att genomsnittsenergin, temperaturen, f\xc3\xb6r det flytande vattnet sjunker. Det kallas evaporativ kylning och den v\xc3\xa4rme som \xc3\xa5tg\xc3\xa5r kallas latent v\xc3\xa4rme eller \xc3\xa5ngbildningsv\xc3\xa4rme. \xc3\x85 andra sidan tas alltid vattenmolekyler fr\xc3\xa5n luften som kondenserar p\xc3\xa5 ytan. Vid kondensationen \xc3\xa5tf\xc3\xb6rs latent v\xc3\xa4rme till vattnet. T\xc3\xa4theten av vattenmolekyler i luften (luftfuktigheten) anger i vilken grad kondensation sker p\xc3\xa5 ytan och p\xc3\xa5verkar d\xc3\xa4rf\xc3\xb6r hur mycket kondensationen kan kompensera den latenta v\xc3\xa4rme som avg\xc3\xa5r genom avdunstning. En mindre temperaturskillnad mellan en torr termometer och en v\xc3\xa5t termometer speglar allts\xc3\xa5 en h\xc3\xb6gre luftfuktighet.\n_START_SECTION_\nOventilerad psykrometer\n_START_PARAGRAPH_\nDen enklaste typen av psykrometer \xc3\xa4r oventilerad och endast utsatt f\xc3\xb6r naturlig ventilation. En s\xc3\xa5dan kr\xc3\xa4ver att man v\xc3\xa4ntar i minst 15 minuter efter att vatten fyllts p\xc3\xa5 innan man f\xc3\xa5r en korrekt avl\xc3\xa4sning.\n_START_SECTION_\nAspirationspsykrometer\n_START_PARAGRAPH_\nEn ventilerad psykrometer kallas aspirationspsykrometer. Den har en fl\xc3\xa4kt som ser till att ny luft st\xc3\xa4ndigt tillf\xc3\xb6rs. Fl\xc3\xa4kten kan drivas av en fj\xc3\xa4der eller en motor. Termen aspirationspsykrometer kommer fr\xc3\xa5n latinets aspiro som betyder "andas ut" eller "bl\xc3\xa5sa".\n_START_SECTION_\nAssmann-psykrometer\n_START_PARAGRAPH_\nEn Assmann-psykrometer \xc3\xa4r en sorts aspirationspsykrometer som konstruerades 1892 av den tyske meteorologen Richard Assmann (1845-1918). I Assmanns konstruktion \xc3\xa4r termometrarna monterade i tv\xc3\xa5 blankpolerade r\xc3\xb6r som skyddar mot yttre v\xc3\xa4rmestr\xc3\xa5lning.\n_START_SECTION_\nSlungpsykrometer\n_START_PARAGRAPH_\nF\xc3\xb6r en slungpsykrometer uppn\xc3\xa5s den n\xc3\xb6dv\xc3\xa4ndiga ventilationen genom att termometrarna \xc3\xa4r f\xc3\xa4sta p\xc3\xa5 en slunga som snurras runt i luften. Alternativt kan termometrarna f\xc3\xb6ras fram och tillbaka l\xc3\xa4ngs en lina. Man uppn\xc3\xa5r god m\xc3\xa4tnoggrannhet, \xc3\xa4ven f\xc3\xb6r l\xc3\xa5ga fuktigheter, men hanteringen \xc3\xa4r omst\xc3\xa4ndlig.'