일부 실시 예 에서 , HEPA 필터 는 NO 생성 장치 의 출구 에 위치 된다 . 벤트 카트리지 를 사용 하 는 시스템 에서 HEPA 필터 는 벤트 카트리지 출구 에 있 다 . 오염 을 방지 하 기 위해 필터 는 NO 발생기 와 환자 사이 에 직렬 로 위치 해야 한다 . 일부 실시 예 에서 , 필터 는 가습기 에 연결 되 며 NO 발생기 와 직접 접촉 하 지 않 는다 . 환기 회로 에서 NO 생성 장치 로 감염 물질 이 전달 되 는 것 을 방지 할 뿐 만 아니 라 , NO 발생 장치 와 환자 사이 의 HEPA 필터 는 NO 발생기 에 의해 공기 스트림 에 도입 된 금속 성 입자 또는 스캐빈저 재료 입자 를 포획 하 는 역할 을 한다 .