도 7 을 참조 하 면 , 전류 측정기 는 검출 된 전류 에 기초 하 여 교류 전류 의 실효 값 을 획득 할 수 있 다 [ S 230 ] . 전류 측정기 는 검출 된 전류 정보 에 기초 하 여 교류 전류 의 실효 값 을 연산 할 수 있 다 . 전류 측정기 는 변류기 의 정보 및 검출 된 2 차 측 전류 에 대한 정보 등 에 기초 하 여 , 1 차 측 전류 인 교류 전류 의 실효 값 을 연산 할 수 있 다 .