상술 한 단계 S 05 의 전환 함수 공식 은 다음 과 같 다 . 도 3 의 내용 을 참조 해 보 면 , 본 내용 은 손목 형 혈압계 를 기준 으로 한 실시 예 이 며 , 해당 혈압계 는 압력 센 서 , 가속 센서 및 인체 손목 을 감싸 게 되 는 기낭 을 포함 하 고 있 으며 , 이 때 혈압 이 없 는 마네킹 을 모델 로 테스트 한 것 이 며 , 혈압 을 측정 할 때 혈압계 상 에 일부러 진동 을 발생 시키 게 되 고 , 이러 한 상황 하 에서 해당 압력 센서 와 가속 센서 를 이용 해 혈압 을 측정 하 면 , 해당 기낭 에 공기 가 충전 된 상태 에서 진동 이 발생 한 후 에 해당 압력 센서 가 측정 해 내 는 전압 - 시간 변화 파형 과 해당 가속 센서 가 측정 해 내 는 전압 - 시간 변화 파형 의 값 이 생성 된다 . 측정 을 마친 후 , 해당 도식 상 의 상반부 가 가속 센서 가 진동 이 발생 했 을 때 측정 한 전압 - 시간 변화 파형 값 이 고 , 하반부 가 압력 센서 가 진동 이 발생 했 을 때 그 간섭 을 받 아 측정 한 전압 - 시 간변 화파 형 값 이 다 . 상 , 하의 파형 을 자세히 살펴보 면 그 주기 숫자 가 서로 동일 하 고 , 압력 센서 와 가속 센서 가 측정 한 전압 이 일 대 일 로 서로 대응 하 는 것 을 할 수 있 다 . 즉 압력 센서 가 측정 한 전압 ( 단순히 진동 의 간섭 을 받 은 간섭 파형 변화 ) 은 가속 센서 에서 측정 한 전압 에 통계 를 통해 귀납 된 전환 함수 ( 이하 F ( △ t ) 라고 함 ) 를 곱해 구할 수 있 다 . 그러므로 통계 상 하나 의 서로 대응 되 는 수학 함수 관계 를 통해 진동 간섭 을 제거 하 는 방법 을 설명 하 면 다음 과 같 다 .