도면 1 은 조립 순서 및 구성 을 보인다 . 침대 프레임 ( 1 ) 에 PVC 등 으로 제작 한 욕조 를 장착 하 고 욕조 안 에 튜브 ( A , B , C . ) 를 아래 의 배 관판 과 튜브 의 공기 주입구 를 욕조 의 하부 를 관통 하 여 연결 하 여 장착 한다 . 물관 을 위한 공간 ( 16 ) 아래 로 욕조 와 배 관판 을 관통 하 여 물관 을 연결 한다 . 배 관판 의 공기 배관 연결구 ( 5 ) 와 물 배관 연결구 ( 6 ) 은 압축 공기 펌프 와 물 펌프 및 공기 조절기 와 물 조절기 ( 15 ) 에 연결 된다 . ( 15 ) 에 는 튜브 에 공기 를 채울 수 있 는 에어 압축 펌프 , 공기 의 양 을 조절 하 기 위하 여 전기 장치 ( 모터 또는 마그 네트 ) 로 개폐 가 가능 한 밸브 를 각 튜브 ( A , B , C . ) 에 대응 하 여 장착 한 콘트롤 밸브 , 욕조 ( 3 ) 에 물 을 채우 고 뺄 수 있 는 물 펌프 와 물 을 조절 하 는 전기 장치 로 개폐 가 가능 한 밸브 가 달린 콘트롤 밸브 로 구성 된다 . 특히 여기 ( 15 ) 에 각 장치 ( 각종 펌프 , 콘트롤 밸브 , 로프 제어기 등 ) 들 의 전기 SW 를 달 고 전자 로 기억 시키 고 작동 하 는 장치 를 달 면 다음 자동 화 된 간병 자동 침대 의 옆 으로 돌 아 뉘 일 때 , 등 을 받쳐 올릴 때 , 대 , 소변 을 볼 때 , 목욕 할 때로 구분 할 수 있 는 작동 상태 를 완전 자동 화 할 수 있 다 . 윗 몸 을 일으킬 때 는 도면 3 과 같이 A 튜브 의 귀퉁이 에 고리 걸이 a , b , c , d . 를 장치 하 고 그 고리 에 로프 를 연결 하 고 로프 는 자동 으로 줄 을 감 을 수 있 도록 제작 한 로프 제어기 ( 27 ) 에 연결 한다 , 이 로프 제어기 는 도르래 에 래칫 과 태엽 스프링 을 조합 하 고 , 전기 적 제어 장치 로 마그 네트 를 사용 하 여 제작 한 것 으로 로프 의 풀림 은 튜브 의 최대 높이 를 한정 하 고 제어 장치 ( 21 ) , ( 25 ) , ( 26 ) 를 설치 하 여 통제 한다 . 이렇게 함 으로 어깨 를 받쳐 줄 때 는 침대 윗부분 의 로프 a , b 는 풀리 게 하 고 아랫부분 의 로프 c , d . 는 풀리 지 않 게 한 뒤 튜브 A 에 적당히 공기 를 채워 나가 면 튜브 A 는 경사진 사각형 이 되 어 어께 를 받칠 수 있 게 된다 . 이러 한 장치 를 이 설명서 에서 는 자동 자세 보조 장치 라 부른다 . 이런 원리 로 우측 이나 좌측 으로 뉘 일 때 좌측 이나 우측 의 한편 로프 는 풀 어 지 게 ( 마그 네트 ON ) 하 고 한편 의 로프 는 풀리 지 않 게 ( 마그 네트 OFF ) 하 여 역시 공기 를 채우 면 경사 가 생기 고 이때 간병인 은 적 은 힘 으로 도 병약자 및 노약자 의 자세 를 변경 시킬 수 있 다 . 대 , 소변 시 는 튜브 C 의 공기 를 적당량 빼 고 , 튜브 B 의 공기 를 적당량 빼 면 변기통 을 들이대 기 에 편리 하 고 튜브 B 는 발받침 이 될 수 있 다 . 목욕 시 에 는 튜브 A 와 로프 a , b , c , d . 와 의 연결 을 풀 고 ( 또는 로프 의 길이 가 모두 풀렸 을시 욕조 의 바닥 에 닫 는다면 연결 을 해제 할 필요 는 없 다 . ) 튜브 A , B , C 의 공기 를 완전히 제거 하 여 욕조 의 바닥 에 밀착 시켜 사용 한다 . 이 와 같이 각 튜브 의 공기 량 을 자동 으로 필요 한 만큼 조절 함 으로 병약자 및 노약자 를 간병 하 는데 매우 유용 하 게 사용 할 수 있 다 . 이것 은 전자 입력 장치 와 전자 출력 장치 를 사용 할 수 있 음 을 의미 하 고 필요 한 수치 를 기억 소자 에 입력 하 여 리모 콘 으로 원 하 는 동작 을 한 버튼 으로 실행 시킬 수 있 음 을 의미 한다 . 기타 여러 유용 한 장치 ( 식탁 , 링 거대 , 안전 가드 등등 ) 는 침대 프레임 에 장착 하 여 사용 할 수 있 다 .