도 3 의 SNR 은 횡 방향 초음파 도플러 유속계 로 측정 된 원 데이터 ( Raw Data ) 를 의미 하 고 , 원 자료 의 초음파 반사율 은 제조사 또는 제품 의 모델 별 로 상이 할 수 있 으나 , SNR ( dB 단위 ) 또는 EI ( Echo Intensity , Count 단위 ) 로 원 자료 가 기록 된다 . EI 는 단위 가 Count 이 기 때문 에 dB 단위 로 변환 이 필요 하 며 , 변환 을 하 기 위한 계수 는 제품 별 로 제원 에 따라 제조사 에서 제공 한 계수 를 사용 하 여 변환 을 수행 한다 . 바람직 하 게 는 변환 계수 를 0 . 43 으로 적용 할 수 있 다 .