상기 실험 예 < 4 - 1 > 에서 사용 한 검체 시편 을 미세 단층 촬영기 ( SkyScan 1173 ; Bruker - CT , Kartuizersweg 3 B 2550 Kontich , Belgium ) 에 측정 하 고자 하 는 부위 가 중앙 이 오 도록 고정 후 측정 하 였 다 . 측정 에 사용 된 소프트웨어 는 SkyScan 1173 control software ( Ver 1 . 6 , Bruker - CT ) 로 촬영 조건 은 관 전압 은 90 kVp , 관전 류 는 88 μ A , 1 mm 알루미늄 여과 ( Filter ) 를 이용 하 였 고 , 노출 시간 은 500 ms , ( 2240 X 2240 ) pixels , 화소 크기 ( Pixel size ) 는 29 . 83 μ m , 회전각 도 는 0 . 3 도 , 180 도 회전 하 여 총 800 장 의 고해상도 영상 을 획득 하 였 다 . 단면 재 구성 엔 Nrecon ( Ver 1 . 7 . 0 . 4 , Bruker - CT ) 을 이용 하 여 2240 X 2240 Pixel 의 이미지 를 획득 하 였 고 , 단면 이미지 는 Dataviewer ( Ver . 1 . 5 . 1 . 2 , Bruker - CT ) 를 이용 하 여 축 을 정렬 하 였 다 . 분석 프로그램 으론 Ct Analyzer ( Ver . 1 . 14 . 4 . 1 , Bruker - CT ) 를 사용 하 여 각각 영상 에서 골 소주 와 골수강 을 분리 하 여 분석 하 였 다 .