광 상자 의 확산 투과 는 람베르 티안 ( Lambertian ) 으로 설명 될 수 있 다 . 이 광 상자 는 ~ 6 ㎜ 두께 의 확산 폴리테트라플루오로에틸렌 ( PTFE ) 판 으로 만들 어 진 대략 12 . 5 ㎝ × 12 . 5 ㎝ × 11 . 5 ㎝ ( L×W×H ) 크기 의 중공 이 있 는 육면체 이 다 . 상자 의 일 면 은 샘플 표면 으로서 선택 된다 . 중공 이 있 는 광 상자 는 샘플 표면 에서 측정 된 ~ 0 . 83 의 확산 반사 율 을 가진다 ( 예 를 들 어 , ~ 83 %, 400 - 700 ㎚ 파장 범위 에 대해 평균 함 ) . RBR 테스트 중 에 , 이 상자 는 상자 의 바닥 ( 샘플 표면 의 반대 표면 , 광 은 내부 에서 샘플 표면 으로 향함 ) 에 형성 된 ~ 1 ㎝ 의 원형 구멍 을 통하 여 조사 된다 . 이런 조사 는 , 광 에 방향 성 을 주 기 위해 사용 되 는 광 섬유 다발 에 결합 된 안정 화 된 광 대역 백 열 광원 을 이용 하 여 제공 된다 ( 미국 뉴욕주 의 오 번 과 매사추세츠주 의 말보로 에 소재 하 는 스콧 - 포스 텍 엘엘 씨 ( Schott - Fostec LLC ) 에서 입수 가능 한 1 ㎝ 직경 섬유 다발 연장 부 를 가지 는 포스 텍 디 씨알 - II ( Fostec DCR - II ) ) .