part Ⅱ 는 용질 시료 가 녹 아 있 는 액체 용액 , 즉 라이소자임 과 폴리 감마 글루탐산 및 유기 용매 의 혼합 용액 을 침전 챔버 로 주입 시키 는 부분 이 다 . 역시 같 은 종류 의 고압 펌프 를 사용 하 여 노즐 을 통하 여 침전 챔버 로 액체 시료 를 보내 며 , 이 침전 챔버 ( PC ) 에 부착 된 초음파 발진기 의 세기 는 초음파 발진 조절기 ( Kodo Technic Research ) 에 의해 조절 된다 . CO 2 에 의해 수 100 % 이상 부피 팽창 을 한 유기 용매 는 미세 고체 입자 를 만든 뒤 탄산가스 와 함께 스틸 프릿 ( steel frit , 일종 의 필터 ) 을 통하 여 part Ⅳ 의 낮 은 압력 의 팽창 챔버 ( EC ) 로 빠져나가 며 , 사용 된 유기 용매 는 팽창 챔버 바닥 에 회수 목적 으로 고이 게 되 고 , 탄산가스 만 대기 중 으로 내보내 지 게 된다 . 이때 SAS 법 에 의해 생성 된 미세 입자 분말 들 을 침전 챔버 ( PC ) 바닥 및 벽면 에 모여 지 게 된다 . 침전 챔버 와 팽창 챔버 의 압력 과 온도 는 모두 디지털 압력계 ( Setra C 206 ) 로 , 온도 는 Pt 100 Ω 센서 로 측정 하 였 다 . 이때 침전 챔버 의 온도 를 ± 0 . 5 oC 이내 에서 조절 유지 하 기 위하 여 항온조 의 물 이 침전 챔버 외벽 을 순환 하 도록 디자인 할 수 있 다 .