부산 영도구 영선동 에 사 는 3820 번 보청기 고객 부인 이 부산 한미 보청기 난청 센터 를 방문 하 였 습니다 . 고객 은 7 살 때 외이도 에 물 이 들어간 후 고름 이 나왔 지만 병원 치료 받 지 않 았 으며 난청 도 있 었 던 것 으로 생각 하 고 있 었 으며 소음 많 은 목공 ( 인테리어 ) 작업 하 면서 소음 방 지구 착용 하 지 않 고 40 년 이상 근무 하 면서 점점 난 청심 해졌으며 난청 으로 일상 생활 불편 하 여 2001 년 경 부산 지역 대학 병원 에서 진료 결과 치료 않 되 는 난청 으로 보청기 추천 받 아 대학 병원 이비인후과 연계 타보 청 기점 에서 좌측 에 200 만 원 주 고 트리 머 조절 용 고막 형 보청기 구입 하 였 는데 보청기 착용 하 면 마이크 소리 같이 울리 고 큰 소리 가 불편 하 여 거의 착용 않 하 고 보관 중 이 라 하 였으며 병원 에 불편 함 이야기 하 였 지만 시간 지나 면 괜찮 아 진다 하 면서 계속 착용 하 도록 이야기 하 였으나 계속 보청기 착용 하 면 난청 이 더 심해질까 걱정 됨 으로 포기 하 였 다고 하 였 습니다 . 난청 으로 불편 함 많 아 지 고 부인 과 갈등 이 심해 지 자 인터넷 으로 부산 서면 지역 에 보청 기점 많 음 으로 보청기 상 담차 부인 과 방문 하 였 다 하 였으며 병원 구입 보청기 는 가져오 지 않 아 다음 방문 시 가져오 도록 하 고 2012 년 7 월 19 일 상담 진행 하 였 습니다 . 보청기 기종 선정 위한 관련 검사 와 음감 테스트 결과 통해 청각 과 보청기 관련 정보 를 안내 하 였으며 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 CIC 고막 형 보청기 양쪽 으로 착용 하 여 보청기 재활 과정 진행 하 면서 큰 소리 에 대한 소리 조절 기능 부족 하 면 상위 제품 으로 교환 하 기 로 한 후 귓본채취하여 해당 제조사 에 제작 의뢰 하 였으며 부인 은 남편 과 작 은 소리 로 대화 하 는 것 이 소원 이 라며 잘 듣 도록 부탁 하 였 습니다 . 7 월 26 일 보청기 재활 1 차 과정 진행 차 부인 과 방문 하 여 작 은 소리 로 대화 가능 하 면서 큰 소리 에 도 불편 없 음 을 확인 한 후 만족 한다 하 였으며 보청기 사용 하 면서 불편 사항 파악 하 는 방법 과 보청기 재활 과정 에 대해 안내 하 였 습니다 . 2012 년 8 월 보청기 재활 2 차 과정 진행 차 방문 , 그동안 보청기 사용 에 대해 확인 하 며 반영 하 여 보청기 소리 조절 하 였으며 전반 적 으로 만족 한다고 하 였 습니다 . 2012 년 9 월 청소 와 건전지 구입 차 방문 , 보청기 재활 3 차 과정 진행 하 였 고 보청기 는 잘 사용 하 고 있 다 하 여 데이트 로 그 기능 을 확인 한 결과 12 시간 으로 나타났 습니다 . 2012 년 12 월 잘 사용 하 던 보청기 가 소리나 지 않 고 손잡이 끈 이 떨어졌 다며 부인 이 보청기 가지 고 방문 하 여 점검 한 결과 관리 를 잘못 하 여 성능 점검 이 필요 하 여 해당 제조사 에 보청기 점검 의뢰 하 였 습니다 . ( MIC 교체 ) 2013 년 2 월 청소 와 건전지 구입 차 방문 , 보청기 사용 에 는 불편 없 는데 전화 통화 할 때 소리 가 작 다 함 으로 직접 통화 시키 면서 고객 의 행동 을 확인 한 결과 방법 상 문제 로 전화 받 는 위치 를 교정 하 자 좋 아 졌 다며 감사 인사 하 였 습니다 . 2013 년 4 월 부인 이 우측 보청기 가 소리 않 난다고 보청기 가지 고 방문 하 여 확인 결과 이물질 막힘 에 다 자체 적 으로 청소 를 하 다가 더 깊숙히 밀 어 넣 었 음 으로 전자 현미경 으로 부인 에게 확인 시키 면서 자체 적 으로 청소 하 지 않 도록 교육 하 였 습니다 . 2013 년 7 월 21 일 간헐 적 으로 중단 되 는 현상 과 말 소리 가 깨끗 하 지 않 다면서 부인 이 보청기 ( L ) 만 가지 고 방문 하 여 점검 결과 소모 성 부품 문제 로 수리 접수 하 였 습니다 . 7 월 24 일 우측 보청기 도 소리나 지 않 는다면서 고객 이 근무 중 직접 방문 하 여 점검 한 결과 소모 성 부품 문제 로 수리 접수 하 였 습니다 . ( 양쪽 REC 교체 ) 7 월 27 일 수리 된 보청기 찾 기 위해 방문 하 여 변화 된 음감 에 맞추 어 보청기 재활 4 차 과정 진행 하 였으며 보청기 없 는 몇일 동안 많이 불편 하 였 다고 하 였 습니다 . 2013 년 12 월 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 우측 고막 형 보청기 소리 나 지 않 는다며 부인 이 보청기 가지 고 방문 하 여 점 검결 과 이 물질 막힘 으로 전자 현미경 으로 안내 한 다음 제거 하 였 습니다 . 2014 년 2 월 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 우측 고막 형 보청기 가 소리나 지 않 는다며 부인 이 보청기 가지 고 방문 하 여 점검 결과 소모 성 부품 문제 로 MIC 교체 하 였 습니다 . 2014 년 3 월 스타키 보청 기사 의 Ignite - P 30 우측 고막 형 보청기 소리 나 지 않 는다며 방문 하 여 점 검결 과 습기 문제 있 어 전자 현미경 으로 고객 에게 확인 시킨 다음 청소 와 습기 제거 하 자 정상 작동 하 였으며 팬 드라이 보청기 보관 통도 구입 하 였 습니다 . 2014 년 10 월 부인 이 남편 의 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 가지 고 방문 하 여 청소 와 건전지 구입 하 고 부산 영도 지역 의료 기판 매점 에서 건전지 구입 했 는데 불량 율 이 많 아 한 미보 청기 까지 방문 하 였 다고 하 였 습니다 . 2014 년 11 월 부인 이 남편 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 우측 고막 형 보청기 가지 고 방문 하 여 보청기 성능 분석기 FONIX 7000 으로 측정 한 결과 distortion 이 있 음 으로 보청기 제조사 에 수리 의뢰 하 였 습니다 . ( REC 교체 ) 2015 년 7 월 14 일 보청기 청소 위해 방문 , 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 점검 중 에 좌측 보청기 에 균열 있 어 전자 현미경 으로 확인 시킨 후 수리 접수 하 고 우측 보청기 는 보청기 재활 5 차 과정 진행 하 면서 소음 있 는 작업 중 에 한 쪽 보청기 착용 하 고 한쪽 은 소음 방지 구도 착용 않 는다 하 여 소음 성 난청 위험 성 에 대해 교육 하 였 습니다 . 7 월 20 일 쉘 수리 한 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 좌측 고막 형 보청기 찾 기 위해 방문 하 여 보청기 재활 6 차 과정 진행 하 고 손잡이 끈 재 부착 위해 수리 접수 하 였 습니다 . 7 월 23 일 손잡이 끈 재부 착한 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 우측 고막 형 보청기 찾 기 위해 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 좌측 고막 형 보청기 가 소리 약하 다 하 여 점검 한 결과 소모 성 부품 문제 로 수리 접수 하 였 습니다 . ( MIC 교체 ) 2015 년 9 월 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 좌측 고막 형 보청기 소리 약하 다고 부인 이 보청기 가지 고 방문 , 점검 결과 소모 성 부품 문제 로 수리 접수 하 였 습니다 . ( REC 교체 ) 2017 년 1 월 좌측 보청기 가 소리 약하 다며 방문 , 기도 청력 검사 결과 변동 없 어 보청기 점검 결과 소모 성 부품 문제 있 었 지만 설연 휴기 간지 나 접수 하 기 로 하 였 습니다 . 2017 년 5 월 좌측 보청기 가 새 건전지 를 넣 어도 소리나 지 않 는다며 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 좌측 고막 형 보청기 점검 결과 소모 성 부품 문제 로 수리 접수 하 였 습니다 . ( 배선 교체 , 리시버 의 이 물질 제거 , 손잡이 ) 2017 년 8 월 8 일 보청기 청소 와 건전지 구입 차 방문 , 보청기 수명 연장 위해 사용 중 인 전기 팬 드라 이기 가 소음 많 고 바람 약하 다 하 여 점 검결 과 소모품 인 팬 문제 로 교체 작업 하 였 습니다 . 8 월 28 일 해외 건설 현장 으로 파견 나감 으로 예비 보청기 없 음 으로 걱정 된다며 방문 하 여 열린 이비인후과 서면 에서 보장구 처방전 발급 받 고 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 로 결정 한 후 제작 위해 귓본채취하였습니다 . 2017 년 9 월 4 일 보청기 제작 되 어 방문 하 여 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 로 보청기 재활 1 차 ( 누계 6 차 ) 과정 진행 한 다음 보장구 지원금 신청 위해 관련 서류 발행 후 열린 이비인후과 서면 에서 보장구 검수 확인 서 발급 받 아 국민 건강 보험 공단 에 보장구 지원금 청구 하 도록 안내 하 고 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 는 수리 접수 하 였 습니다 . ( MIC , REC 교체 ) 9 월 8 일 수리 된 보청기 를 찾 기 위해 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 착용 하 고 보청기 재활 7 차 과정 진행 중 에 외부 피드백 현상 있 어 보청기 껍질 교체 가 필요 하 였 지만 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 가 압박감 있 고 답답 하 여 재 제작 후 조치 하 기 로 하 였 습니다 . ( SHELL 교체 , R : REC 교체 ) 9 월 14 일 SHELL 교체 한 보청기 찾 기 위해 방문 하 여 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 를 착용 해 본 결과 압박감 과 답답 함 이 해결 되 어 외부 피드백 현상 있 는 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 는 수리 접수 하 였 습니다 . ( SHELL 교체 ) 2018 년 1 월 좌측 보청기 손잡이 끈 떨어지 자 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 와 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 를 청소 와 점검 한 다음 손잡이 끈 을 재 부착 작업 하 였 습니다 . 2018 년 7 월 보청기 소리 가 약하 다며 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 와 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 점검 한 결과 이물질 막힘 으로 전자 현미경 으로 확대 하 여 확인 시키 면서 제거 한 다음 보청기 재활 8 차 과정 진행 하 고 보청기 전자 습기 제 거기 도 추가 로 구입 하 였 습니다 . 2018 년 10 월 보청기 점검 과 건전지 구입 차 방문 , 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 와 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 4 개 를 보청기 성능 분석기 FONIX 7000 으로 측정 하 여 이상 없 음 을 확인 후 외이 도 내 습기 와 귀지 제거 위해 진 동귀 청소기 를 추천 하 고 사용 방법 을 교육 하 였 습니다 . 2018 년 12 월 해외 건설 현장 에서 근무 하 다 귀국 하 여 보청기 점검 위해 방문 하 여 4 개 보청기 를 점검 한 결과 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 좌측 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 가 출력 낮 아 보청기 수리 접수 하 였 습니다 . ( REC 교체 ) 2019 년 2 월 14 일 보청기 가 소리나 지 않 는다며 방문 하 여 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 를 수리 접수 하 였 습니다 . ( R / L : REC 교체 ) 2 월 22 일 소리 된 보청기 찾 기 위해 방문 하 여 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 도 소리 약하 다 하 여 보청기 성능 분석기 FONIX 7000 으로 측정 결과 규정 출력 보다 낮 음 으로 수리 접수 하 였 습니다 . ( R : REC 교체 ) 2019 년 3 월 우측 보다 좌측 보청기 가 소리 약하 다며 방문 , 스타키 보청 기사 Ignite - P 30 고막 형 보청기 ( 2012 년 구입 ) 청소 와 점검 후 보청기 재활 9 차 과정 진행 하 였 습니다 . 오늘 은 보청기 소리 가 약하 다며 부인 이 방문 하 여 스타키 보청 기사 3 Series - P 30 고막 형 보청기 ( 2017 년 구입 ) 를 보청기 성능 분석기 FONIX 7000 으로 측정 결과 좌측 보청기 가 왜곡 현상 있 어 수리 접수 하 였 습니다 . 큰 소리 불편 ( 고통 ) 한 보청기 를 착용 하 면 소음 성 난청 의 피해 로 말 소리 를 구분 하 고 전달 하 는 청신경 손상 으로 나중 에 는 말 소리 구분 을 영원히 못 하 는 피해 를 입 을 수 있 음 으로 보청기 재활 과정 을 진행 하 는 보청기 상 담사 선택 에 신중 하 기 바랍니다 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ========================= 난청 으로 일상 생활 에서 불편 하 여 컴퓨터 로 보청기 재활 을 진행 해야 하 는 보청기 를 구입 할 경우 보청기 소비자 는 아래 사항 을 참조 하 여 신중 하 게 판단 하 기 바랍니다 . 보청기 기종 선정 을 위한 최소한 의 기준 검사 를 실시 하 는가 ? * 헤드폰 같이 생긴 것 을 착용 하 고 검사 하 는가 ( 기 도 검사 ) - 청력 손실 의 정도 를 알 기 위해 * 머리띠 같이 생긴 것 을 착용 하 고 검사 하 는가 ( 골도 검사 ) - 청력 손실 의 종류 를 알 기 위해 * 말 소리 를 50 % 정도 알아듣 는 점 을 검사 하 는가 ( SRT ) - 작 은 소리 의 조절 점 을 알 기 위해 * 말 소리 를 편하 게 듣 는 점 을 검사 하 는가 ( MCL ) - 일상 생활 에서 편한 소리 를 듣 기 위해 * 큰소리 에 불편 을 느끼 는 점 을 검사 하 는가 ( UCL ) - 보청기 출력 제한 을 하 기 위해 * 보청기 예상 효율 에 대한 검사 를 하 는가 ( ( WRS ) - 보청 기구 입전 말 소리 를 알아듣 는 정도 를 사전 에 알 수 있 으며 보청기 재활 과정 에서 개선 되 는 정도 를 비교 하 여 상 담사 가 재 반영 하 기 위한 기준 이 며 보청기 고객 도 전 에 보청기 사용 시 효율 에 대하 여 이해 함 으로 신뢰 에 대한 문제 를 사전 예방 함 * 추천 할 보청기 의 기능 을 찾 기 위한 과정 을 진행 하 는가 ( 음감 테스트 과정 ) - 보청기 는 사용 고객 의 청각 상태 및 음감 에 따라 개인 별 로 필요 한 기능 이 달라집니다 . 그럼 으로 보청 기구 입전 필요 한 기능 을 찾 기 위한 과정 이 필요 하 며 이 과정 을 통하 여 청기 소비자 는 보청기 상 담사 의 보청기 재활 에 관한 업무 능력 을 파악 할 수 있 습니다 . 이때 주의 할 점 은 추천 하 는 보청기 의 기능 에 대하 여 세밀 하 게 파악 하 고 관찰 하 여 충분 하 게 조절 기능 을 활용 하 는 지와 필요 이상 의 기능 이 아닌지 에 대하 여도 살펴야 하 며 변화 하 는 청각 에 대한 대안 까지 감안 하 여 기종 을 선정 해야 할 것 입니다 . 그리고 조용 한 상담 센터 내 에서 는 일상 생활 에서 발생 할 큰소리 에 대한 불편 을 사전 에 알 수 없 음 으로 필히 큰 소리 및 기타 불편 한 소리 에 대하 여 불편 하 지 않 도록 하 는 업무 개선 능력 을 보청기 상 담사 가 가지 고 있 는지 를 확인 하 기 바랍니다 . 보청기 상 담사 가 최적 적합 이나 간편 조절 기능 만 으로 보청기 재활 과정 을 진행 한다면 조절 기능 이 많 은 보청기 로 재활 과정 을 진행 한다는 것 은 지불 하 는 보청기 가격 에 비하 여 제공 받 는 서비스 의 질 에 문제 가 있 으며 이 는 경제 적 인 손실 인 것 입니다 . * 보청기 구입 후 에 도 보청기 상 담사 의 업무 능력 에 대하 여 파악 해야 합니다 . 보청기 는 일반 적 인 상품 과 는 달리 보청기 수명 이 다 할 때 까지 의 사후 관리 에 대한 보청기 상 담사 의 인건비 가 포함 되 어 있 는 상품 ( 보청기 기계 에 대한 보청기 제조사 의 무상 보증 기간 과 는 다름 ) 임 으로 보청기 구입 후 일상 생활 에서 사용 하 면서 발생 하 는 문제점 에 대하 여 당당 하 게 상 담사 에게 개선 을 요구 해야 하 며 이러 한 사후 관리 가 상담 시 와 달리 제공 되 지 않 는 경우 당연히 반품 및 환불 을 받 을 수 있 으나 일부 보청기 상 담사 중 에 는 보청기 상 담시 와 는 달리 판매 후 에 는 상담 시 에 제시 하 지 않 은 여러 가지 핑계 나 . .. 적응 하 면 된다던 지 . .. 보청기 사용 고객 의 귀 문제 로 별다른 조치 없이 보청기 사용 을 종용 하 는 경우 가 있 는데 이 는 잘못 된 것 이 라 생각 합니다 . 그리고 보청기 재활 과정 을 보청기 상 담사 가 직접 하 지 않 고 보청기 제조사 직원 이 보청 기점 으로 출장 와서 진행 한다던지 , 보청기 제조사 와 컴퓨터 원격 연결 을 하 여 보청기 소리 조절 을 실시 한다면 구입 한 보청기 의 조절 기능 에 대해 보청기 상 담사 가 제대로 이해 하 지 못하 고 있 거나 재활 업무 능력 에 문제 가 있 는 것 입니다 . 보청기 제조사 에 따라 다르 지만 반품 기한 이 있 음 으로 보청기 상 담시 문서 로 반품 및 환불 에 대한 규정 을 명확히 할 필요 가 있 다고 생각 하 며 특히 노약자 의 상담 에 는 보청기 에 대하 여 정보 를 가진 가족 이 필히 참여 하 여 동참 하 기 를 추천 합니다 . 현재 우리 나라 보청기 유통 현실 은 보청기 상 담사 의 공인 화 나 업무 에 대한 평준 화 가 되 어 있 지 않 음 으로 보청기 상담 사간 업무 능력 편차 가 상상 이상 임 으로 제조사 선택 이전 에 먼저 보청기 상 담사 의 선택 이 보청기 사용 의 성공 과 실패 에 가장 중요 한 변수 입니다 . 부산 한미 보청기 난청 센터 를 선택 한다면 보청기 실패 에 대한 염려 는 없 습니다 . 아래 의 평가 표 에 의해 보청기 상담 과정 에서 점검 한다면 도움 되 겠 지요 ? 보청기 상담 시 점검 항목 필요 한 이유기 도 검사 실시 여부 청력 손실 의 정도 를 알 기 위해 골도 검사 실시 여부 청력 손실 의 종류 를 알 기 위해 말 소리 50 % 인지 점 ( SRT ) 어음 을 50 % 알아듣 는 점 과 순음 청력 검사 와 의 정확 성 을 확인 하 기 위해 편하 게 듣 는 점 ( MCL ) 일상 생활 에서 편한 소리 를 듣 기 위해 큰 소리 에 불편 을 느끼 는 점 ( UCL ) 보청기 출력 제한 을 하 기 위해 어음 검사 및 보청기 예상 효율 제시 ( WRS ) 사전 에 보청기 사용 시 효율 에 대하 여 이해 하 고 상담 사와 의 책임 관계 구분 음감 테스트 실시 여부 ( 보청기 상 담사 의 업무 능력 을 파악 하 는 과정 임 ) 청각 에 적절 한 기능 의 보청기 를 찾 고 상 담사 의 업무 능력 을 파악 하 기 위해 필요 하 며 이때 추천 하 는 보청기 의 조절 기능 을 충분 하 게 이해 하 고 불편 사항 에 대해 조치 하 는지 를 확인 ( 최적 적합 이나 간편 조절 기능 으로 조절 하 거나 보청기 회사 에서 출장 와서 재활 과정 진행 한다면 재활 업무 능력 파악 에 심사숙고 할 것 보청기 기종 변경 조건 에 대해 보청기 재활 과정 중 조절 기능 부족 으로 보청기 기종 변경 시 피해 를 막 기 위해 추천 보청기 기종 및 가격 비교 상담 사 의 업무 능력 이 동일 한 경우 보청기 구입 가격 비교 가 필요 하 며 그렇 지 않 다면 가격 비교 는 무 의미 함 사후 관리 관련 장비 성능 분석기 , 청소기 , 테스 트기 , 수리 장비 등 쾌적 한 보청기 사용 을 위한 관리 장비 반품 조건 및 환불 조건 , 반품 기간 에 대해 상담 사 책임 문제 로 반품 시 금전 피해 를 예방 보청기 재활 과정 에 대한 기록 유지 에 대하 여 상 담사 의 귀책 사유 로 청각 손실 의 피해 에 대비 사무실 방문 고객 의 반응 평가 고객 만족도 를 간접 적 으로 평가 보청 기구 입점 의 경영 상태 파악 보청기 사용 기간 동안 재활 비용 선납 지불 함 으로 보청기 사용 기간 중 경영 부진 의 폐업 에 대비 하 여 다음 카페 를 운영 하 는 한미 보청기 는 부산광역시 부전 2 동 에 만 있 습니다 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ========================= " 맑 고 좋 은 소리 " 인터넷 다음 카페 와 부산 한미 보청기 를 운영 하 고 있 는 보청기 상 담사 김재일 원장 은 보청기 불편 으로 보청기 구입 후 사용 하 지 않 고 보관 중 인 보청기 재사용 위해 보청기 재활 서비스 제도 를 실시 하 고 있 습니다 . 보청기 재활 서비스 제도 란 ? ( 신규 구입 하 지 않 고 타 보청 기점 에서 구입 한 보청기 이용 보청기 재활 과정 진행 ) 보청기 를 사용 하 는 회원 분 이나 가족 분 중 에 보청기 구입 후 보청 기점 에서 체계 적 인 사후 관리 서비스 를 제공 받 아 불편 없이 사용 하 는 경우 도 있 지만 여러 가지 이유 ( ? ) 로 보청기 사용 에 불편 사항 이 있 어도 참고 사용 하 고 있 거나 보청기 사용 을 포기 하 고 보관 중 인 회원 분 이나 가족 분 도 의외로 많이 있 음 을 보청기 상담 과정 에서 알 게 되 어 보청기 재활 서비스 제도 를 실시 하 게 되 었 습니다 . 현재 우리 나라 의 보청기 소비자 가격 은 보청기 구입 후 수명 이 다 할 때 까지 의 보청기 사후 관리 비용 이 포함 되 어 있 음 으로 보청 기구 입점 이 아닌 곳 에서 의 체계 적 인 보청기 사후 관리 받 기 가 보청 기점 이나 고객 의 입장 에서 한계 가 있 습니다 . 이러 한 현실 상 한계 를 해결 하 고자 보청기 재활 서비스 제도 를 시행 하 게 되 었 습니다 . 보청기 재활 서비스 제도 어떻게 운영 하 나요 ? - 한 미보 청기 를 방문 하 면 먼저 보청기 소리 조절 위한 관련 검사 와 상담 을 실시 합니다 . - 검사 자료 를 토대 로 음감 테스트 를 진행 하 며 개인 별 음감 특성 을 파악 합니다 . - 관련 검사 결과 에 따라 문제점 파악 과 개선 방 안 에 대하 여 설명 드립니다 . - 보청기 재활 서비스 기간 과 서비스 재활 비용 에 대하 여 상호 협의 하 여 결정 합니다 . - 결정 된 사항 에 대하 여 계약서 를 작성 하 고 보청기 재활 서비스 를 실시 합니다 . 보청기 재활 서비스 제도 를 이용 하 면 어떤 점 이 좋 은가요 ? - 현재 본인 의 청각 상태 와 사용 중 인 보청기 에 대한 정보 를 자세히 알 수 있 습니다 . - 현재 사용 중 인 보청기 에 대하 여 문제점 파악 과 불편 한 점 을 개선 할 수 있 습니다 . - 사용 않 고 있 는 보청기 를 재 활용 할 수 있 어 경제 적 으로 도움 됩니다 . - 현재 의 문제점 을 파악 하 고 파악 된 문제점 에 대한 해결책 을 제시 하 고 이행 합니다 . 보청기 재활 서비스 제도 를 이용 하 면 비용 이 어떻게 되 나요 ? - 본인 의 청각 상태 와 보청기 에 대한 문제점 분석 에 대한 비용 은 발생 하 지 않 습니다 . - 보청기 소비자 가격 기준 으로 70 ~ 90 % 인 보청기 상 담사 의 보청기 재활 서비스 비용 을 감안 하 여 보청기 재활 서비스 료 를 산출 합니다 . ( 산출 표 에 의거 ) 즉 , 보청기 의 소리 조절 기능 에 따라 비용 이 달라지 며 1 회 , 5 회 , 10 회 , 보청기 수명 만료일 까지 로 고객 분과 협의 하 여 보청기 재활 서비스 를 진행 합니다 . 타 보청 기점 에서 구입 한 보청기 가 불편 하 여 제대로 사용 하 지 못하 는 경우 라면 보청기 재활 과정 진행 을 위한 관련 검사 후 가져온 보청기 기능 이 청각 에 적절 한 기능 의 보청기 일 경우 보청기 재활 서비스 제공 으로 신규 보청기 판매 보다 보청기 재 사용 을 하 도록 하 는 것 에 한 미보 청기 는 자부심 과 보람 을 가지 고 있 습니다 . 보청기 상담 에 1 시간 30 분 이상 소요 됨 으로 사전 에 상담 예약 하 고 방문 하 기 바랍니다 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ========================= 부산 한미 보청기 보청기 상담 및 상담 예약 전화 번호 안내 근무 시간 내 상담 전화 번호 : 051 ) 803 - 9009 , 817 - 9118 , 817 - 9119 , 807 - 3114 , 816 - 3114 근무 시간 이후 상담 핸드폰 번호 : 010 - 6407 - 9119 공유 하 기 글 요소