도 51 b 는 사용 자 인터페이스 의 벤 틸 레이터 처리 패널 의 실시 예 를 도시 한다 . 도 51 b 에 도시 된 바 와 같이 , 벤 틸 레이터 치료 패널 에 는 시스템 활동 ( 예 : 폐 이미지 ) , 규정 된 양 의 NO ( 20 ) , 수동 모드 로 들어가 는 수단 , 남 아 있 는 유효 수명 측정기 ( 왼쪽 아래 모서리 ) , 측정 가스 값 , 경보 한계 ( 15 , 25 ) , 치료 설정 조정 ( 오른쪽 아래 모서리 에 있 는 3 개 의 버튼 ) 을 보여 주 는 애니메이션 이 표시 된다 . 더 하 기 부호 는 규정 된 양 을 값 에 비례 하 여 증가 시킨다 . 예 를 들 어 1 에서 10 까지 는 1 ppm 단위 로 증가 할 수 있 지만 10 을 초과 하 면 5 ppm 이 된다 . 빼 기 버튼 은 유사 한 감소 로 규정 된 양 을 감소 시킨다 . 일부 실시 예 들 에서 , NO 타 겟 값 이 원 하 는 값 으로 변경 될 때 까지 NO 타 겟 값 을 터치 하 고 손가락 을 위 또는 아래 로 미끄러짐 으로써 NO 타 겟 이 변경 될 수 있 다 . 도 51 c 는 키패드 가 있 는 중앙 버튼 이 사용 자 가 원 하 는 NO 농도 를 신속 하 게 선택 할 수 있 도록 빠른 설정 메뉴 를 팝업 하 는 방법 을 도시 한다 . NO 타 겟 또는 경보 설정 용 키패드 가 팝업 되 면 벤 틸 레이터 치료 영역 을 반 투명 하 고 활성 화 하 여 사용 자 가 항상 현재 치료 상태 를 볼 수 있 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 큰 NO 목표 번호 를 터치 하 는 것 은 또한 도 56 및 도 57 에 도시 된 바 와 같이 빠른 설정 메뉴 를 열 수 있 다 .