일 측면 에서 , 센서 ( 184 A 및 184 B ) 가 환자 의 피부 상 의 2 개 의 좌우 대칭 위치 와 적절 하 게 컨 택하 고 있 다고 컨 택 센서 들 ( 도 4 a 에서 보이 지 않 음 ) 이 결정 할 때 , 정전 용량 의 측정 은 센서 ( 184 A 및 184 B ) 로 동시 에 취해진다 . 일 측면 에서 , 동시 용량 측정치 들 은 좌우 대칭 위치 들 중 하나 의 아래 의 조직 이 손상 되 었 는지 여부 를 결정 하 기 위해 서로 비교 된다 . 일 측면 에서 , 정전 용량 측정치 는 개별 적 으로 각각 의 센서 ( 184 A 및 184 B ) 에 근접 한 조직 의 수분 함량 에 대응 하 는 SEM 값 으로 변환 되 고 SEM 값 들 이 비교 된다 . 일 측면 에서 , 등 가 전압 , 정전 용량 값 또는 다른 중간 신호 를 사용 하 여 비교 가 수행 된다 .