플로우식 입자 상 분석 장치 「 FPIA - 3000 」 ( 시스 멕스 사제 ) 의 측정 원리 는 , 흐르 고 있 는 입자 를 정지 화상 으로서 촬상하여 , 화상 해석 을 행 한다고 하 는 것 이 다 . 시료 챔버 에 첨가 된 시료 는 , 시료 흡인 시 린지 에 의해 , 플랫 시스 플로우 셀 로 보내 진다 . 플랫 시스 플로우 에 보내 진 시료 는 , 시스 액 사이 에 끼워져 편평 한 흐름 을 형성 한다 . 플랫 시스 플로우 셀 내 를 통과 하 는 시료 에 대해서 는 , 1 / 60 초 간격 으로 스트로 보광 이 조사 되 어 , 흐르 고 있 는 입자 를 정지 화상 으로서 촬영 하 는 것 이 가능 하 다 . 또한 , 편평 한 흐름 이 기 때문 에 , 초점 이 맞 은 상태 에서 촬상 된다 . 입 자상 은 CCD 카메라 로 촬상 되 고 , 촬상된 화상 은 512 × 512 의 화상 처리 해상도 ( 1 화소 당 0 . 37 × 0 . 37 ㎛) 로 화상 처리 되 며 , 각 입자 상 의 윤곽 추출 을 행하 여 , 입자 상 의 투영 면적 S 나 주위 길 이 L 등 이 계측 된다 .