BIC 로부터 수신 된 데이터 에 기초 하 여 계산 을 수행 하 는 것 에 추가 하 여 또는 대안 으로 , BIC 는 다른 유형 의 동작 을 위해 허브 또는 다른 BIC 로부터 수신 된 정보 를 사용 할 수 있 다 . 예 를 들 어 , 수신 된 데이터 는 BIC 에 연결 된 센서 로부터 수신 된 데이터 를 처리 하 기 위해 사용 되 는 알고리즘 을 교정 하 는 데 사용 될 수 있 다 . 다른 예 로서 , BIC 는 프로세싱 알고리즘 을 재 시작 하 거나 허브 또는 다른 장치 로부터 수신 된 정보 에 기초 하 여 새로운 기준 을 확립 할 수 있 다 . 이 예 에서 , BIC 는 허브 ( 100 ) 로부터 허브 ( 100 ) 또는 BIC 에 대응 하 는 센서 가 새로운 환자 에게 부착 되 었 다는 표시 를 포함 하 는 메시지 를 수신 할 수 있 다 . 따라서 , BIC 는 이 메시지 에 응답 하 여 상이 한 생리학 적 파라미터 에 대한 처리 알고리즘 또는 계산 된 기준 값 을 재 설정 할 수 있 다 . 추가 로 또는 선택 적 으로 , BIC 는 새로운 환자 에 대한 새로운 프로 파일 을 생성 할 수 있 고 , 환자 파라미터 의 모니터링 또는 환자 파라미터 와 관련 된 계산 을 맨 처음 부터 시작 할 수 있 다 .