도 134 는 NO 모듈 ( 1664 ) 및 하나 이상 의 가스 분석 모듈 ( 1672 ) 을 갖 는 환자 모니터 ( 1660 ) 의 실시 예 를 도시 한다 . 일부 실시 예 에서 , 흡기 가스 샘플 은 가스 분석 모듈 로 끌어들일 수 있 다 . 가스 분석 모듈 은 워터 트랩 , Nafion 튜브 길 이 , NO 센서 , O 2 센서 , NO 2 , 센서 , 압력 센서 및 온도 센서 및 가스 펌프 를 포함 할 수 있 다 . 도 134 에 도시 된 모듈 박스 는 도면 과 같이 별도 의 하우징 에 있 거나 환자 모니터 의 기본 하우징 에 통합 될 수 있 다 .