유세포 분석기 ( flow cytometry ) 의 개발 로 입자 로부터 광 스 캐 터 링 강도 ( light scattering intensity ) 의 각 종속 성 ( angular dependence ) 이 입자 의 내인 성 및 외인성 특성 에 관한 정보 의 부 ( wealth of information ) 를 포함 한다는 것 이 일찍 밝혀졌 다 . 예 를 들 면 , Mullaney , et al 은 세포 크기 평가 를 위해 약 0 . 5 도 내지 약 2 도 의 전방 광 스 캐 터 ( forward light scatter ) 의 사용 을 실험 적 으로 보여 주 었 다 . 동일 한 시간 동안 , 부수 적 인 광 빔 ( incident light beam ) 에 대한 세포 배향 성 이 흐름 방향 에 수평 인 축 의 대칭 을 갖 지 않 는 입자 에 대한 팝 플레이 션 해상도 ( population resolution ) 및 기구 민감 도 ( instrument sensitivity ) 에 영향 을 끼치 는 인공물 ( artifacts ) 이 도입 될 수 있 다는 것 이 또한 밝혀졌 다 . Loken et al . 은 고정 된 치킨 크 리트 로 사이트 ( chicken crythrocytes ) 의 형태 로 비구 형 입자 들 이 디스크 - 세포 구조 의 림 - 온 또는 페이스 - 온 일 루미 네이션 ( rim - on or face - on illumiation ) 에 관한 바이모달 스 캐 터 링 분포 ( bimodal scattering distribution ) 를 얻 는다는 것 을 보여 주 었 다 . 정액 세포 의 복잡 한 기하학 적 형태 에서 명백 한 비대칭 에 기인 한 스 캐 터 링 효과 에 의존 적 인 입자 배향 이 또한 보여 지 고 있 다 . 여러 연구자 들 은 유체 역학 적 외층 부 시스템 ( hydrodynamic sheath system ) 의 속도 흐름 필드 로 비대칭 을 도입 하 는 샘플 노즐 을 형태 화 하 는 것 으로 입자 를 배향 하 는 수동 적 인 해결책 을 제안 하 고 있 다 . 유세포 분석 구분 ( flow cytometric sorting ) 의 유효 한 X 및 Y 정액 식별 에서 가장 중요 한 측면 은 광학 스 캐 터 링 평면 에서 정액 의 방향 이 다 . 최근 신규 한 노즐 형태 는 구분 효율 ( sorting efficiency ) 에 극 적 으로 영향 을 미치 는 거의 2000 입자 / s 의 분석 율 의 광학 스 캐 터 링 평면 에서 최대 60 % 의 정액 헤드 의 적절 한 방향 을 보여 주 고 있 다 . 다른 연구자 들 은 보다 낮 은 입자 분석 율 ( 대략 400 입자 / s ) 의 코스트 에서 스캐닝 유세포 분석기 를 이용 하 여 거대 한 어레이 의 스 캐 터 링 각 위 에서 데이터 를 수집 하 는 것 에 의한 입자 비대칭 에 주목 하 고 있 다 . 시스템 은 연속 적 인 각 스 캐 터 링 데이터 스 패닝 ( spanning ) 70 도 를 보여 주 고 있 지만 , 데이터 는 비대칭 입자 에 대한 수집 된 각 스펙 트라 의 거대 한 변화 를 초래 하 는 멋 대로 의 입자 방향 에 상대 적 으로 취해진다 .