멸 균부 ( 60 ) 에 진입 하 기 전후 로 진공 상태 를 유지 하 는 공간 을 두 어 이 중막 으로 통과 하 면서 진공 상태 를 유지 하 면서 이 물질 진입 을 차단 한다 . 멸 균부 ( 60 ) 에 들어와서 진공 상태 에서 멸균 가스 를 공급 받 게 되 고 반창고 하나 를 멸균 하 기 에 적합 한 공간 설계 와 멸균 가스 공급량 , 그리고 멸균 후 의 환기 방식 까지 도 결정 하 여 설계 하 고 멸균 이 끝나 면 가스 를 배출 하 고 공기 를 세정 한 후 완료 하 게 된다 . 여기 선 멸균 가스 는 EO 가스 가 바람직 할 것 이 다 . 이때 주의 할 것 은 EO 가스 가 오랜 시간 노출 되 어 액화 상태 로 남 으면 사용 자 가 피부 에 닿 았 을 때 가벼운 화상 을 입 을 수 도 있 기 에 필요 이상 으로 EO 가스 에 노출 시키 지 않 도록 시간 설정 및 가스 공급 및 배출 에 대한 프로그램 에 신경 을 써서 설정 해야 한다 .