도 113 은 리 던 던 시 를 갖 는 NO 생성 시스템 의 실시 예 를 도시 한다 . 도면 의 좌측 상단 에서 , 흡기 유동 으로부터 의 샘플 가스 는 샘플 라인 ( 1350 ) 으로 들어가 서 필터 ( 1352 ) 및 나 피 온 튜브 ( 1354 ) 를 통해 이동 하 여 가습 샘플 로부터 습도 를 제거 하 고 건조 샘플 에 습도 를 추가 한다 . 이어서 가스 는 가스 센서 회로 로부터 의 내용물 이 환자 기도 로 들어가 는 것 을 방지 하 는 일 방향 밸브 ( 1356 ) 를 통해 흐른다 . 가스 는 수분 을 제거 한 워터 트랩 ( 1358 ) 을 통과 하 여 습기 를 제거 한 후 소수성 필터 ( 1360 ) 및 샘플 가스 펌프 로 유입 된다 . 펌프 너머 는 센서 매니폴드 ( 1371 ) 를 통한 가스 의 흐름 을 제어 하 고 펌프 로부터 의 흐름 의 맥동 을 감소 시키 는 중요 한 오리피스 이 다 . 교정 중 에 사용 될 건 조 가스 가 센서 팩 을 통해 전달 되 는 경우 가스 는 센서 를 보호 하 는 제 2 나 피 온 튜브 ( 1362 ) 를 통과 한다 . 압력 센서 는 샘플 팩 을 통한 유량 과 압력 을 모니터링 한다 . 그런 다음 가스 는 가스 분석 센서 를 지나 압력 센서 와 일 방향 체크 밸브 를 지나간다 . 샘플 가스 는 한쪽 다리 가 대기압 에 개방 되 고 다른 다리 에 바브 또는 작 은 보어 커넥터 를 제공 하 여 병원 진공 에 연결 되 는 T 피팅 을 통해 배출 된다 . 열린 다리 대 대기 는 진공 압력 이 센서 팩 을 통한 유량 을 증가 시키 거나 환자 흡기 흐름 에서 필요 한 것 보다 많 은 가스 를 끌 어 당기 는 것 을 방지 한다 .