장치 날짜 및 시간 업데이트 : 브리지 ( 302 ) 디바이스 는 연결 된 다중 활력 부호 캡처 시스템 ( 들 ) ( 들 ) 이 브리지 ( 302 ) 의 현재 날짜 및 시간 에 대하 여 내부 날짜 및 시간 설정 을 업데이트 할 수 있 도록 하 는 메커니즘 을 제공 할 수 있 다 . 다중 - 바이탈 - 사인 캡처 시스템 ( 104 ) 은 브리지 ( 302 ) 에 연결 하 는 동안 내부 실시간 클럭 을 업데이트 할 수 있 으며 , 이 에 따라 , EMR 데이터 캡처 시스템 ( 100 , 200 및 300 ) 과 함께 사용 되 는 모든 디바이스 에 대한 시간 참조 는 중앙 소스 로부터 얻 어 진다 . 모든 임베디드 시스템 실시간 클럭 기능 은 시간 에 따라 표류 하 며 , 이 메커니즘 은 다중 바이탈 - 사인 캡처 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 의 시간 및 날짜 구성 과 다중 바이탈 - 사인 캡처 시스템 의 동적 업데이트 ( 104 ) 의 기초 를 형성 합니다 . 따라서 지정 된 장치 에서 시간 과 날짜 를 설정 할 필요 가 없 습니다 . 멀티 바이탈 사인 캡처 시스템 ( 들 ) 104 에서 시간 을 유지 하 는 데 +/- 1 초 의 정확도 가 허용 됩니다 . 브리지 ( 302 ) 에서 장치 이전 버전 과 의 호환 성 : 브리지 302 장치 는 브리지 302 장치 에서 지원 하 는 다중 활력 기호 캡처 시스템 ( 들 ) 104 펌웨어 , 인터페이스 프로토콜 및 데이터 형식 의 모든 릴리스 버전 과 이전 버전 과 호환 되 어야 합니다 . 브리지 302 시스템 의 첫 번 째 릴리스 에서 . EMR 데이터 캡처 시스템 ( 100 , 200 및 300 ) 의 정상 작동 을 위한 일부 구현 에서 다중 활력 부호 포획 시스템 ( 들 ) 104 의 모든 개정판 과 함께 브리지 ( 302 ) 의 역방향 . 특정 제품 의 모든 장치 가 동일 한 개정 수준 에 있 거나 단일 제조 업체 또는 다른 제조 업체 의 다른 제품 이 동일 한 인터페이스 프로토콜 또는 기타 중요 한 구성 요소 개정 을 지원 한다고 보장 할 수 없 습니다 .