수동 환기 를 위한 스캐빈저 경로 는 또한 벤 틸 레이터 NO 회로 의 임의 의 부분 에 고장 이 있 는 경우 벤 틸 레이터 NO 전달 을 위한 백업 회로 로서 작용 할 수 있 다 . 선택기 밸브 를 사용 하 면 두 번 째 회로 에 대해 수동 모드 와 벤 틸 레이터 모드 중 에서 선택 할 수 있 다 . 밸브 의 작동 은 수동 , 자동 또는 소프트웨어 제어 가 가능 하 다 . 수동 작업 의 경우 레버 , 회전 노브 , 푸시 풀 밸브 , 슬라이딩 컨트롤 또는 기타 수동 메커니즘 을 사용 할 수 있 다 . 소프트웨어 제어 옵션 은 카트리지 의 메커니즘 에 물리 적 으로 결합 하 거나 카트리지 밸브 메커니즘 내 의 철 슬러그 에 전자기력 을 가하 는 밸브 의 솔레노이드 작동 을 포함 한다 . 일부 실시 예 에서 , 수동 / 환기 선택기 는 송풍기 지지 부 를 향해 편향 될 수 있 다 . 예 를 들 어 , 실제 수동 환기 장치 가 시스템 에 연결 된 경우 에 만 선택기 가 수동 위치 에 남 아 있 을 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 제어기 내 의 광학 센서 는 선택기 의 위치 를 검출 하 고 수동 모드 가 스크린 또는 디스플레이 상 에서 가능 하 다는 것 을 사용 자 에게 디스플레이 할 수 있 다 . 벤 틸 레이터 기능 도 지원 하 도록 수동 인공 호흡 장치 회로 를 활성 화 하 면 중복 벤 틸 레이터 지원 과 수동 기능 을 모두 제공 하 기 위해 제 3 스캐빈저 경로 가 필요 하 지 않 는다 .