이 출력 은 고압 탱크 ( 13 ) 내부 의 승압 트랜스 ( 11 ) 에서 고압 으로 승압 되 고 , 다시 고압 정류부 ( 12 ) 에서 직류 전압 으로 정류 된 후 에 , 최종 부하 인 튜브 ( 14 ) 에 공급 되 어 , 엑스레이 가 나오 게 된다 . 이때 의 관 전압 은 실시간 으로 관 전압 검 출부 ( 29 ) 에서 검출 되 고 , 다시 관 전압 소프트 스타트 ( 32 ) 의 출력 값 과 비교 되 어 , 결국 은 주 제 어부 ( 21 ) 에서 출력 된 값 과 일치 하 도록 폐 루프 제어 가 이루어진다 .