기울기 간격 을 측정 한 후 , 의료 영상 진단 장치 는 중요 부위 간격 을 추출 할 수 있 다 . 의료 영상 진단장 치 는 기울기 간격 기반 의 간격 을 측정 한 후 1123 단계 에서 분산 값 을 측정 할 수 있 다 . 예 를 들 면 , 도 12 g 와 같이 최대 값 을 가지 는 3 개 의 포인트 들 과 최소 값 을 가지 는 3 개 포인트 들 을 제외 한 포인트 들 의 분산 을 측정 할 수 있 다 . 분산 측정 방법 은 좌측 및 우측 의 2 픽셀 들 을 포함 5 개 의 픽셀 들 에 대한 분산 을 측정 할 수 있 다 . 의료 영상 진단 장치 는 1125 단계 에서 최대 분산 을 가지 는 포인트 로부터 전반부 와 후반부 를 구분 하 고 , 1127 단계 에서 전반부 및 후반부 의 전후 5 픽셀 을 제외 한 부분 에 대한 중간 값 을 각각 C 2 - C 3 및 C 6 - C 7 의 위치 로 설정 할 수 있 다 . 의료 영상 진단 장치 는 1129 단계 에서 중요 부위 인 C 2 - C 3 및 / 또는 C 6 - C 7 의 위치 에서 제 1 진단 라인 ( prevertebral line ) 과 제 2 진단 라인 ( anterior vertebral line ) 사이 의 두께 를 측정 할 수 있 다 .