세정 기구 는 또한 지혈 밸브 조립 체의 내부 루멘 의 길 이 방향 축 을 중심 으로 회전 가능 할 수 있 다 . 회전 가능 허브 ( hub ) 또는 칼라 ( collar ) 내 에 배치 된 세정 기구 는 장치 의 원주 방향 영역 둘레 의 모든 각도 지점 으로부터 의 혈전 물질 의 제거 를 용이 하 게 할 수 있 다 . 원주 둘레 에서 의 세정 은 또한 강모 들 에 의해 인가 되 는 세정력 의 방향 을 변화 시킴 으로써 큰 조각 의 혈전 물질 을 분해 시키 는 것 을 도울 수 있 다 . 더 작 은 조각 의 혈전 물질 은 흔히 흡인 또는 여과 를 통해 회수 경로 로부터 더 용이 하 게 제거 되 어 , 이 들 이 혈관 내 로 재 도입 되 지 않 는 것 을 보장 하 는 데 도움 을 준다 . 게다가 , 회전 가능 기구 는 강모 들 , 스프레이 소스 들 , 또는 다른 세정 요소 들 의 밀도 의 변화 를 허용 할 수 있 다 . 이전 의 예 와 유사 하 게 , 장치 는 회수 장치 가 혈관 구조 로부터 전달 및 제거 되 는 것 과 동일 한 방식 으로 전달 시스템 의 원위 단부 로부터 연장 되 는 장치 샤프트 상 에 추력 을 인가 함 으로써 세정 기구 를 통해 제거 경로 를 따라 이동 된다 . 장치 는 인가 된 힘 의 방향 을 교번 시킴 으로써 세정 기구 를 통해 상류 및 하류 로 이동 될 수 있 다 .