본 예의 IGS 내비게이션 시스템 ( 100 ) 은 일 세트 의 자기장 발생기 ( magnetic field generator ) ( 122 ) 를 포함 한다 . 외과 시술 이 시작 되 기 전 에 , 자기장 발생기 ( 122 ) 가 환자 의 머리 에 고정 된다 . 도 3 에서 가장 잘 볼 수 있 는 바 와 같이 , 자기장 발생기 ( 122 ) 는 환자 의 머리 에 클램 핑 되 는 ( clamped ) 프레임 ( 120 ) 내 에 통합 된다 . 이러 한 예 에서 자기장 발생기 ( 122 ) 가 환자 의 머리 에 고정 되 지만 , 자기장 발생기 ( 122 ) 가 대신 에 다양 한 다른 적합 한 위치 에 그리고 다양 한 다른 적합 한 구조 체 상 에 위치 될 수 있 는 것 이 이해 되 어야 한다 . 단지 예 로서 , 자기장 발생기 ( 122 ) 는 환자 가 그 상 에 위치 되 는 테이블 또는 의자 에 고정 되 는 독립 구조 체 상 에 , 환자 의 머리 에 대해 위치 가 로킹 된 ( locked ) 바닥 - 장착 형 스탠드 ( floor - mounted stand ) 상 에 , 그리고 / 또는 임의 의 다른 적합 한 위치 ( 들 ) 에 그리고 / 또는 임의 의 다른 적합 한 구조 체 ( 들 ) 상 에 장착 될 수 있 다 .