1 시야 에 대한 CT 촬상이 시작 되 면 ( S 900 ) , 최초 에 , 연산 부 ( 70 ) 는 , X 선 검출기 ( 23 . 1 ) 에서 검사 대상 을 촬상시킨다 ( S 902 ) . 즉 , 연산 부 ( 70 ) 는 , X 선 초점 을 X 선 검출기 ( 23 . 1 ) 에 대응 하 는 위치 ( a 1 - 1 ) 로 이동 하 고 촬상 한다 . 또한 , X 선 초점 의 이동은 , 전자 적 으로 행하 여 지 기 때문 에 노광 시간 이나 메커 닉 이동 시간 에 비하 여 무시 할 수 있 을 만큼 고속 이 다 . 촬상 ( 검출기 의 노광 ) 시간 은 미리 설정 하 여 두 어도 좋 고 , 육안 으로 임의 의 시간 으로 설정 할 수 도 있 다 . 검사 대상 의 촬상 데이터 는 , X 선원 으로부터 X 선 을 조사 하 고 , X 선 검출기 를 노광 함 으로써 얻 어 진다 . 노광 시간 은 , 검사 대상 의 사이즈 나 , X 선원 이 발생 하 는 X 선 의 강도 로부터 미리 정하 여 두 는 것 이 가능 하 다 .