단계 ( 112 ) 에서 , " 주어진 빔 에 대한 관심 영역 은 ' Ai ' 가 Li 보다 최소한 특정 임계 치 만큼 작 다면 혈관 의 내부 로 고려 된다 . 그러 한 빔 은 울림 이 없 는 영역 ( aneochoic regions ) 은 일반 적 으로 검 은 픽셀 을 사용 하 여 디스플레이 되 므로 "" 어두운 "" 이라고 라벨 링 된다 . 혈관 의 중심 에 놓여진 빔 을 "" 어두운 "" 이라고 라벨 링 되 기 위하 여 임계 치가 설정 된다 . 그러나 ", 그것 만 으로 , " 그러 한 실행 은 종종 혈관 내 에 있 으나 가장자리 에 가까운 빔 의 일부 를 "" 어두운 "" 이라고 라벨 링 되 지 않 는데 ", 이 는 관 의 가장자리 가 촬상 에서 , 특히 부 정확 한 촬상 에서 는 밝 은 부분 에서 어두운 부분 으로 뚜렷 한 전환 이 이루어지 지 않 을 수 있 기 때문 이 다 . 그러 한 상황 에서 아티 팩 트 ( artifacts ) 를 피하 기 위해서 , 라벨 링 된 영역 근처 의 이웃 하 는 빔 들 또한 라벨 링 된다 . 단계 ( 113 ) 에서 , " 확인 된 "" 어두운 "" 빔 의 전 과 후 의 ' n ' 빔 들 은 또한 "" 어두운 "" 이라고 라벨 링 된다 . ' n ' 은 부 정확 한 도착 시간 추정 값 을 갖 지 않 는 영역 에서 의 교정 의 정확 성 을 감소 시키 는 것 과 부 정확 한 추정 도착 시간 오류 들 에 의해 발생 되 는 아티 팩 트 를 피하 는 것 의 타협 으로 선택 된다 . 단계 ( 114 ) 에서 ", ' 어두운 ' 이라고 라벨 링 된 빔 은 도 7 의 단계 ( 104 ) 에 기술 된 신뢰 가능 한 것 또는 신뢰 불 가능 한 것 으로 상관 합 을 라벨 링 한 마스크 안 으로 편입 된다 .