도 14 를 참조 하 면 , 차단 부재 는 삼첨판 막 튜브 에 결합 되 는 지지 와이어 ( support ) 와 , 상기 지지 와이어 에 결합 되 는 차단 막 ( blocking membrane ) 으로 이루어진다 . 지지 와이어 는 원형 의 형상 을 지니 며 , 차단 막 은 깔때기 형상 을 지니 는 유연 성 을 지니 는 막 ( membrane ) 이 다 . 차단 막 은 우심실 에 위치 하 여 , 심장 의 이 완 시 에 는 혈압 에 의해 하부 의 홀 ( hole ) 이 크 게 형성 되 어 혈류 의 흐름 이 원활 하 고 , 반대 로 심장 의 수축 시 에 는 유연 성 을 지니 는 막 ( membrane ) 의 특성 상 혈압 때문 에 수축 하 여 하부 의 홀 은 아주 작 게 형성 되 고 이 에 따라 혈액 의 역류 를 막 게 된다 . 따라서 , 삼첨판 막 의 불완전 닫힘 현상 으로 인해 발생 되 는 공간 을 효율 적 으로 막 게 되 는 것 이 다 .