상기 인 - 시추 셀 ( 100 ) 의 내부 를 진공 의 분위기 로 전환 하 려면 , 제 5 솔레노이드 밸브 ( 85 ) 를 닫 고 제 3 솔레노이드 밸브 ( 83 ) 를 열 면 상기 인 - 시추 셀 ( 100 ) 의 내부 에 존재 하 던 가스 가 배기 된다 . 이때 , 상기 진공 펌프 ( 300 ) 를 작동 시키 며 상기 진공 펌프 ( 300 ) 는 일반 로타리 펌프 를 사용 할 수 있 다 . 상기 제 2 솔레노이드 밸브 ( 82 ) 와 상기 제 3 솔레노이드 밸브 ( 3 ) 사이 에 상기 압력 게이지 ( 90 ) 를 장착 함 으로써 상기 인 - 시추 셀 ( 100 ) 내부 의 압력 을 확인 할 수 있 다 . 또한 , 상기 제 3 솔레노이드 밸브 ( 83 ) 의 끝 부분 에 진공 게이지 를 설치 함 으로써 상기 인 - 시추 셀 내부 의 진공도 를 확인 할 수 있 다 . 측정 이 수행 되 는 동안 상기 냉각수 순환 장치 ( 200 ) 가 작동 함 으로써 원 하 고자 하 는 측정 환경 에서 상기 인 - 시추 셀 ( 100 ) 을 열 적 으로 보호 한다 .