도 1 을 참조 하 면 , 전자 의료 영상 장치 ( 10 ) 는 신호 생 성부 ( 100 ) , 신호 생 성부 ( 100 ) 의 일면 에 접촉 하 여 전기 신호 를 인가 하 는 전원 ( 150 ) , 신호 생 성부 ( 100 ) 와 접촉 하 는 신호 저 장부 ( 200 ) , 및 신호 저 장부 ( 200 ) 와 접촉 하 는 신호 변환 부 ( 300 ) 를 포함 한다 . 도시 된 바 와 같이 , 상기 신호 생 성부 ( 100 ) , 신호 저 장부 ( 200 ) , 및 신호 변환 부 ( 300 ) 는 순차 적 으로 형성 된 층상 구조 일 수 있 으며 , 신호 생 성부 ( 100 ) 부터 신호 저 장부 ( 200 ) , 그리고 신호 변환 부 ( 300 ) 의 순서 로 적층 되 도록 형성 하 거나 또는 그 반대 의 순서 로 적층 되 도록 형성 할 수 있 다 . 신호 생 성부 ( 100 ) , 신호 저 장부 ( 200 ) , 및 신호 변환 부 ( 300 ) 의 구조 및 작용 에 관한 상세 한 설명 은 각각 분리 하 여 하 기 에 설명 하 기 로 한다 .