본질 적 으로 정반사 인 , 홀 외부 의 샘플 표면 으로부터 반사 된 광선 은 홀 에서부터 의 반사 광선 보다 훨씬 더 강하 고 공간 적 으로 좀 더 집중 된다 . 게다가 , 홀 에서부터 반사 된 광선 신호 가 홀 에서부터 산란 된 광선 신호 보다 훨씬 더 강하 고 공간 적 으로 더 집중 된다 . 따라서 , 반사 된 모든 정보 를 동시 에 획득 하 고 측정 할 수 있 도록 넓 은 동적 범위 가 요구 된다 . 추가 적 으로 , 공간 필터 ( 가령 , 마스크 ) 를 반사 된 광선 으로 삽입 하 는 것 이 유용 할 수 있 으며 , 이러 한 공간 필터 는 , 오직 정반사 성 광선 의 영역 만 을 차단 하 여 정반사 를 제거 하 거나 , 축 에 가까운 정반사 성 광선 의 영역 을 차단 하 여 홀 외부 의 평평 한 영역 에서 반사 된 , 산란 된 광선 신호 를 제거 할 수 있 고 , 따라서 , 반사 된 광선 의 포화 를 경험 하 지 않 고 충분 한 검출 통합 시간 이 가능 하 도록 한다 . 더 약한 하이 앵글 반사 와 산란 이 분석 될 필요 가 있 는 경우 , 가령 , 구경 조리개 ( aperture stop ) 차단 을 적절히 제공 함 으로써 , 축 에 가까운 반사 를 차단 하 는 것 이 가능 하 다 .