상처 또는 다른 손상 의 3 - 차원 구조 에 관한 정보 를 얻 는 것 은 적절 한 이미 징 장치 또는 3 - 차원 이미 징 장치 로 도 불리 는 타 겟 의 3 - 차원 이미지 또는 모델 을 생 성 할 수 있 는 이러 한 이미 징 장치 를 포함 하 는 시스템 을 사용 하 여 수행 될 수 있 다 . 상기 이미 징 장치 는 3 D 스캐닝 장치 일 수 있 다 . 3 D 스캐닝 은 실제 개체 또는 환경 을 분석 하 여 이것 의 색상 과 같 은 모양 및 외형 에 대한 데이터 를 수집 하 는 프로세스 이 다 . 그런 다음 상기 수집 된 데이터 를 사용 하 여 디지털 3 D 모델 을 구성 할 수 있 다 . 3 D 스캐닝 장치 는 접 촉식 ( contact ) 및 비 - 접 촉식 ( non - contact ) 으로 분류 될 수 있 다 . 상처 의 경우 에 는 접 촉식 이 바람직 하 지 않 을 수 있 으므로 , 본원 에서 사용 되 는 이미 징 장치 는 바람직 하 게 는 비 - 접 촉식 이 며 , 수동형 또는 능동형 일 수 있 다 . 능동형 스캐너 는 개체 또는 환경 을 조사 하 기 위해 소리 , 방사선 또는 빛 을 방출 하 고 물체 를 통과 하 는 반사 또는 방사선 을 감지 한다 . 사용 가능 한 방출 유형 에 는 빛 , 초음파 또는 엑스레이 가 사용 된다 . 능동형 이미 징 장치 는 , 예 를 들 어 비행 시간 ( time - of - flight ) , 삼각 측량 ( triangulation ) , 또는 공 초점 레이저 스캐너 ( conoscopic laser scanner ) 와 같 은 3 D 레이저 스캐너 ; 또는 구조 - 광 또는 변조 광 3 D 스캐너 ( structured - light or a modulated light 3 D scanner ) 와 같 은 3 D 레이저 스캐너 일 수 있 다 . 수동형 이미 징 장치 는 , 예 를 들 어 2 개 의 카메라 를 포함 하 는 것 과 같 은 입체 시스템 ( stereoscopic system ) 또는 광도계 ( photometric system ) 일 수 있 다 .