구체 적 으로 는 , 도 4 에 나타내 는 것 과 같이 , 기전력 검출 회로 ( 40 ) 는 증 폭부 와 A / D 변환 부 ( 43 ) 로 구성 되 며 , A / D 변환 부 ( 43 ) 의 출력 은 앞 에서 설명 한 신호 처 리부 ( 30 ) 의 유량 연산 부 ( 50 ) 로 출력 된다 . 본 실시 형태 에서 는 증 폭부 는 제 1 증 폭부 ( 41 ) 와 제 2 증 폭부 ( 42 ) 의 2 단계 증폭 을 하 는 구성 으로 하 고 있 고 , 제 1 증 폭부 ( 41 ) 와 제 2 증 폭부 ( 42 ) 는 각각 차동 증폭기 ( OP 1 , OP 2 ) 와 저항 ( R 1 내지 R 8 ) 및 커패시터 ( C 1 내지 C 4 ) 등 으로 구성 되 는 통상 의 증폭기 이 다 . 또 , A / D 변환 부 ( 43 ) 는 제 1 증 폭부 ( 41 ) 및 제 2 증 폭부 ( 42 ) 에서 증폭 된 아날로그 전기 신호 를 디지털 신호 로 변환 한다 .