다양 한 실리카 등급 의 입자 크기 를 회절 광 산란 기술 에 대한 ISO 13320 - 1 의 권고 에 따라 맬 번 마스터 사이 저 2000 에 의해 측정 하 였 다 . 25 ℃ 및 35 내지 55 % r . H 에서 템퍼링 된 물질 의 분액 ( 약 5 g ) 을 건조 분산 유닛 의 진동기 호퍼 ( Sirocco ) 내 로 샘플링 하 였 다 . 디 스펜서 게이트 의 플로우 애퍼처 ( flow aperture ) 는 생성물 이 타이곤 튜브 를 사용 하 여 측정 대역 을 통해 30 초 동안 50 % 의 진동 공급 속도 로 흐르 도록 설정 된다 . 0 . 1 bar 의 디 스펜서 압력 에서 의 샘플 측정 을 30 초 동안 30000 개 의 스냅 사진 을 찍 었 다 . 샘플 을 초점 이 맞춰진 광 의 빔 ( 적색 광 을 위한 헬륨 - 네온 레이저 및 청색 을 위한 고체 상태 광원 ) 에 통과 시키 고 광 을 산란 시켜 0 . 02 내지 2000 μ m 의 입자 를 측정 하 였 다 . 부피 기준 중간 입자 직경 ( D ( v , 50 ) ) 을 프라운호퍼 근사 ( Fraunhofer approximation ) 를 사용 하 여 결정 하 였 다 .