전술 한 바 와 같이 , 시스템 은 또한 니 들 을 빠져나가 는 유체 압력 에 상당 하 는 특성 값 을 감지 하 는 동압 감지 성능 을 포함 할 수 있 다 . 도 7 에 도시 된 바 와 같이 , 시스템 은 상대 적 인 유체 압력 을 나타내 기 위해 검출 된 특성 값 의 상대 적 레벨 을 나타내 는 그래픽 표시 를 포함 할 수 있 다 . 이러 한 방식 으로 , 시스템 은 니 들 의 위치 ; 니 들 이 막혀 있 는지 여부 ; 및 주사 가 수행 되 는 조직 유형 의 결정 ( 이 에 한정 되 지 않 음 ) 을 포함 하 는 다양 한 조건 의 표시 를 사용 자 에게 제공 할 수 있 다 . 근육 , 지방 조직 , 인대 또는 혈관 과 같 은 특정 조직 유형 의 압력 감지 는 주사 를 수행 할 때 특정 위치 를 선택 하 고 , 통증 을 감소 시키 며 그리고 / 또는 조직 손상 을 없애 기 위한 중요 한 정보 를 제공 할 수 있 다 . 특히 , 시스템 은 주사 중 에 압력 센서 로부터 실시간 으로 신호 를 수신 한다 . 검출 된 압력 이 제 1 압력 을 초과 하 면 , 제 1 신호 가 조명 된다 . 이 는 일련 의 점진 적 으로 더 높 은 임계 값 들 에 대해 단계 적 으로 계속 되 어 , 다음 번 더 높 은 임계 값 이 초과 될 때 다른 신호 또는 추가 신호 를 조명 한다 . 이러 한 방식 으로 , 시스템 은 주사 동안 의 배출 압력 에 관한 피드백 을 사용 자 에게 제공 할 수 있 다 .