3 . 주머니 는 부착 된 제공 세트 와 함께 공급 되 어 병원 의료진 이 취급 할 필요 가 없 게 된다 . 이 에 일 방향 밸브 가 있 는 ' 혈액형 ' 펌프 가 부착 될 것 이 다 . ( IV - 유사 ) 정맥 내 - 유사 주머니 에 는 주머니 가 IV 수액 스탠드 에 매 달 수 있 도록 하 며 내시경 의 위 에 배치 / 매달 수 있 도록 하 는 부착물 이 존재 할 것 이 다 . 그 후 , 내시경 의학자 는 밀폐 장치 스 크류 탑 을 벗겨 내 고 , 결장 경 또는 내시경 의 팁 에서 생검 겸자 채널 을 통하 여 주입 하 고자 하 는 내시경 루어 - 록 포트 에서 의 루어 - 록 팁 에 부착 시킨다 . 안전 장치 는 팁 이 가압 하 에서 날아갈 경우 부착 된다 . 그 후 , 생성물 이 ' 제공 세트 ' 를 따라 가압 메카 니즘 을 사용 하 여 제공 세트 의 아래 로 흐르 도록 함 에 따라 튜브 로부터 공기 를 빼내 고 , 공기 가 빠진 후 분변 만 이 투여 펌프 를 사용 하 여 환자 의 결장 에 투여 되 며 , 예 를 들 면 약간 의 염수 로 세척 될 것 이 다 .