장치 : 도 16 에 개략 적 으로 도시 된 상부 판 를 갖 는 도 15 에 개략 적 으로 도시 된 2 리터 유리 발효기 를 사용 하 여 배양 을 회분 식 으로 성장 시켰 다 . 온도 및 pH 는 pH 및 온도 탐침 및 시판 되 는 제어기 로 조절 되 고 모니터링 되 었 다 . pH 는 2 N NaOH 의 자동 첨가 를 통하 여 조정 되 었 다 . 생물 반응기 의 포트 는 영양분 보충 제 및 거품 방지 제 의 공급 ; 접종물 ; 베이스 ; 신선 한 배지 의 전달 ; 및 무균 시료 화 에 이용 가능 하 였 다 . 교반 은 터빈 에 의해 제공 되 고 , 가스 는 유리 프릿 을 통해 스파 징 된다 . 반응기 시스템 은 도 17 에 개략 적 으로 도시 되 어 있 다 . 이것 은 압력 게이지 ; 가스 유량계 ; 안전 및 체크 밸브 ; 0 . 2 마이크 론 필터 ; 생물 반응기 용기 , 센서 , 구 동기 및 제어기 ; 콘덴서 및 거품 포집 기 ; 및 유출 배출구 를 포함 하 였 다 . 가스 공급 은 압축 된 H 2 , 압축 된 CO 2 및 수용 공기 로부터 이루어지 며 , 각각 20 psi 로 조절 되 었 다 . 가스 전달 시스템 의 개략 도 가 도 18 에 도시 된다 . H 2 및 CO 2 는 가스 의 상대 분 율 을 설정 하 는 유동 분배 기 ( Matheson G 2 - 4 D 151 - E 401 / E 401 , 20 psi ) 로 전달 되 었 다 . 유량 조절기 에 사용 된 설정 은 c . l . H 2 = 35 ; c . l CO 2 = 10 ; 및 c . l 공기 = 55 이 었 다 . 이것 은 GC ( Shimadzu GC - 8 A , TCD 검출기 및 Alltech CTR I 컬럼 ) 로 측정 한 바 와 같이 64 % H 2 , 11 % CO 2 , 5 . 4 % O 2 의 반응기 로 전달 된 가스 믹스 를 유도 하 였 다 .