처리 패널 상 의 아크 , 또는 방사형 또는 선형 게이지 는 가능 한 NO 농도 의 범위 를 나타내 며 , 현재 작동 범위 를 강조 한다 . 일부 실시 예 에서 , 아크 로 표시 되 는 척도 는 환자 유형 , 예 를 들 어 신생아 의 경우 0 내지 40 , 및 성인 의 경우 0 내지 80 으로 조정 될 수 있 다 . 시작 버튼 은 호 의 중앙 에 위치 하 고 치료 가 활성 화 될 때 일시 정지 버튼 으로 전환 할 수 있 다 . 인터페이스 에 는 수동 모드 로 들어가 는 버튼 이 포함 될 수 도 있 다 . 호 에서 강조 표시 된 영역 은 설정 된 농도 주변 의 경보 한계 / 허용 오차 를 나타낸다 . 농도 가 이 브래킷 위나 아래 로 떨어지 지 않 으면 알람 이 생성 된다 . 일 실시 예 에서 , 사용 자 인터페이스 는 사용 자 가 원 하 는 알람 한계 의 위치 에서 아크 를 터치 할 수 있 게 하 는 터치 스크린 이 다 . 일 실시 예 에서 , 사용 자 는 스크린 을 터치 하 고 호 를 따라 알 람 한계 를 원하 는 레벨 로 드래그 할 수 있 다 .