하우징 ( 12 ) 에 대한 회전 이 없이 작 동기 ( 50 ) 가 축 방향 으로 계속 끼워질 수 있 음 에 따라 , 다이알 부재 ( 32 ) 는 , 투여 버튼 ( 56 ) 에 대해서 회전 됨 에 따라 , 하우징 ( 12 ) 내 로 역 으로 나사 작업 된다 . 주입 하 여야 하 는 양 이 여전히 남 았 다는 것 을 나타내 는 투여 마킹 을 창 ( 36 ) 을 통해서 볼 수 있 다 . 투여 설정 부재 ( 30 ) 가 원위 적 으로 하향 나사 작업 됨 에 따라 , 구동 부재 ( 28 ) 가 원위 적 으로 전진 되 어 , 피스톤 ( 26 ) 을 저 장용기 ( 20 ) 를 통해서 밀 고 약제 를 바늘 ( 24 ) ( 도 2 ) 을 통해서 방출 한다 .