NO 생성 을 제어 하 는 다양 한 방법 이 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 다음 입력 중 하나 이상 이 있 는 조회 테이블 을 사용 하 여 플 라즈 마 파라미터 를 결정 하 는 NO 생성 시스템 을 사용 할 수 있 다 : 타 겟 흡입 NO 농도 , 카트리지 유형 , 흡기 유량 , 흡기 온도 , 흡기 습도 , 흡기 압력 , 주변 온도 , 플라 즈 마 챔버 압력 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 , 주변 압력 , 주변 습도 , 공기 저 장소 압력 , 흡기 O 2 측정 , 흡기 O 2 한계 , 반응 가스 O 2 수준 및 벤 틸 레이터 흡기 라인 에서 NO 값 측정 . 일부 실시 예 에서 , 대기 로 공기 를 끌 어 당기 고 , 플 라즈 마 를 통해 상기 공기 를 펌핑 하고 , 공기 를 환자 에게 2 차 공기 흐름 과 병합 하 기 전 에 상기 공기 를 청소 하 고 여과 하 는 NO 생산 시스템 이 사용 될 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 환자 흡기 흐름 에서 누출 을 방지 하 기 위해 꺼져 있 을 때 흐름 을 차단 하 는 펌프 를 사용 하 는 NO 발생 시스템 이 사용 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 흡기 흐름 에서 누출 을 방지 하 기 위해 NO 발생 이 해제 될 때 밸브 를 사용 하 여 유동 을 차단 하 는 NO 발생 시스템 이 사용 될 수 있 다 .