이러 한 정확도 는 센서 가 열 평 형 상태 및 등온 조건 ( 센서 패키지 전체 의 온도 차이 가 없 음 ) 에 있 을 때 만 보장 되 고 달성 가능 합니다 . 검출기 의 정확도 는 ( 다른 사람 의 사이 에서 ) 같 은 원인 에 의해 유도 된 패키지 의 온도 차이 에 의해 영향 을 받 을 수 있 습니다 : 센서 뒤 에 뜨거운 전자 장치 , 센서 뒤 에 또는 센서 옆 에 히터 / 쿨러 또는 센서 에 매우 가까운 뜨거운 / 차가운 물체 에 의해 감지 소자 뿐 만 아니 라 검출기 패키지 의 감속 요소 만 가열 합니다 . 디지털 적외선 센서 ( 2108 ) 의 일부 구현 에서 열 그라 데 이 션 은 내부 적 으로 측정 되 고 측정 된 온도 는 열 그라 데 이 션 을 고려 하 여 보정 되 지만 그 효과 는 완전히 제거 되 지 는 않 습니다 . 따라서 열 그라 데 이 션 의 원인 을 최대한 피하 거나 열 그라 데 이 션 으로부터 센서 를 보호 하 는 것 이 중요 합니다 .