OCT 이미 징 장치 ( 200 ) 는 미리 결정 된 스캔 패턴 에 따라 망막 ( 10 ) 의 스캐닝 된 영역 ( R ) 을 가로 질러 레이저 빔 을 스캐닝 하 고 , 스캔 위치 가 스캐닝 된 영역 ( R ) 을 통해 이동 함 에 따라 각각 의 B 스캔 ( 400 ) 을 구성 할 A 스캔 을 획득 함 으로써 OCT 이미지 데이터 를 생성 한다 . 망막 ( 10 ) 상 의 스캔 패턴 의 형상 은 제한 되 지 않 으며 , 일반 적 으로 OCT 측정 모듈 ( 210 ) 에 의해 생성 된 레이저 빔 을 조종 할 수 있 는 OCT 이미 징 장치 ( 200 ) 의 메커니즘 에 의해 결정 된다 . 본 예시 실시 예 에서 , 회전 위치 값 이 기록 되 는 검류계 ( galvanometer , " "" galvo "") 모터 는 OCT 데이터 의 획득 동안 레이저 빔 을 안내 하 는 데 사용 된다 . 이 들 위치 는 다양 한 방식 으로 망막 ( 10 ) 상 의 위치 와 상관 될 수 있 으며 ", 이 는 당업자 에게 친숙 할 것 이 다 . 비록 본 예시 실시 예 에서 렘니스케이트 ( lemniscate ) 스캔 패턴 이 이용 되 지만 , 스캔 패턴 은 예 를 들 어 망막 ( 10 ) 의 표면 상 의 선 , 곡선 또는 원 을 그릴 수 있 다 . 스캔 패턴 의 전체 기간 각각 동안 획득 된 A 스캔 은 하나 의 B 스캔 을 형성 한다 . 본 예시 실시 예 에서 , b 개 의 B 스캔 모두 는 B 스캔 당 시간 이 T / b 이 고 스캔 패턴 주파수 가 b / T 가 될 수 있 도록 시간 구간 ( T ) 에서 기록 된다 .