송액 기구 ( 62 ) 의 출력 변화 가 유량 의 측정값 ( FPV ) 에 반영 될 때 까지 의 시간 은 , 송액 기구 ( 62 ) 의 출력 변화 가 수조 내 온도 의 측정값 ( BPV ) 에 반영 될 때 까지 의 시간 보다 짧 다 . 따라서 , 수조 내 온도 의 연직 방향 분포 와 그 목표 분포 와 의 편차 에 기초 하 여 유량 의 목표 값 ( FSV ) 을 보정 하 고 , 또한 유량 의 목표 값 ( FSV ) 과 측정값 ( FPV ) 과 의 편차 에 기초 하 여 송액 기구 ( 62 ) 의 출력 을 제어 하 면 , 응답 성 을 향상 시킬 수 있 어 , 수조 내 온도 의 측정값 ( BPV ) 을 목표 값 ( BSV ) 에 단시간 에 일치 시킬 수 있 다 .