또한 도 3 에서 의 다이크 로익 미러 ( 340 ) 는 도 2 에서 의 다이크 로익 미러 ( 240 ) 와 는 다르 게 동작 할 수 있 다 . 구체 적 으로 , 도 2 에서 의 다이크 로익 미러 ( 240 ) 는 가시 광 을 반사 하 고 레이저 광 을 통과 시켰으나 , 도 3 에서 의 다이크 로익 미러 ( 340 ) 는 가시 광 을 통과 시키 고 레이저 광 을 반사 시킬 수 있 다 . 이 는 예시 적 일 뿐 통상 의 기술자 의 입장 에서 다양 한 구조 로 의 변형 이 가능 하 다 .