제 2 밸브 ( 30 ) 는 역시 오리너구리 구조 로 배치 된 한 쌍 의 동작 부재 ( 36 ) 를 갖 는데 , 이 동작 부재 는 매우 낮 은 압력 에서 그리고 밸브 ( 28 ) 의 동작 부재 ( 34 ) 가 열리 는 압력 보다 상당히 낮 은 압력 에서 열리 도록 구성 되 어 있 다 . 보다 구체 적 으로 , 밸브 ( 30 ) 의 동작 부재 ( 36 ) 는 개구 플레이트 ( 22 ) 를 통하 는 액체 의 주입 유속 에 해당 하 는 유압 에서 열리 도록 구성 되 어 있 다 . 또한 , 밸브 ( 30 ) 의 동작 부재 ( 36 ) 는 다른 주입 유속 에서 열리 도록 조정 될 수 있 다 . 밸브 ( 30 ) 의 목적 은 투 여 셋 트 를 조립 체 ( 10 ) 로부터 제거 할 때 혈액 등 의 유체 의 역류 를 방지 하 는 것 이 다 .