구체 적 으로 , 겔 투과 크로마토그래피 ( GPC ) 장치 로 는 Waters PL - GPC 220 기기 를 이용 하 고 , Polymer Laboratories PLgel MIX - B 300 mm 길 이 칼럼 을 사용 할 수 있 다 . 이때 측정 온도 는 160 ℃ 이 며 , 1 , 2 , 4 - 트리 클로로벤젠 ( 1 , 2 , 4 - Trichlorobenzene ) 을 용매 로서 사용 할 수 있 고 , 유속 은 1 mL / min 로 적용 할 수 있 다 . 폴리프로필렌 의 샘플 은 각각 GPC 분석 기기 ( PL - GP 220 ) 을 이용 하 여 BHT 0 . 0125 % 포함 된 트리 클로로벤젠 ( 1 , 2 , 4 - Trichlorobenzene ) 에서 160 ℃, 10 시간 동안 녹여 전처리 하 고 , 10 mg / 10 mL 의 농도 로 조제 한 다음 , 200 μ L 의 양 으로 공급 하 여 측정 할 수 있 다 . 또한 , 폴리스티렌 표준 시편 을 이용 하 여 형성 된 검정 곡선 을 이용 하 여 Mw 및 Mn 의 값 을 유도 할 수 있 다 . 폴리스티렌 표준 시편 의 중량 평균 분자량 은 2000 g / mol , 10000 g / mol , 30000 g / mol , 70000 g / mol , 200000 g / mol , 700000 g / mol , 2000000 g / mol , 4000000 g / mol , 10000000 g / mol 의 9 종 을 사용 할 수 있 다 .