도 1 에서 와 같 은 방법 으로 제작 된 일회용 지하수 수위계 를 도 2 에서 와 같이 사용 한다 . 현장 에서 지하수위 를 측정 은 최종 적 으로 도 2 처럼 Hd 를 측정 하 는 것 이 다 . Hd 는 수학식 1 과 같이 눈금 확인 1 ( H 1 ) 에서 눈금 확인 2 ( H 2 ) 를 뺀 값 이 다 . 추 를 연결 한 일회용 지하수 수위계 의 끝단 을 천천히 관측 정속 으로 삽입 하 고 지하수면 과 만날 때 까지 충분히 내린다 . 관측 정의 심도 정보 가 있 으면 일회용 지하수 수위계 의 눈금 을 확인 하 면서 바닥 까지 내린다 . 관 측정 안 으로 삽입 하 여 하부 로 내린 지하수 수위계 를 다시 지상 으로 감 아 올리 기 전 반드시 도 2 의 눈금 확인 1 ( H 1 ) 처럼 지하수위 의 기준 이 되 는 관 측정 지상 상단 에서 해당 하 는 눈금 을 읽 어 기록 한다 . 그리고 읽 은 눈금 에서 일회용 지하수 수위계 를 절단 하 여 사용 하 지 않 는 부분 은 별도 보관 하 고 삽입 한 부분 의 일회용 지하수 수위계 는 지상 으로 올린다 . 지상 으로 올리 면서 수위계 의 종이 부분 에 물 이 묻 은 부분 을 찾 는다 . 이때 반드시 중간 차단 필름 의 양쪽 종이 가 물 이 묻 은 부분 을 찾 는다 . 양쪽 면 의 종이 가 물 이 묻 은 부분 은 연속 적 으로 끝단 까지 물 이 묻 게 된다 . 도 2 의 눈금 확인 2 ( H 2 ) 처럼 물 이 묻 은 곳 이 시작 되 는 부분 의 눈금 을 읽 어 기록 한다 .