ER ( 전기 저항 ) : 전기 저항 의 단위 는 ohm - cm 2 이 다 . 세 퍼 레이터 저항 은 , 최종 물질 로부터 작 은 조각 의 세 퍼 레이터 를 자르 고 , 그리고 난 다음 에 두 개 의 블록 킹 전극 ( blocking electrode ) 사이 에 이 들 을 배치 함 으로써 특징지 어 진다 . 세 퍼 레이터 는 3 : 7 부 피비 의 EC / EMC 용매 에서 1 . 0 M LiPF 6 염과 함께 전지 전해질 ( battery electrolyte ) 로 포화 된다 ( saturated ) . 세 퍼 레이터 의 Ohms ( Ω ) 에서 의 저항 R 은 , 4 - 프로브 AC 임피던스 기술 ( 4 - probe AC impedance technique ) 에 의해 측정 된다 . 전극 / 세 퍼 레이터 인터페이스 ( electrode / separator interface ) 에서 의 측정 오류 를 줄이 기 위해 , 다수 의 측정 이 더 많 은 층 이 첨가 됨 으로써 필요 로 한다 . 다수 의 층 측정 을 기초 로 , 전해질 로 포화 된 세 퍼 레이터 의 전기 ( 이온 ) 저항 , Rs ( Ω ) 은 , 화학식 Rs = psl / A [ 이 식 에서 , ps 는 Ω - cm 에서 세 퍼 레이터 의 이온 저항률 ( ionic resistivity ) 이 고 , A 는 cm 2 에서 의 전극 영역 ( electrode area ) 이 고 , l 은 cm 에서 세 퍼 레이터 의 두께 임 ] 에 의해 계산 된다 . 비율 ps / A 는 , 슬로프 ( slope ) = ps / A = △ R / △ δ 로 주어진 다중 층 ( △ δ ) 과 함께 세 퍼 레이터 저항 ( △ R ) 의 변이 ( variation ) 로 산출 된 슬로프 이 다 ( The ratio ps / A = is the slope calculated for the variation of the separator resistance ( △ R ) with multiple layers ( △ δ ) which is given by slope = ps / A = △ R / △ δ ) .