성형 및 압출 플라스틱 의 ISO 527 - 2 ( 2012 ) 인장 시험 - Instron 
 Home » 시험 솔루션 » 재료 형태 에 의한 분류 » 플라스틱 » 인장시험 » 성형 및 압출 플라스틱 의 ISO 527 - 2 ( 2012 ) 인장 시험 
 ISO 527 - 12 와 같 은 플라스틱 인장 시험 규격 은 열경화성 , 열 가소 성 및 섬유 강화 플라스틱 을 포함 하 는 광범위 한 플라스틱 의 영역 을 포함 합니다 . 시험 시편 은 경질 , 반경 질 , 성형 또는 압축 플라스틱 이 며 대 게 아령 형 ( dumbbell ) 또는 개 뼈 형 ( dogbone ) 의 형태 입니다 . 
 플라스틱 의 물 성 은 플라스틱 의 형태 와 정확 하 게 사용 된 첨가제 에 따라 달라집니다 . 강도 나 연성 ( ductility ) 및 인성 ( toughness ) 과 같 은 성질 은 첨가제 의 종류 에 영향 을 받 게 됩니다 . 적절 한 시험 장비 를 선택 하 기 위해서 는 이러 한 다양 한 첨가제 의 결과 로 나타나 는 재료 의 특성 변화 를 이해 하 는 것 이 중요 합니다 . 
 적절 한 신율 계 를 선택 하 는 것 은 특히 모듈러 스 를 측정 하 거나 파단 시 까지 신율 을 측정 하 는 경우 까다로울 수 있 습니다 . 정적 시험 용 부착 식 신율 계 ( static clip - on extensometers ) 와 같 은 경우 정밀도 란 신율 계 의 측정 가능 변위 에 깊 은 관련 이 있 습니다 . 더 긴 구간 을 측정 할 수 있 는 신율 계 일수록 정밀도 는 낮 아 지 는 경향 이 있 습니다 . 이런 이유 로 이런 류 의 신율 계 로 는 높 은 연신율 을 가진 플라스틱 의 모듈 러스 와 파단 시 까지 의 신율 을 모두 측정 하 기 엔 어려운 경우 가 있 을 수 있 습니다 . 시험 규격 은 항복점 까지 의 직접 적 strain 측정 을 요구 하 므로 정적 시험 용 부착 식 신율 계 ( static clip - on extensometers ) 가 탄성 계수 를 측정 하 는 데 에 적합 합니다 . ISO 572 - 2 의 2012 수정 판 에 따르 면 75 mm 의 표점 거리 를 사용 할 수 도 있 으며 이 는 2630 시리즈 의 신율 계 ( 2630 - 123 ) 에서 도 가능 합니다 . 
 AutoX 750 ( AutoX 750 ) 과 같 은 자동 신율 계 는 높 은 정밀도 와 광범위 에 걸쳐 신율 을 측정 할 수 있 는 능력 을 가지 고 있 습니다 . 따라서 모듈 러스 와 파단 시 까지 의 신율 측정 모두 를 만족 시킬 수 있 는 이상 적 인 신율 계 입니다 . 이 신율 계 들 은 수동 시험 장비 에서 뿐 만 이 아니 라 로보트 로 시편 을 다루 는 자동 화 인장 시험기 에 도 적합 합니다 . 
 이러 한 시편 형태 의 시험 에 적합 한 시험 장비 로서 는 Istron 3300 , 5500 또는 5900 기계식 시험기 ( electromechanical testing machine ) 에 충분 한 용량 의 공 압 식 사이드 액션 그립 ( pneumatic side - action grips ) 을 사용 할 수 있 습니다 . 시편 의 형태 에 따라 시편 을 물 어 주 는 죠 페이스 ( jaw faces ) 는 달라질 수 있 으나 , 일반 적 으로 줄무늬 형태 의 faces 가 사용 됩니다 . ISO 527 strain 측정 을 위해서 는 AutoX 750 자동 신율 계 나 부착 식 신율 계 ( clip - on extensometer ) 를 추천 하 며 고 팽창 플라스틱 의 항복 이후 에 는 신율 계 를 제거 해줍니다 . 
 시험 에 요구 되 는 조건 을 잘 이해 하 기 위하 여 ISO 527 검토 해 보 시 길 권장 합니다 .