NO 생성 모듈 에서 NO 생성 을 제어 하 는 다양 한 방법 이 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 공기 유량 및 스파크 속도 는 NO 생성 모듈 에서 NO 의 생 성 을 제어 하 도록 제어 된다 . 일부 실시 예 에서 , 공기 유량 및 스파크 듀티 사이클 이 제어 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 공기 유량 은 호흡 유량 변화 에 응답 하 여 변화 된다 . 공기 유량 과 호흡 유량 사이 의 관계 는 선형 , 비 선형 , 대수 또는 기타 반복 가능 한 관계 일 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 호흡 주기 전체 에 걸쳐 일정 한 NO 농도 를 유지 하 기 위해 혈장 맥 박수 를 변화 시킬 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 에 어 펌프 속도 는 일정 하 게 유지 되 며 혈장 조절 파라미터 ( B = 초당 스파크 그룹 , P = 방전 시간 , N = 그룹 당 방전 횟수 및 H = 펄스 시간 ) 만 환자 흡기 흐름 에 따라 필요 한 NO 농도 를 생성 하 도록 변경 된다 . 일부 실시 예 들 에서 , 공기 흐름 은 플 라즈 마 챔버 를 통해 공기 를 이동 시키 는 공기 펌프 에 의해 생성 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 펌프 는 저 장소 를 가압 된 공기 로 채울 수 있 고 , 저 장소 로부터 플 라즈 마 챔버 를 통한 공기 유량 을 제어 하 기 위해 가변 흐름 제한 이 사용 될 수 있 다 . 가압 된 공기 공급원 으로부터 공기 를 공급 하 는 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 를 통한 공기 흐름 은 가변 흐름 제한 에 의해 제어 될 수 있 다 . 가변 흐름 제한 에서 다운 스트림 흐름 센서 를 사용 하 여 정확 한 공기 흐름 을 보장 하 기 위해 가변 흐름 제한 으로 의 루프 루프 피드백 을 사용 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 는 가압 저 장소 에서 생성 되 고 축적 될 수 있 으며 , 이 로부터 저 장소 는 벤 틸 레이터 흐름 으로 보내 진다 . 일부 실시 예 에서 , 공기 는 가압 공기 공급원 으로부터 공급 될 수 있 고 , 그 압력 및 흐름 은 플 라즈 마 챔버 내 의 흐름 및 압력 을 제어 하 도록 조절 된다 .