주변 온도 테이블 범위 비교기 ( 1904 ) 가 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 1824 ) 가 테이블 범위 를 벗어나 지 않 는다고 판단 하 면 제어 가 n 주변 온도 테이블 로 전달 됩니다 . 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 가 테이블 중 하나 의 주변 온도 와 정확히 동일 한지 여부 를 결정 하 는 비교기 1912 , w 암탉 하이퍼 앰 비언 트 에 대한 추정 체 핵심 온도 계산기 1910 온도 는 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 가 테이블 범위 내 에 있 음 을 결정 합니다 . 주변 온도 표 비교기 ( 1912 ) 는 도 33 에서 블록 32312 를 수행 한다 . 주변 온도 테이블 비교기 ( 1912 ) 가 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 가 테이블 중 하나 의 주변 온도 와 정확히 동일 하 다고 판단 하 면 , 정확 한 주변 온도 에 대한 체 체 코어 테이블 값 선택기 1914 는 교정 보정 에 의해 인덱싱 된 한 테이블 의 체 핵심 온도 로 추정 된 체 핵심 온도 1834 를 설정 합니다 . 전압 보정 물체 온도 ( COcaCOvTobj ) 1830 .