( 16 b ) 응답 시간 ( τ ; 25 ℃ 에서 측정 ; ms ; 유전율 이방성 이 음인 시료 ) : 측정 에 는 오쓰카 전자 주식회사 ( Otsuka Electronics Co . , Ltd . ) 제조 의 LCD 5100 형 휘도 계 를 사용 하 였 다 . 광원 은 할로젠 램프 였 다 . 저역 통과 필터 ( Low - pass filter ) 는 5 kHz 로 설정 하 였 다 . 두 장 의 유리 기판 의 간격 ( 셀 갭 ) 이 3 . 2 μ m 이 고 , 러 빙 방향 이 안티 패러 렐 인 노 멀리 블랙 모드 ( normally black mode ) 의 VA 소자 에 시료 를 넣 었 다 . 이 소자 를 자외선 으로 경화 되 는 접착제 를 사용 하 여 밀폐 하 였 다 . 이 소자 에 문턱 값 전압 을 약간 초과 할 정도 의 전압 을 1 분 간 인가 하 고 , 다음 으로 5 . 6 V 의 전압 을 인가 하 면서 23 . 5 mW / cm 2 의 자외선 을 8 분 간 조사 하 였 다 . 이 소자 에 사각형 파 ( 60 Hz , 10 V , 0 . 5 초 ) 를 인가 하 였 다 . 이 때 , 소자 에 수직 방향 에서 광 을 조사 하 고 , 소자 를 투과 한 광량 을 측정 하 였 다 . 이 광량 이 최대 가 되 었 을 때 가 투과율 100 % 이 고 , 이 광량 이 최소 였을 때 가 투과율 0 % 인 것 으로 간주 하 였 다 . 응답 시간 은 투과율 90 % 에서 10 % 로 변화 하 는 데 필요 한 시간 ( 하강 시간 ; fall time ; 밀리 초 ) 으로 표시 하 였 다 .