도 65 는 NO 생 성 및 전달 시스템 을 위한 예시 적 인 공 압 설계 ( 790 ) 를 도시 한다 . 도면 의 좌측 상단 에서 , 처리 회로 ( ' A ' 로 표시 된 도면 의 우측 하단 ) 에서 발생 하 는 샘플 가스 ( 792 ) 는 필터 ( 794 ) 를 통해 시스템 으로 유입 되 고 워터 트랩 ( 796 ) 을 통해 이동 한다 . 일부 실시 예 들 에서 , 이 필터 ( 794 ) 는 사용 자 가 막힐 때 필요 에 따라 교체 할 수 있 도록 일회용 이 다 . 워터 트랩 ( 796 ) 이후 의 추가 필터 ( 798 ) 는 오염물 에 대한 가스 분석 센서 를 보호 한다 . 그 후 샘플 가스 는 펌프 ( 800 ) 를 통과 한 다음 센서 를 통한 가스 유량 을 제한 하 고 샘플 가스 유량 의 맥동 을 감소 시키 는 고정 오리피스 ( 802 ) 를 통해 흐른다 . 그런 다음 가스 는 Nafion 튜 빙 ( 804 ) 을 통해 유동 하 여 샘플 가스 가 매우 건조 한 경우 대기 로부터 샘플 에 습도 를 추가 한다 . 다음 으로 , 샘플 가스 는 하나 이상 의 가스 분석 센서 를 통해 흐른다 . NO , NO 2 및 O 2 에 대한 센서 ( 806 , 808 , 810 ) 가 도시 되 어 있 다 . 센서 매니폴드 블록 의 좌측 에 도시 된 차압 센서 는 가스 센서 매니폴드 ( 812 ) 를 통한 유량 을 측정 하 는 데 사용 된다 . 이 유량 을 사용 하 여 샘플 펌프 가 작동 하 는지 확인 할 수 있 다 . 센서 매니폴드 의 끝 ( 아래 ) 근처 의 절대 압력 센서 가 대기압 을 측정 하 는 데 사용 된다 . 가스 는 센서 매니폴드 를 빠져 나가 T - 피팅 을 통해 흐르 며 , 여기 서 한 쪽 다리 는 대기압 에 연결 되 고 다른 다리 는 장치 의 외부 포트 에 연결 된다 . 제 1 레그 는 병원 진공 이 가스 센서 매니폴드 를 통한 유량 에 영향 을 미치 고 환자 치료 에 잠재 적 으로 영향 을 미치 지 않 도록 대기 에 연결 된다 . 외부 포트 는 병원 진공 에 연결 하 거나 대 기 로 배출 할 수 있 다 .