TM - 모드 또는 A - 모드 그래프 에 디스플레이 된 초음파 신호 는 프로브 위치 에 관한 일부 정보 를 제공 하 지만 전 단파 전파 를 예측 하 지 는 않 는다 . 일부 상황 에서 는 이 들 그래프 가 , 조건 이 순간 적 탄성 영상 측정 에 적합 한 것 처럼 적절 하 게 보일 수 있 지만 , 실제로 어떠 한 전 단파 도 전파 될 수 없 다 . 이 는 액체 개재 ( 도 6 의 TM - 모드 그래프 ( 602 ) 참조 ) , 공기 개재 ( 도 6 의 TM - 모드 그래프 ( 602 ') 참조 ) , 좁 은 늑간 공간 등 이 있 을 때 발생 할 수 있 다 . 더욱이 , 초음파 신호 가 등 에 코 ( isoechoic ) 이 기 때문 에 초음파 신호 상 에서 혈관 이 관찰 되 지 않 을 수 있 지만 , 전 단파 전파 를 방해 할 수 있 다 . 도 6 은 혈관 이 보이 지 않 는 채 로 있 는 등 에 코 혈관 이 있 을 때 획득 된 TM - 모드 그래프 ( 602 ''') 를 도시 한다 ( 이 혈관 의 위치 는 화살표 로 식별 됨 ) .