연산 처 리부 ( 370 ) 는 A / D 변환기 ( 360 ) 로부터 수신 된 산소 포화 도 신호 및 동 잡음 신호 로부터 동 잡음 이 섞이 지 않 은 순수 한 산소 포화 도 신호 를 검출 하 며 , 검출 된 순수 한 산소 포화 도 신호 로부터 혈압 신호 를 연산 한다 . 연산 처 리부 ( 370 ) 는 산소 포화도 측정 모듈 을 전체 적 으로 제어 한다 . 연산 처 리부 ( 370 ) 로 는 저 전력 마이크 로 콘트롤 유닛 ( MCU ) 을 사용 할 수 있 으며 , 동 잡음 신호 처리 에 대한 부하 감소 로 MSP 430 시리즈 도 사용 가능 하 다 . 특히 연산 처 리부 ( 370 ) 는 발광 부 ( 110 ) 의 발광 다이오드 ( LED ) 를 펄스 구동 하 기 위한 발광 제어 신호 를 생성 한다 . 연산 처 리부 ( 370 ) 는 A / D 변환기 ( 360 ) 로부터 수신 된 데이터 로부터 디지탈 필터링 ( Digital Filtering ) 을 거친 후 , 산소 포화도 측정 알고리즘 , 동 잡음 검출 알고리즘 , 펄스 레이트 ( Pulse Rate ) 검출 알고리즘 을 이용 하 여 연산 처리 한다 . 또한 연산 처 리부 ( 370 ) 는 연산 처리 된 산소 포화 도 신호 를 산소 포화도 측정 시스템 을 관장 하 는 호스트 시스템 ( HOST System ) ( 400 ) 으로 통신 채널 을 통해 전송 되 어 진다 .