먼저 샘플링 전 에 살균 하 는 동작 에 대해 설명 하 기 로 한다 . 상기 수납부 ( 104 ) 에 상기 박테리아 샘플링 키트 ( 112 ) 를 장착 하 고 상기 차광 덮개 ( 114 ) 를 덮 는다 . 상기 도입 관 ( 106 ) 의 일단 부 를 상기 채 취부 ( 200 ) 에 연결 한다 . 상기 펌프 ( 118 ) 가 가동 되 고 상기 도입 관 ( 106 ) 을 통해서 상기 채 취부 ( 200 ) 로부터 상기 박테리아 자동 샘플링 장치 ( 100 ) 로 초 순수 가 유입 된다 . 상기 유입 되 는 초 순수 는 상기 가열 장치 ( 110 ) 에 의해서 가열 된다 . 상기 통합 제 어부 ( 128 ) 는 상기 밸브 ( 124 ) 를 조절 하 여 상기 가열 된 초 순수 가 상기 보조 관 ( 126 ) 을 통해 흐르 도록 할 수 있 다 . 즉 , 상기 가열 된 초 순수 가 상기 박테리아 샘플링 키트 ( 112 ) 로 흐르 지 않 도록 할 수 있 다 . 상기 가열 된 초 순수 는 외부 환경 에 의해 오염 된 상기 도입 관 ( 106 ) 및 상기 배출관 ( 108 ) 등 을 살균 하 는 역할 을 할 수 있 다 . 이 때 상기 온도 제 어부 ( 122 ) 는 상기 가열 된 초 순수 가 80 ℃∼ 99 ℃ 정도 의 온도 를 유지 하 도록 상기 가열 장치 ( 110 ) 를 제어 할 수 있 다 .