이 들 물 성치 들 로 인해 , 경과 시간 초음파 유량계 는 석유 산업 에서 관리 양도 를 하 는 데 있 어서 통상 적 으로 사용 되 고 있 는 다른 유량계 들 과 는 달리 난류 와 같 은 유동 현상 에 응답 한다 . 더 구체 적 으로 설명 하 면 , 경과 시간 초음파 유량계 의 각 유동 측정 은 국부 유속 에 있 어서 의 소 규모 무작위 변동 ( 즉 , 난류 ) 에 의해 영향 을 받 는다 . 이 들 변동 들 은 모두 가 시간 성 과 공간 성 을 가지 므로 , 초음파 기기 는 실제 평균 유량 을 결정 하 기 위해서 는 , 즉 난류 로 인한 무작위 오 차 분포 를 허용 가능 한 수준 으로 줄이 기 위해서 는 , 다수 의 측정 을 행해야 한다 . 한편 , 터빈 유량계 및 능동 변위 유량계 는 전적 으로 관 내 의 유동 장 에 응답 하 고 , 유속 을 시간 과 공간 에서 통합 하 는 것 은 상기 응답 에 있 어서 본질 적 으로 고유 한 것 이 다 . 다른 한편 으로 는 , 경과 시간 초음파 유량계 는 우회 , 누출 및 마찰 과 같 은 물리 적 제한 요소 들 에 의해 방해 받 지 않 으므로 , 더 넓 은 범위 의 속도 및 점성 상태 에 걸친 측정 능력 을 제공 할 수 있 게 된다 .