쾨니히 의 명성 을 드높인 또 하나 의 장치 는 소리굽쇠 크로노미터 였 다 . 이것 은 표준 시계 를 기준 으로 삼 아 절대 피치 를 결정 하 는 장치 였 다 . 이 장치 는 64 cps 의 진동수 를 갖 는 큰 소리굽쇠 와 시계 및 현미경 으로 구성 되 어 있 었 다 . 이 장치 는 소리굽쇠 가 시계 의 진자 의 역할 을 하 도록 되 어 있 어서 소리굽쇠 64 회 의 진동 에 1 초 씩 시계 바늘 이 돌아가 게 되 어 있 었 다 . 또한 소리굽쇠 의 각각 의 가지 에 실로 연결 된 작 은 추가 있 어서 그것 에 의해 소리굽쇠 의 진동수 는 62 에서 68 cps 까지 조절 될 수 있 었 다 ( 그림 3 － 7 ) . 이 소리굽쇠 는 며칠 씩 진동 할 수 있 었 으므로 소리굽쇠 에 의해서 돌아간 시계 를 표준 시계 와 비교 함 으로써 소리굽쇠 크로노미터 의 소리굽쇠 가 정확 하 게 얼마 의 진동수 를 갖 는지 를 100 분 의 1 의 진동수 의 오차 내 에서 알 수 있 었 다 . 이렇게 해서 기준 이 될 소리굽쇠 크로노미터 의 진동수 를 정확 하 게 정하 면 이 를 사용 해서 다른 소리굽쇠 의 진동수 를 리사주 곡선 을 이용 해서 잴 수 있 었 다 . 진동수 를 모르 는 소리굽쇠 를 상하 로 진동 하 도록 배열 한 상태 에서 크로노미터 의 소리굽쇠 를 수평 으로 진동 시키 면서 소리굽쇠 의 한쪽 가지 에 부착 되 어 있 는 현미경 의 대물렌즈 를 통해서 진동 하 는 미지 의 진동수 의 소리굽쇠 를 바라보 면 리사주 곡선 을 볼 수 있 었 다 . 쾨니히 는 1880 년 에 이 장치 를 이용 해서 리사주 에 의해서 제작 된 국제 표준 소리굽쇠 가 알려진 것 과 는 달리 435 cps 의 진동수 를 갖 지 않 고 435 . 45 cps 의 값 을 갖 는 것 을 밝혀냈 다 . 이렇게 해서 이후 에 는 쾨니히 의 측정치 가 표준 이 되 어 표준 피치 가 정해졌 고 이 에 따라 소리굽쇠 와 악기 들 이 조율 되 었 다 .