도 3 에 도시 한 바 와 같이 , 오류 검증 블록 ( 50 ) 은 압력 용기 의 모재 와 같 은 재질 인 탄소강 으로 만들 어 지 며 , 길 이 방향 으로 따라 t 만큼 씩 점차 높 아 지 게 단 차지 도록 제작 된다 . 측정 장치 는 이 오류 검증 블록 ( 50 ) 을 사용 하 여 장치 자체 에 오류 등 이 없 는지 를 검증 하 게 된다 . 이때 , 탐 촉 자 ( 10 ) 를 오류 검증 블록 ( 50 ) 의 A 1 , A 2 , ... An 점 에 순서 대로 접촉 하 여 모든 두께 에 대해 이상 이 없 는지 를 검증 하 게 된다 . 검증 시 , 표시 창 에 오류 검증 블록 ( 50 ) 과 공기 와 의 경계층 에 해당 하 는 위치 이외 의 다른 위치 에 초음파 신호 의 큰 변화 가 발생 하 면 이 는 장치 의 오류 가 있 음 을 나타낸다 .