예시 적 인 실시 예 에서 , 측정 대상 이 되 는 점착 층 ( PSA ) 은 2 cm X 2 cm 의 크기 로 재단 된다 . 점착 층 ( PSA ) 에 이 형 필름 이 부착 된 경우 이 를 제거 한 후 편평 한 홀더 ( HDR ) 에 붙인 후 , 이 를 플레이트 ( PLT ) 상 에 위치 시킨다 . 이 어 , 압입 자 ( RBL ) 로 최대 하중 0 . 2 mN 의 힘 으로 압입 자 ( RBL ) 를 점착 층 ( PSA ) 표면 을 가압 하 고 가압 한 상태 로 120 초 동안 유지 한다 . 여기 서 , 압입 자 ( RBL ) 의 로딩 ( loading ) / 언로 딩 ( unloading ) 속도 , 다시 말 해 가압 속도 는 1 . 2 mN / min 일 수 있 다 . 이 와 같 은 가압 동안 의 압입 깊이 를 측정 한다 . 바이오 인 덴 터 의 압입 자 ( RBL ) 에 의한 압입 시험 은 하나 의 시료 에 대해 복수 의 지점 , 예컨대 15 개 의 지점 에서 수행 하 고 , 상기 압입 깊이 는 상기 복수 회 테스트 결과 의 평균치 로 나타낼 수 있 다 .