한국 제이알 티 입니다 . 
 DOHTOYO 
 Global Water ( GWI ) 
 I Denshi Giken 
 KOMYO RIKAGAKU ( KITAGAWA ) 
 Schaller ( Humimeter ) 
 당도 / 굴절 / 농도 > RFM 970 - T 고 정밀 굴절계 
 카탈로그 다운로드 1 
 PDF 다운로드 1 
 RFM 970 - T 고 정밀 굴절계 
 19 - 70 RFM 970 - T Refractometers 
 최대 1 . 70 RI 의 넓 은 측정 범위 와 새로운 7 " 터치 스크린 사용 자 인터페이스 를 갖춘 고 정밀 Peltier 온도 조절 식 벤치 탑 굴절계 의 RFM 900 - T 시리즈 는 학술 연구 에서 뿐 만 아니 라 화학 , 석유 화학 , 제약 , 향료 및 향료 산업 분야 의 응용 분야 에 이상 적 으로 적합 합니다 . 
 - RFM 970 - T 는 굴절 율 분해능 0 . 000001 , 당도 분해능 0 . 001 의 고 정밀 입니다 . 
 - RFM 900 - T 시리즈 굴절계 는 새로운 터치스크린 디스플레이 를 자랑 합니다 . 
 - 최대 1 . 70 RI 의 넓 은 측정 범위 를 자랑 하 며 소수점 이하 여섯 자리 까지 측정 할 수 있 습니다 . 
 - 화학 , 석유 화학 , 제약 , 향료 및 향료 산업 및 학술 연구 에 적합 합니다 . 
 - RFM 900 - T 시리즈 의 굴절계 는 최신 광전자 원리 와 내구 성 및 사용 편의 성 을 결합 합니다 . 
 - 기능 : 간편 하 고 깨끗 한 프리즘 , 넓 은 측정 범위 1 . 30 ~ 1 . 70 RI , 사용 자 규모 라이브러리 , 펠티어 온도 조절 , 자동 읽 기 
 - 소프트웨어 기능 : 7 " 고 해상도 터치 스크린 , 온도 안정 성 검사 , 리딩 값 한계 점검 , 교정 로그 / 감사 보 고서 , PIN 보호 , RFID 사용 자 허가 , GLP 인쇄물 , 저장 값 4000 개 이상 , 표 형식 으로 저장 가능 , 21 CFR 파트 11 , 안전 한 PDF 로 인쇄 가능 , 간단 한 USB " 백업 및 복제 ", 감사 추적 , 유지 보수 프롬프트 , 원격 제 어 및 진단 , 언어 옵션 표시 
 굴절 률 범위 
 1 . 30 ~ 1 . 70 
 당도 범위 
 0 ~ 100 ° Brix 
 굴절 율 분해능 
 당도 분해능 
 0 . 01 / 0 . 001 ° Brix 
 굴절 율 정확 도 
 당도 정확도 
 ± 0 . 02 ° Brix 
 굴절 율 정밀도 ( 재현 성 ) 
 당도 정밀도 ( 재현 성 ) 
 ± 0 . 005 ° Brix 
 압착 타입 
 Sucrose : 5 ~ 80 ° Brix 
 AG 유체 : 5 ~ 40 ℃ 
 사용 자 정의 : 간단 한 계수 ( 단 / ℃) 또는 다항 함수 
 온도 안정 성 검사 
 없 음 / 지연 시간 / 반복 성 / 스마트 ( 방법 에 따라 독립 적 으로 선택 가능 ) 
 0 ℃ 또는 10 ℃ 이하 중 에서 큰 값 ~ 80 ℃ 
 온도 센서 정확 도 
 샘플 온도 안정 성 
 프리즘 씰 
 8 , 000 개 이상 , 표 로 확인 
 표준 규정 
 FDA regulation 21 CFR Part 1 준수 
 프리즘 / 접시 
 인공 사파이어 / 스테인리스 스틸 316 , PEEK ( 넘침 방지 벽 ) 
 발광 다이오드 589 nm ( 100 , 000 시간 이상 ) 
 리딩 타임 
 최소 4 초 ( 정밀 요구 사항 에 따라 다름 ) 
 기기 : 24 V DC , ± 5 %, < 2 A 
 외부 PSU : 100 - 240 V , 50 - 60 Hz ( 제공 됨 ) 
 < 90 % RH ( 비 응축 ) 
 - 우리 의 유산 을 기반 으로 구축 
 Bellingham + Stanley 는 1 세기 이상 동안 굴절계 를 제조 해 왔으며 최신 굴절계 는 그 유산 을 기반 으로 합니다 . 이 장비 의 새로운 케이스 는 인체 공학 적 으로 설계 되 어 케이스 의 경사 진 모양 이나 얕 고 깨끗 한 스테인 레스 스틸 프리즘 접시 를 둘러싸 는 PEEK 유출 방지 벽 으로 안 전하 게 측정 됩니다 . 
 프리즘 접시 는 신속 한 온도 안정 화 를 위해 충분히 큰 표면적 을 회복 하 면서 측정 을 위한 충분 한 샘플 을 보유 하 도록 형상 화 되 어 있 습니다 . 
 Kalrez ® 개스킷 은 대부분 의 화학 약품 에 거의 불 투과성 이 기 때문 에 프리즘 씰 로 선택 되 었 습니다 . 
 샘플 커버 는 증발 을 방지 하 기 위해 씰 을 형성 합니다 . 특히 아로마 오일 과 같 은 휘발 성 용액 을 사용 할 때 중요 합니다 . 교체 가 가능 하 여 더 많 은 점성 샘플 에 사용 할 수 있 습니다 . 
 - 크 고 조용 한 팬 
 단일 대형 팬 은 Peltier 제어 시스템 의 일부 로서 온도 를 조절 하 는 데 도움 이 됩니다 . 
 낮 은 속도 에서 작동 하 면 소음 이 적어지 며 Bellingham + Stanley 굴절계 에서 볼 수 있 는 것 과 동일 한 우수 한 온도 제어 기능 을 제공 합니다 . 
 유닛 하단 에 위치 한 RFM 900 - T 의 팬 은 열악 한 환경 으로부터 보호 되 도록 설계 되 었 으며 유지 보수 를 위해 쉽 게 접근 할 수 있 습니다 . 
 - 터치 스크린 디스플레이 및 RFID 기술 
 새로운 디자인 의 고유 한 특징 은 새로운 고화질 의 정전 용량 방식 터치 스크린 디스플레이 로 장갑 을 끼 고 작동 할 때 도 공장 환경 에서 의 작동 을 용이 하 게 할 뿐 만 아니 라 새로운 소프트웨어 의 핵심 요소 입니다 . 터치 스크린 과 GUI 를 결합 하 여 운영 자 가 사용 자 및 구성 메뉴 를 신속 하 게 조작 할 수 있 습니다 . 화면 상 의 그래픽 프롬프트 는 방법 로딩 , 교정 및 일상 적 인 유지 보수 와 같 은 간단 한 조작 을 지원 합니다 . 
 - 방법 및 측정 
 RFM 900 - T 의 측정 은 친숙 한 측정 모드 또는 사용 가능 한 미리 설정 된 한계 와 함께 최대 4000 개 의 결과 가 저장 되 는 스케일 , 온도 및 데이터 저장 장치 의 원터치 구성 을 가진 간단 한 방법 시스템 을 통해 감사 ( audit ) 도구 로 이어집니다 . 방법 은 사용 자 정의 되 거나 PHR - MEAN 방법 과 같이 on - board 라이브러리 에서 선택 될 수 있 습니다 . 이 방법 은 제약 제품 의 단일 배치 에서 여러 개 의 개별 판독 값 을 측정 하 여 결과 평균 을 표시 하 고 그 에 따라 기록 할 수 있 습니다 . 
 RFM 900 - T 시리즈 굴절계 는 PC 용 무료 소프트웨어 와 함께 제공 되 므로 이더넷 연결 을 통해 네트워크 에 연결 할 때 외부 서비스 또는 지원 센터 에서 원격 으로 진단 을 받 거나 교육 또는 설치 자격 으로 사용 할 수 도 있 습니다 
 USB 포트 는 표준 으로 외부 키보드 , 바코드 판독기 또는 메모리 스틱 을 포함 한 주변 장치 에 쉽 게 연결 할 수 있 습니다 . 메모리 스틱 을 사용 하 여 보 안 파일 을 전송 하 거나 고객 사이트 의 여러 계측기 를 신속 하 게 구성 할 수 있 는 " 백업 및 복제 " 프로세스 의 일부 로 또는 단기간 에 대 여 장비 를 설치 하 는 데 사용 할 수 있 습니다 . 
 ■ 주문 코드 
 RFID 태그 ( 3 개 ) 
 RFID 태그 ( 10 개 ) 
 RFM 300 +/ 800 / 900 필터 팩 - EPP ( 20 개 ) 
 RFM 300 +/ 800 / 900 filter ( 20 개 ) 
 RFM 300 - T RFM 900 - T Rear filters ( 12 개 ) 
 RFM 300 - T RFM 900 - T screen protection cover ( 5 개 )