전달 장치 ( 10 ) 는 투여 설정 모드 및 투여 분배 모드 모두 로 동작 될 수 있 다 . 동작 의 투여 설정 모드 에서 , 장치 ( 10 ) 에 의해서 전달 하 고자 하 는 희망 투여 를 설정 하 기 위해서 , 투여 설정 부재 ( 30 ) 가 하우징 ( 12 ) 에 대해서 다이알 링 ( 회전 ) 된다 . 근위 방향 으로 다이알 링 하 는 것 은 설정 투여 를 증가 시키 는 역할 을 하 고 , 원위 방향 으로 다이알 링 하 는 것 은 설정 투여 를 감소 시키 는 역할 을 한다 . 투여 설정 부재 ( 30 ) 는 투여 설정 동작 중 에 설정 투여 의 최소 증분 적 ( incremental ) 증가 또는 감소 에 상응 하 는 회전 증분 ( 예 를 들 어 , 클릭 ) 으로 조정 될 수 있 다 . 예 를 들 어 , " 하나 의 증분 또는 "" 클릭 "" 이 약제 의 1 / 2 또는 1 의 단위 와 동일 할 수 있 다 . 설정 된 투 여량 은 투여 용량 창 ( 36 ) 을 통해서 보이 는 다이알 표시 부 마킹 을 통해서 사용 자 에게 보일 수 있 다 . 투여 버튼 ( 56 ) 및 클러치 ( 52 ) 를 포함 하 는 작 동기 ( 50 ) 는 투여 설정 모드 에서 다이알 링 중 에 투여 설정 부재 ( 30 ) 와 함께 축 방향 및 회전 방향 으로 이동 된다 . "