TCSPC 이면 의 데이터 습득 및 전자 장치 의 예시 는 본 발명 의 구체 예 에 따른 도 4 에 도시 되 어 있 다 ( 상기 에서 도 논의 되 었 다 ) . 여기 펄스 가 ( 예 를 들 어 ) 역시 40 MHz 에 설정 된 동기 화 ( SYNC ) 모듈 ( 407 ) 에 의해 검출 되 는 동안 , 펄스 광원 ( 406 ) 은 ( 예 를 들 어 ) 40 MHz 반복 률 에서 반복 적 으로 샘플 ( 403 ) 을 여기 시 킨다 . 여기 펄스 는 시작 신호 를 작동 시킨다 . 일정 분획 판별기 ( CFD ) ( 408 ) 는 이 의 진폭 과 는 독립 적 으로 , 검출기 로부터 검출 된 제 1 광자 에 만 반응 한다 . 샘플 방출 로부터 의 이러 한 제 1 광자 는 시간 - 대 - 진폭 변환기 ( TAC ) ( 409 ) 에 대한 정지 신호 이 다 . APD ( 402 ) 가 광자 를 검출 할 때 , " 단 펄스 는 PMT 의 출력 에서 생성 된다 . 펄스 는 CFD ( 408 ) 에 의해 "" 클리닝 되 고 ( cleaned ) """," "" 정지 "" 펄스 로서 TAC ( 409 ) 에 진입 한다 . 정지 펄스 ( 즉 ", 제 1 도착 광자 ) 가 검출 되 면 , 전압 램프 는 정지 되 고 , 전압 밸브 ( 시작 및 정지 펄스 사이 의 시차 와 동등 하 다 ) 는 다채널 분석기 ( MCA ) ( 410 ) 로 전송 된다 . MCA ( 410 ) 은 TAC ( 409 ) 로부터 단일 - 광자 이벤트 의 반복 적 인 시작 - 정지 신호 , 및 검출 된 전압 ( 시간 ) 와 통신 하 는 채널 에서 계수 증가 를 기록 한다 . 이러 한 과정 은 각각 의 펄스 를 사용 하 여 반복 되 고 , 결국 , 여러 사이클 후 에 , 시간 채널 유닛 의 함수 로서 광자 수 의 막대그래프 가 발생 된다 . 이 막대그래프 는 시간 의 함수 로서 형광 강도 를 나타내 며 , 이 로부터 형광 감쇠 수명 이 얻 어 진다 .