생 성 가스 는 수동 배 깅 을 위한 채널 C 의 송풍기 적용 을 위해 채널 B 를 통해 송풍기 카트리지 ( 1390 ) 로 흐른다 . 벤 틸 레이터 의 흡기 가스 는 2 개 의 유량 센서 를 통과 하 기 전 에 표준 22 mm 연결 을 통해 벤 틸 레이터 카트리지 로 들어간다 . 각 유량 센서 는 전체 중복 성 을 위해 장치 내 별도 의 NO 발생기 에 보 고 한다 . 유량 센서 에서 압력 및 / 또는 습도 도 측정 된다 . 유량 측정 후 그리고 가스 가 두 번 째 22 mm 피팅 을 통해 벤트 카트리지 를 빠져 나가 기 전 에 환자 기류 에 주입 된 NO . 벤트 튜브 피팅 은 신생아 회로 의 경우 10 mm 에서 소아 용 의 경우 15 mm 까지 적용 분야 에 따라 달라질 수 있 다 . 유량 센서 는 역류 를 감지 하 여 벤 틸 레이터 회로 튜브 가 반대 로 연결 된 경우 시스템 에서 경보 를 보 고 할 수 있 다 .