샘플 에 대하 여 % DOP 에어로졸 침투 율 ( % Pen ) 및 압력 강하 ( Δ P ) 를 테스트 하 여 , 품질 계수 ( QF ) 를 계산 하 였 다 . 부직포 마이크 로 파이버 웨브 의 여과 성능 ( % Pen 및 QF ) 을 챌린지 에어로졸 로서 의 다 이옥 틸 프탈 레이트 ( DOP ) 를 사용 한 자동 필터 테스터 AFT 모델 8127 ( TSI , Inc . 제 ( St . Paul , MN 소재 ) ) 및 필터 를 통한 압력 강하 ( Δ P ( H 2 O ㎜)) 를 측정 한 MKS 압력 변환기 를 사용 하 여 평가 하 였 다 . DOP 에어로졸 은 명목상 상류 농도 가 100 ㎎/㎥ 인 단 분산 0 . 3 마이크로미터 질량 중앙 직경 을 갖 는다 . 에어로졸 이온 화 장치 를 턴 오프 함 과 동시 에 , 42 . 5 리터 / 분 의 보정 유동 속도 ( 6 . 9 ㎝/ s 의 면 속도 ) 으로 여과 재 샘플 을 통해 에어로졸 을 통과 시켰 다 . 전체 시험 시간 은 23 초 ( 15 초간 의 증가 시간 ( rise time ) , 4 초간 의 샘플 시간 , 및 4 초간 의 퍼지 시간 ) 이 었 다 . 보정 된 ( calibrated ) 광도계 를 사용 하 여 , 여과 재의 상류 측 및 하류 측 을 광 산란 시켜 DOP 에어로졸 의 농도 를 측정 하 였 다 . DOP % Pen 은 다음 과 같이 정의 된다 : % Pen = 100 × ( 하류 측 DOP 농도 / 상류 측 DOP 농도 ) . 각 물질 에 대하 여 , 6 회 의 분리 측정 을 BMF 웨브 의 상이 한 위치 에서 행하 여 , 그 결과 를 평균 화 하 였 다 .