도 7 에서 의 음영 부분 은 제 1 범위 ( A 1 ) 내지 제 9 범위 ( A 9 ) 의 구분 을 명확 하 게 하 기 위한 것 이 다 . 도 7 을 참조 하 면 , 제 1 유속 측정 회선 을 중심 으로 한 제 1 범위 ( A 1 ) 의 단면 적 즉 S 1 과 제 1 유속 측정 회선 에서 측정 된 유속 V 1 을 곱하 여 제 1 범위 ( A 1 ) 를 통과 하 는 유체 의 유량 을 산출 할 수 있 으며 , 나머지 유속 측정 회선 에 대하 여도 동일 한 과정 을 반복 하 면 제 2 범위 ( A 2 ) 내지 제 9 범위 ( A 9 ) 를 통과 하 는 유체 의 유량 을 산출 할 수 있 다 . 그리고 이때 각각 의 유속 에 곱하 여 지 는 제 1 범위 ( A ) 의 단면 적 내지 제 9 범위 의 단면적 은 , 앞서 설명 한 가중 계수법 이 라 불리 는 단계 를 이용 하 여 유량 을 산출 하 는 방법 에 있 어서 가중 계수 에 대응 하 는 것 으로서 실험 에 의하 여 결정 된다 . 이후 이렇게 산출 된 제 1 범위 ( A 1 ) 내지 제 9 범위 ( A 9 ) 를 통과 하 는 각각 의 유량 을 모두 합 함 으로써 유관 ( 11 ) 내 를 통과 하 는 유체 의 유량 을 산출 하 게 된다 . 즉 , 유량 = ∑ ( Vi × Si ) 로 구해 지 며 , 이때 i 는 1 에서부터 9 까지 이 다 .