분석 물 의 SAC 에 대한 검출 및 정량 이 가능 한 최저 농도 를 확인 하 기 위한 검출 한계 ( limit of detection . LOD ) 와 정량 한계 ( limit of quatification . LOQ ) 를 평가 하 였 다 . 검출 한계 와 정량 한계 는 각각 3 . 3 XQ / a ( Q : 반응 의 표준편차 , a : 표준 검량 선 의 기울기 ) 및 10 XQ / a 식 을 이용 하 여 계산 하 였 다 . 그 결과 검출 한계 와 정량 한계 가 각각 0 . 15 ug / mL 과 0 . 47 ug / mL 로 나타났 다 . 선행 연구 에서 HPLC - UVD 시스템 에서 SAC 를 2 . 3 ~ 2 . 81 ug / mL 의 농도 범위 로 분석 한 결과 상관 계수 는 0 . 9999 로 높 았 으나 검출 한계 와 정량 한계 각각 0 . 65 ug / mL 와 1 . 97 ug / mL 으로 본 연구 결과 보다 높 게 나타남 이 보 고 된 바 있 다 . ( Yoo M , Lee S , Lee , Seog H Shin D . 2010 . Food sc Technol 19 : 1619 - 1626 ) 또한 다른 연구 에서 는 HPLC - FLD 분석 결과 상관 계수 가 0 . 9993 으로 HPLC - UVD 의 0 . 9980 보다 높 게 나타났으며 , 검출 한계 와 정량 한계 역시 HPLC - FLD 가 6 . 28 ug / mL 과 19 . 02 ug / mL 로 HPLC - UVD 의 29 . 67 ug / mL 과 89 . 91 ug / mL 보다 낮 게 나타났으나 역시 본 연구 결과 보다 높 았 다 ( Bae SE Cho SY . Won YD . LeeSH . Park HJ . 2012 . LWI - Food Sci Techonol 46 : 532 - 535 ) 또한 다른 연구 에서 도 DNS - CI 유도체 화 시킨 마늘 추출물 의 직선 성 을 검토 한 결과 HPLC - UVD 와 LC - ESI / MS 에서 각각 0 . 998 과 0 . 999 로 높 은 상관 계수 를 보였으며 검출 한계 와 정량 한계 는 LC - ESI / MS 에서 0 . 02 ug / mL 과 0 . 07 ug / mL 로 HPLC - UVD 의 0 . 23 ug / mL 과 0 . 71 ug / mL 보다 낮 게 나타났 다 ( Lee S . Yoo M . Kim S . Shind . 2014 LWT - Food sci technol 57 : 516 - 521 ) 따라서 HPLC 시스템 을 이용 하 여 SAC 를 분석 할 경우 에 는 유도체 화 시킨 후 FLD 로 검출 하 는 것 이 바람직 하 다고 판단 된다 .