일그러진 용기 ( torturous vessel ) 에 장착 된 유동 모델 에서 바륨 적재 된 방사선 불 투과성 히드로겔 제제 로부터 구성 된 장치 를 평가 하 였 다 . 용기 에 유동 유도 된 미 세카 테터 ( Boston Scientific Spinnaker 1 . 5 F ) 를 배치 하 였 다 . 3 cc 주사기 를 사용 하 여 미세 카테 터 를 통해 길이 가 5 cm ∼ 30 cm 범위 인 장치 를 주입 하 였 다 . 도입 , 추적 , 전개 및 패킹 ( packing ) 에 대하 여 장치 를 평가 하 였 다 . 도입 , 추적 및 전개 를 통과 시키 기 위해 , 임 플랜트 ( implant ) 는 입사 없이 3 cc 주사기 를 사용 하 여 도입 , 추적 및 전개 되 어야 한다 . 패킹 을 통과 시키 기 위해 , 임 플랜트 는 0 . 008 인치 백금 코일 과 유사 하 게 일그러진 용기 에 패킹 되 어야 한다 .