회전식 지혈 밸브 조립 체 ( 101 ) 는 내부 루멘 ( 108 ) 을 따라 밸브 조립 체 의 근위 단부 ( 104 ) 로부터 원위 단부 ( 102 ) 까지 연장 되 는 길 이 방향 축 ( 114 ) 을 한정 한다 . 지혈 밸브 조립 체 ( 101 ) 의 회전식 장치 로크 ( 112 ) 는 개스킷 또는 시일 의 폐쇄 , 반 - 개방 ( semi - open ) , 및 / 또는 개방 상태 들 을 통해 관절 운동 될 수 있 다 . 회전식 장치 로크 ( 112 ) 가 반 - 개방 위치 에 있 을 때 , 혈전 회수 장치 ( 60 ) 의 샤프트 ( 64 ) 와 같 은 지혈 밸브 조립 체 ( 101 ) 를 통과 하 는 부속 구가 전달 마이크 로카 테터 ( 70 ) 의 루멘 을 통해 후퇴 또는 이송 될 수 있 다 . 개스킷 의 위치 설정 에 주의 를 기울여야 한다 . 샤프트 ( 64 ) 둘레 에서 개스킷 을 통한 공기 누출 이 있 는 경우 , 인가 된 흡인 의 효과 가 감소 할 것 이 다 . 그러나 , 개스킷 이 샤프트 둘레 에서 너무 빡빡 한 경우 , 개스킷 은 치료 동안 에 샤프트 가 자유 롭 게 그리고 / 또는 적절히 관절 운동 되 는 것 을 억제 할 수 있 다 . 반 - 개방 상태 에 있 을 때 , 회전식 장치 로크 ( 112 ) 의 개스킷 은 흡인 동안 에 진공 이 지혈 밸브 조립 체 의 연결 포트 ( 110 ) 에 인가 될 때 공기 유입 을 방지 하 기 에 충분 한 밀봉 을 제공 한다 . 하나 의 예시 적 인 혈전 제거 시술 에서 , 혈전 회수 장치 ( 60 ) 는 혈전 ( 40 ) 을 포획 할 수 있 고 , 카 테터 가 회전식 장치 로크 ( 112 ) 의 개스킷 을 통한 공기 누설 없이 진공 하 에 있 는 동안 에 가이드 카 테터 내 로 후퇴 될 수 있 다 .