일부 실시 예 들 에서 , 모듈 이 환자 를 환기 시키 기 위해 호흡 백 또는 다른 수동 환기 메커니즘 의 사용 을 지원 할 수 있 게 하 는 수동 환기 모드 ( 백 모드 ) 를 포함 하 는 NO 생성 모듈 이 제공 될 수 있 다 . 벤 틸 레이터 가 항상 환자 포장 을 지원 하 지 는 않 는다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 사용자 인터페이스 는 사용 자 에게 백 모드 작동 으로 토글 할 수 있 는 백 버튼 을 제공 할 수 있 고 , 벤 틸 레이터 는 NO 생성 모듈 과 통신 하 고 사용 자 가 백 모드 를 선택 했 음 을 NO 생성 모듈 에 통지 할 수 있 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 백 버튼 은 NO 생성 모듈 상 에 위치 될 수 있 다 . 백 버튼 을 누르 면 시스템 은 벤 틸 레이터 회로 에서 수동 백 깅 회로 로 제품 가스 를 자동 으로 리 디렉션 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 모듈 은 백 모듈 이 NO 모듈 을 통해 입구 에서 출구 로 흐를 때 백 가스 의 흐름 을 측정 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 는 백 ( bag ) 흐름 을 위한 공기 를 NO 모듈 로 제공 할 수 있 고 , NO 와 공기 의 조합 은 NO 모듈 의 배출구 를 통해 백 으로 이동 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 모듈 은 적어도 2 개 의 배출구 를 가질 수 있 다 : 1 은 벤 틸 레이터 회로 용 및 1 개 는 백 출력 용 이 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 백 을 위한 공기 / 가스 공급원 은 실린더 또는 벽 콘센트 로부터 나올 수 있 고 모듈 인클로저 의 입구 를 통해 흐를 수 있 다 . 모듈 내 에서 , 소스 공기 의 흐름 이 측정 될 수 있 고 백 흐름 출구 를 통해 배출 되 기 전 에 비례량 의 NO 가 흐름 에 추가 될 수 있 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 백 을 위한 소스 공기 / 가스 가 벤 틸레 이터 로부터 모듈 로 전달 될 수 있 다 .