예 를 들 어 단계 S 11 에서 신호 처 리부 ( 30 ) 로부터 입력 된 유체 진동 주기 가 150 [ ㎳] 라고 가정 하 면 , 단계 S 13 에서 의 확인 결과 , 표 2 에서 유체 진동 주기 150 [ ㎳] 에 대응 하 는 기전력 값 은 600 [ ㎶] 이 다 . 또 , 단계 S 13 에서 의 확인 결과 기전력 검출 회로 ( 40 ) 로부터 입력 된 기전력 값 도 600 [ ㎶] 인 경우 에 는 , 단계 S 14 에서 유량 연산 부 ( 50 ) 는 입력 된 유체 진동 주기 값 에 는 외부 잡음 유입 에 의한 영향 이 없 는 것 으로 인정 하 고 , 표 2 의 유체 진동 주기 150 [ ㎳] 에 대응 하 는 유량 400 [ ℓ/ hr ] 를 계측 유량 으로 처리 한다 .