NO 생성 모듈 은 또한 마취 기계 와 함께 사용 될 수 있 다 . 마취 회로 내 의 NO 는 축적 될 수 있 으며 가스 분석 센서 데이터 는 NO 생산 을 제어 하 는 데 사용 될 수 있 다 . 가스 분석 센서 측정 은 흡기 사지 및 / 또는 호기 사지 에 있 을 수 있 다 . 환기 회로 의 하나 이상 의 위치 에서 NO 레벨 을 피드백 또는 모니터링 하 여 NO 생산 을 수정 하 는 경우 , 일부 실시 예 에서 , 제 어 시스템 에 대한 중복 성 및 / 또는 내 결함 성 을 제공 하 기 위해 2 개 이상 의 NO 센서 가 사용 될 수 있 다 . 마취 회로 의 기존 의 스캐빈저 재료 를 사용 하 여 NO 2 를 제거 할 수 있 다 . 호기 NO 는 환자 내 에 얼마나 많 은 NO 가 있 는지 를 지시 할 수 있 기 때문 에 NO 생산 은 호기 NO 수준 에 기초 하 여 제어 될 수 있 다 . 따라서 , NO 생 성 은 호기 된 NO 의 수준 을 제어 하 기 위해 조절 될 수 있 다 .