모듈 이 일단 설치 되 고 약물 의 유형 이 식별 되 면 , 펜 주입기 는 사용 준비 된다 . 희망 할 때 , 모듈 ( 82 ) 이 펜 주입기 로부터 제거 되 고 다른 펜 주입기 에서 이용 될 수 있 다 . 동작 중 에 , 투여 의 전달 은 스커트 ( 42 ) 를 모듈 ( 82 ) 에 대해서 회전 시킬 것 이 고 , 그 에 따라 투여 전달 의 종료 에서 탭 및 슬롯 이 정렬 되 지 않 을 수 있 다 . 이러 한 것 은 펜 주입기 의 동작 에 어떠 한 영향 도 미치 지 않 는데 , 이 는 탭 이 슬롯 ( 208 ) 으로부터 축 방향 으로 변위 되 고 그 에 따라 스커트 ( 42 ) 에 대한 임의 의 각도 위치 에 있 을 수 있 기 때문 이 다 . 그러나 , 모듈 ( 82 ) 의 제거 를 돕 기 위해서 , 탭 ( 216 ) 이 테이퍼 링 된 후방 단부 ( 222 ) 를 포함 한다 . 이 는 , 스커트 의 각도 위치 와 관계없이 , 탭 ( 216 ) 이 스커트 ( 42 ) 의 외부 표면 ( 210 ) 위 로 용이 하 게 올라갈 수 있 게 한다 . 탭 및 슬롯 정렬 메커니즘 을 이용 하 여 약물 유형 의 식별 을 설명 하 였 다 . 그러나 , 다른 정렬 구조물 또는 시스템 이 또한 고려 된다 .