도 3 a 내지 도 3 d 는 , 임 플란트 또는 다른 의료 용 치료 장치 를 전달 부재 ( 10 ) 에 고정 시키 도록 위치 될 수 있 고 전달 부재 ( 10 ) 로부터 의료 용 치료 장치 를 해제 시키 도록 이동 될 수 있 는 풀 와이어 ( 140 ) 및 루프 와이어 ( 400 ) 를 포함 하 는 기계 적 맞물림 시스템 을 포함 하 는 전달 부재 ( 10 ) 를 예시 한다 . 루프 와이어 ( 400 ) 는 용접부 ( 408 ) 또는 다른 적합 한 부착물 ( 도 1 참조 ) 로 원위 튜브 ( 300 ) 에 부착 될 수 있 다 . 내 연신 성 부재 ( 600 ) 는 풀 와이어 ( 140 ) 가 근위 튜브 ( 100 ) , 코일 형 섹션 ( 200 ) , 및 원위 튜브 ( 300 ) 의 루멘 ( 108 , 208 , 308 ) 을 통과 하 게 허용 하 도록 크기 설정 될 수 있 다 . 예 를 들 어 , 내 연신 성 부재 ( 600 ) 는 관통 루멘 을 갖 는 튜브 형 일 수 있 고 , 풀 와이어 ( 140 ) 는 튜브 형 내 연신 성 부재 ( 600 ) 의 루멘 을 통해 연장 될 수 있 다 . 내 연신 성 부재 ( 600 ) 의 제조 동안 , 내 연신 성 부재 ( 600 ) 는 풀 와이어 ( 140 ) 위 로 압출 될 수 있 다 .