초 정밀 디지털 온도 측정기 CTR 3000 새롭 게 출시 된 ASL WIKA 초 정밀 다기능 온도계 ( 최대 44 채널 ) 를 소개 합니다 . 자세 한 것 은 아래 참고 하 세요 - 기본 : 4 채널 - Scanner Box 사용 시 최대 44 채널 - Data entry format : ITS 90 and CvD for calibration resistance Thermometer and etc . .                       TC polynominal for calibrated thermocouples                        Steinhart and Hart for NTC thermistors - Input : PRT / SPRT 3 or 4 wires         Thermocouples , B , E , J , K , N , R , ST . .. +- 100 mV         Thermistor : 0 - 500 kOhms - Accuracy : +- 0 . 005 K ( 4 wires )               +- 0 . 004 % + 2 micro Volts               +- 0 . 006 ohms for 0 - 400 ohms Thermistor - Measurement time : 3 sec update rate - Resolution : 0 . 0001 K / 0 . 00001 Ohms / 0 . 00001 mV - Functions : Real time clock - Input : AC 100 - 240 VAC - Communications : USB host , USB device and Ethernet / Optional RS 232 - CE Approvals   - Touchscreen and intuitive operator interface - Simple instrument configurations     General settings of the instrument     Probe settings     Scan settings 적용 분야 제약 산업 ( 실험실 , 작업장 및 생산 ) 온도 센서 와 트랜스미터 제조 업체 교정 서비스 회사 와 서비스 산업 주요 특징 높 은 정확 도 혁신 적 이 고 직관 적 인 사용 자 인터페이스 써 모 커플 , 저항 온도계 를 측정 하 여 다용 도 어플리케이션 에 적용 가능 로 거 및 스캔 기능 최대 44 채널 가능 제품 설명 어플리케이션 모델 CTR 3000 정밀 온도계 고 정밀 의 온도 를 측정 하 거나 온도계 를 보정 하 고자 하 는 사용자 에 대한 전체 측정 및 제 어 인터페이스 를 제공 합니다 .   그것 은 25 Ω SPRTs 100 Ω PRTS 서미스터 및 열전대 온도계 를 포함 한 다양 한 유형 의 지원 을 합니다 . CTR 3000 는 실험실 및 산업 온도 측정 및 보정 어플리케이션 을 위해 설계 된 고 정밀 기기 입니다 .   기능 성 장비 는 모두 3 과 4 선 ( S ) PRTS 으로 작동 합니다 ( 25 Ω , 100 Ω ) 백금 저항 온도계 뿐 만 아니 라 대부분 의 국제 표준 열전대 의 종류 와 NTC 서미스터 . 다음 온도 측정 단위 를 선택 할 수 있 습니다 :   C °, ° F 는 , K . 자료 측정 단위 MV 와 Ω 도 표시 됩니다 .   온도 값 은 기본 측정 의 일반 적 인 변환 을 통해 산출 됩니다 . 이 계기 는 다양 한 범위 를 제공 하 기 때문 에 비용 효과 적 이 며 교정 시 , 매번 다른 계기 가 필요 하 지 않 습니다 . 특징 : 써 모 커플 , 저항 온도계 측정 을 위한 듀얼 기능 입력 채널 44 까지 확장 가능 온도 측정 값 뿐 만 아니 라 , 구성 설정 및 통계 결과 대형 터치 스크린 그래픽 USB 스틱 또는 통신 인터페이스 에 로거 및 로그 데이터 전송 라이브 화면 과 그래프 검색 기능 자동 화 된 모니터링 및 교정 애플리케이션 에 사용 할 수 통신 인터페이스 액세서리 모델 CTP 5000 기준 온도계 ( Reference thermometer ) 모델 CTP 2000 , CTP 9000 표준 온도계 모델 CTP 5000 기준 온도계 ( Reference thermometer ) 모델 CTP 2000 , CTP 9000 표준 온도계 관련 제품 들 모델 CTR 2000 정밀 온도계 ( Precision thermometer ) 모델 CTR 5000 정밀 온도계 ( Precision thermometer )   Model : CTR 3000 Applications ( 적용 분야 들 ) :   ■ Pharmaceutical industry ■ Industry ( laboratory , workshop and production ) ■ Temperature sensor and transmitter manufacturers ■ Calibration service companies and service industry Special features ■ High accuracy ■ Innovative and intuitive user interface ■ Versatile applications by measuring thermocouples and resistance thermometers ■ Logger and scan functions   ■ Up to 44 channels possible Description Application The model CTR 3000 precision thermometer provides a complete measurement and control interface for users wishing to make high - accuracy temperature measurements or calibrate thermometers . It supports a wide range of thermometer types including 25 Ω SPRTs , 100 Ω PRTs , thermistors and thermocouples . The CTR 3000 is a high - accuracy instrument designed for laboratory and industrial temperature measurement and calibration applications . Functionality The instrument will operate with all 3 - and 4 - wire ( S ) PRTs ( 25 Ω , 100 Ω ) platinum resistance thermometers as well as most standard international thermocouple types and NTC thermistors . The following temperature measurement units are selectable : ° C , ° F , K . Base measuring units mV and Ω are also displayed . The temperature values will be calculated through common conversion of the base measurement . Due to the wide range of this instrument it makes individual instruments needless and makes the calibration cost - effective .   Features included :   ■ Dual capability for both thermocouple and resistance thermometer measurements ■ Input channels can be expanded up to 44 ■ Large graphic touchscreen for temperature measurement values as well as configuration settings and statistical results ■ Logger and log - data transfer to USB stick or communication interface ■ Scan function with a live screen and graph ■ Communication interfaces available for automated monitoring and calibration applications   자세 한 것 은 아래 로 문 의 해 보 세요 세인 교정 기기 ( 주 ) 02 ) 419 - 6111 홈페이지 연결 은   본 블로그 왼쪽 상단 " 홈페이지 바로 가 기 " 클릭 해 보 세요