다 기능 종합 환경 측정기 
 하나 의 측정기 로 최대 7 채널 까지 측정 가능 한 실내 환경 유지 에 이상 적 인 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 
 누구 나 쉽 게 사용 할 수 있 는 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 은 높 은 정확도 의 스마트 프로브 ( 센서 ) 를 통해 온도 , 습도 , 풍속 등 다양 한 파라미터 를 측정 할 수 있 습니다 . 특히 하나 의 측정기 로 실내 환경 을 종합 적 으로 관리 하 는 데 이상 적 인 장비 입니다 . 
 높 은 정확도 의 스마트 프로브 ( 센서 ) 는 전문가 , 컨설턴트 , 기술자 , HVAC 전문가 에게 적합 하 도록 설계 되 었 습니다 . 그렇 기 때문 에 VAC 관리 및 실내 공기 질 관리 등 에 적합 합니다 . 특히 사무실 , 거주 공간 , 산업 용 빌딩 등 의 공조 분야 에서 하나 의 측정기 로 여러 가지 측정 작업 을 수행 할 수 있 습니다 . 
 여러 가지 파라미터 를 빠르 고 믿 을 수 있 게 측정 해 주 기 때문 입니다 . 
 testo 480 의 다양 한 적용 분야 를 확인 하 고 싶 으시 다면 , 상단 의 적용 분야 탭 을 클릭 해 주 세요 . 
 다 기능 종합 환경 측정기 testo 480 의 똑똑 한 기능 
 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 은 높 은 정확도 의 절대 압 센서 가 내장 돼 있 습니다 . testo 480 은 다음 과 같 은 파라미터 를 모두 측정 할 수 있 습니다 . 
 풍속 과 풍 량 
 압력 ( 차압 과 절대 압 ) 
 CO 2 ( 이산화 탄소 ) 
 WBGT 지표 
 testo 480 은 넓 은 선택 범위 를 자랑 하 는 스마트 프로브 를 지원 합니다 . testo 고속 프린터 등 다양 한 액세서리 도 제공 하 기 때문 에 여러분 이 필요 한 순간 언제 어디 서 든 도움 이 될 것 입니다 . 
 HVAC 엔지니어 와 전문가 를 위한 최첨단 의 측정 기술 
 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 은 여러분 의 측정 작업 을 더욱 효과 적 이 고 간편 하 게 수행 할 수 있 도록 설계 되 었 습니다 . 고품질 의 스마트 프로브 는 하나 의 측정기 로 VAC 관련 다양 한 파라미터 를 측정 할 수 있 도록 도와 줍니다 . 매머드 급 의 용량 을 자랑 하 는 내장 메모리 는 최대 6 천만 개 의 측정값 을 저장 할 수 있 습니다 . 
 VAC 측정 에 관한 규정 EN 12599 인증 
 난류 측정 에 관한 규정 EN 12599 인증 
 ISO 7730 에 의거 한 PMV / PPD 측정 가능 
 ISO 7243 에 의거 한 WBGT 측정 가능 
 전용 PC 소프트웨어 “ Easy Climate ” 
 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 전 용 소프트웨어 인 “ Easy Climate ” 은 USB 케이블 을 통해 PC 로 전송 된 측정값 을 기록 하 고 , 분석 할 수 있 도록 도와 줍니다 . 특정 환경 에서 유용 하 도록 개발 된 프로토콜 기능 은 사용 자 의 환경 에 맞 도록 설정 할 수 있 습니다 . 
 스마트 프로브 와 지능 형 교정 컨셉 
 testo 스마트 프로브 는 측정기 에서 발생 할 수 있 는 부정확 성 을 최소 화 하 기 위해 탄생 한 기술 입니다 . 스마트 프로브 는 처음 교정 시 프로브 자체 에 보정 값 을 입력 하 도록 돼 있 습니다 . 그렇 기 때문 에 매 측정 시 마다 저장 된 보정 값 을 이용 해 센서 의 편차 를 자동 으로 줄여 줌 으로써 훨씬 더 높 은 정확도 를 확보 할 수 있 게 되 었 습니다 . 그렇 기 때문 에 기존 의 측정기 와 달리 본체 없이 프로브 만 으로 도 교정 이 가능 합니다 . 다 기능 종합 환경 측정기 testo 480 은 절대 압 센서 가 내장 돼 있 어 - 100 ~ + 100 hPa 의 절대 압 을 측정 할 수 있 습니다 . 또한 열전대 센서 2 개 와 스마트 프로브 3 개 를 연결 할 수 있 습니다 . 
 유 의 사항 : 다 기능 종합 환경 측정기 testo 480 으로 측정 작업 을 수행 하 려면 여러분 의 작업 환경 에 맞 는 프로브 ( 센서 ) 를 반드시 별도 구매 하 셔야 합니다 . 
 쾌 적 도 측정 세트 ( 작업 환경 세트 ) 제품 번호 
 testo 480 및 " EasyClimate " PC 소프트웨어 , 전원 어댑터 , USB 케이블 , 자체 성적 서 포함 0563 4800 
 열선 프로브 10 mm 0635 1543 
 쾌 적 도 측정 용 삼각대 0554 0743 
 난류 측정 프로브 0628 0143 
 흑구 온도 프로브 0602 0743 
 12 mm 온습 도 프로브 0636 9743 
 IAQ 프로브 0632 1543 
 조도 프로브 0635 0543 
 연결 케이블 4 개 0430 0100 
 쾌 적 도 측정 용 시스템 케이스 0516 4801 
 HVAC 측정 세트 제품 번호 
 16 mm 베인 측정 프로브 0635 9542 
 열선 프로브 0635 1543 
 100 mm 베인 측정 프로브 0635 9343 
 피토관 , 350 mm , 스테인 레스 스틸 , 풍속 측정 용 0635 2145 
 연결 케이블 5 개 0430 0100 
 HVAC 측정 용 시스템 케이스 0516 4800 
 PMV 세트 제품 번호 
 온습 도 프로브 0636 9742 
 연결 케이블 2 개 0430 0100 
 시스템 케이스 0516 4801 
 다기능 종합 환경 측정기 testo 480 , 소프트웨어 “ Easy Climate ” , 전원 어댑터 , USB 케이블 , 교정 성 적서 
 Pt 100 센서 측정 범위 - 100 에 + 400 ° C 
 Pt 100 센서 분해능 0 . 01 ° C 
 열전대 K 타입 정확도 ±( 0 . 3 ° C + 0 . 1 측정값 의 %) 
 베인 풍속계 측정 범위 0 . 6 에 + 50 m / s ( 16 mm 베인 프로브 ) 
 0 . 1 에 + 15 m / s ( 100 mm 베인 프로브 ) 
 베인 풍속계 분해능 0 . 1 m / s ( 16 mm 베인 프로브 ) 
 0 . 01 m / s ( 100 mm 베인 프로브 ) 
 핫 와이어 측정 범위 0 에 + 20 m / s 
 핫 와이어 분해능 0 . 01 m / s 
 CO 2 측정 범위 0 에 10000 ppm CO ₂ 
 CO 2 분해능 1 ppm CO ₂ 
 Comfort 측정값 
 Comfort 측정 범위 0 에 + 5 m / s 
 압력 센서 측정값 
 압력 센서 측정 범위 - 100 에 + 100 hPa 
 압력 센서 정확도 ±( 0 . 3 pa + 1 측정값 의 %) ( 0 에 + 25 hPa ) 
 ±( 0 . 1 hPa + 1 . 5 측정값 의 %) ( + 25 . 001 에 + 100 hPa ) 
 압력 센서 분해능 0 . 001 hPa 
 럭스 측정 데이터 
 측정 범위 0 에 100000 lux 
 분해능 1 lux 
 Measuring range 700 에 1100 hPa 
 공조 캐비닛 교정 
 공조 캐비닛 이 정확 한 온도 및 습도 조건 을 지키 고 있 는지 testo 480 으로 모니터링 하 십시오 . 이 계측기 는 자동 으로 오차 를 보정 하 는 정확 한 습도 센서 ( 제품 번호 0636 9743 ) 와 Pt 100 온도 센서 ( 제품 번호 0614 0073 ) 로 측정 을 해 작업 내용 을 보호 하 고 품질 표준 을 준 수 하 도록 도와 줍니다 . 최대 세 개 의 습도 및 Pt 100 프로브 를 동시 에 연결 할 수 도 있 습니다 . 공조 캐비닛 을 기준 표준 에 따라 오차 없이 교정 하 는 것 역시 가능 합니다 . testo 480 은 측정 데이터 관리 및 문서화 가 가능 합니다 . 
 필터 에서 의 차압 측정 
 공조 시스템 에 는 외부 공기 에 섞인 먼지 가 실내 공기 로 유입 되 는 것 을 막 는 필터 가 장착 되 어 있 습니다 . 이러 한 필터 들 은 완전히 제 기능 을 하 고 있 는지 확인 하 기 위해 정기 적 으로 점검 해야 합니다 . 이 를 위해 필터 앞면 과 뒷면 의 차압 을 측정 합니다 . 차압 이 너무 높 으면 필터 가 오염 된 것 이 므로 교체 해야 합니다 . 
 testo 480 은 통합 센서 를 이용 하 여 - 100 ~ + 100 hPa 범위 의 차압 을 측정 합니다 . 정확 한 측정값 을 얻 기 위해 차압 측정 결과 에 온도 보상 이 이루어집니다 . 측정기 뒷면 의 자석 을 이용 하 면 손 을 쓰 지 않 고 측정 할 수 있 습니다 . 
 클린 룸 의 온습 도 유지 
 testo 480 은 클린 룸 의 온습도 를 유지 하 는 데 이상 적 인 측정기 입니다 . 내부 압력 센서 로 차압 을 ± 0 . 3 Pa , 또는 지시 값 의 ± 1 % 정확도 로 점검 할 수 있 습니다 . 공기 온도 는 정확 한 Pt 100 프로브 로 측정 하 고 , 습도 변동 은 정밀 한 온습 도 프로브 ( 제품 번호 0636 9743 ) 를 이용 하 여 ± 1 % RH 정확도 로 모니터링 합니다 . 실험실 온도 를 점검 하 고 풍속 을 측정 하 는 데 는 열선 프로브 ( 제품 번호 0635 1048 ) 를 사용 합니다 . 
 덕트 에서 의 유량 측정 
 testo 480 과 풍속 프로브 를 이용 하 여 EN 12599 에 따라 VAC 격자 측정 을 하 고 에너지 효율 이 높 도록 시스템 을 구성 하 십시오 . 측정 결과 는 VAC 측정 프로토콜 ( pdf 에 연결 ) 형식 으로 현장 에서 고객 에게 제시 할 수 있 습니다 . 
 덕트 측정 에 이상 적 인 풍속 프로브 를 구비 하 고 있 습니다 . 
 저속 , 중속 , 고속 용 프로브 
 난류 용 프로브 
 열선 프로브 . 프로브 의 눈금 을 통해 삽입 깊이 를 쉽 게 알 수 있 습니다 . 
 작 은 직경 을 가진 덕트 용 프로브 
 필요 시 유속 을 측정 하 는 동일 한 프로브 로 온도 와 습도 를 측정 할 수 있 습니다 . 
 저속 : 열선 프로브 가 적합 합니다 . ( 제품 번호 0635 1543 , 0635 1024 , 0635 1050 ) 
 중속 : 16 mm 베인 프로브 가 최상 의 결과 를 제공 합니다 . ( 제품 번호 0635 9542 ) 
 고속 : 피토관 이 최상 의 결과 를 제공 합니다 . ( 다음 응용 참고 ) 
 피토관 을 이용 한 덕트 에서 의 풍 량 측정 
 덕트 에서 의 풍속 , 풍 량 측정 은 환기 및 공조 시스템 이 제대로 기능 하 는 데 매우 중요 한 역할 을 합니다 . 
 testo 480 내부 의 차압 센서 는 유속 이 빠르 고 오염 된 공기 를 측정 하 는 데 사용 하 고 , 유속 이 0 ~ 64 m / s 범위 인 풍속 은 피토관 을 이용 합니다 . 또 testo 480 은 압력 , 풍속 , 풍 량 을 동시 에 표시 합니다 . 측정기 뒷면 의 자석 을 이용 하 면 손 을 쓰 지 않 고 측정 할 수 있 으며 , 테스 토 는 다양 한 사양 의 피토관 을 구비 하 고 있 습니다 : 길 이 350 ~ 1000 mm , 지름 4 ~ 7 mm 
 온도 및 습도 의 고 정밀 측정 
 많 은 산업 공정 에서 일관 된 품질 을 유지 하 기 위하 여 매우 정확 하 고 신뢰 성 있 는 습도 및 온도 측정 이 요구 됩니다 . 가령 온습 도 프로브 ( 제품 번호 0636 9743 ) 를 이용 하 면 생산 설비 나 실험실 에서 온도 와 습도 를 ± 1 % 정확도 로 측정 할 수 있 습니다 . 모든 물리 적 요소 가 필요 할 경우 에 는 testo 480 이 계산 을 해 줄 수 있 습니다 . 내장 된 측정 프로그램 과 함께 측정값 을 모니터링 하 는 데 필요 한 광범위 한 옵션 을 구비 하 고 있 습니다 . 
 VAC 시스템 의 습도 측정 
 겨울철 외부 공기 의 습도 는 공조 시스템 을 가진 빌딩 이 쾌적 한 실내 습도 유지 에 필요 한 약 30 % RH ~ 70 % RH 사이 를 유지 하 기 에 충분 하 지 않 습니다 . 따라서 가습기 가 종종 공조 시스템 에 사용 됩니다 . 
 시스템 이 확실히 기능 하 도록 하 기 위해 EN 12599 는 풍 량 과 온도 등 다른 측정 파라미터 외 에 도 VAC 시스템 안 의 여러 포인트 의 상대 습도 도 측정 할 것 을 지정 하 고 있 습니다 . 대표 적 인 측정 포인트 는 열 교환기 나 가습기 의 전 과 후 와 같 은 부분 입니다 . testo 480 을 이용 하 면 원 하 는 습도 단위 ( 절대 습도 등 ) 로 변환 할 수 있 습니다 . 
 습도 프로브 ( 제품 번호 0636 9743 ) 는 지름 이 12 mm 이 기 때문 에 덕트 속 에서 측정 하 기 에 이상 적 입니다 . 이 프로브 는 상대 습도 와 온도 를 동시 에 측정 합니다 . 이 습도 프로브 는 실내 의 쾌 적도 를 평가 하 는 데 에 도 사용 할 수 있 습니다 . 
 실내 공기 질 측정 ( CO 2 ) 
 CO 2 의 농도 가 높 아 실내 공기 질 이 나쁘 면 피로감 및 집중력 부족 을 초래 합니다 . 따라서 실내 공기 질 을 충분히 보장 하 려면 CO 2 농도 가 1000 ppm 을 넘 지 않 게 유지 해야 합니다 . 700 ~ 1500 ppm 사이 의 농도 를 ‘ 기준 범위 ’ 라고 할 수 있 습니다 . 
 실내 공기 질 을 제대로 관리 하 는지 모니터링 하 는 데 에 는 IAQ 프로브 ( 제품 번호 0632 1543 ) 가 적합 합니다 . 이 프로브 는 CO 2 , 온도 , 습도 를 동시 에 측정 하 는 데 사용 할 수 있 습니다 . 
 실험실 연소 가스 측정 
 실험실 굴뚝 의 가스 유입 속도 와 배출 공기 의 유입 속도 를 측정 할 때 testo 480 을 이용 하 여 측정 하 십시오 . 굴뚝 의 정확 한 위치 와 효율 적 인 성능 을 현장 에서 고객 에게 보여 줄 수 있 습니다 . 
 조도 측정 
 작업장 의 적당 한 조명 관리 는 작업자 가 업무 를 잘 수행 할 수 있 도록 충분 한 빛 을 제공 하 는 것 을 말 합니다 . 이 는 피로 를 예방 하 고 건강 한 컨디션 을 유지 하 는 데 도움 이 됩니다 . 
 testo 480 과 조도 프로브 ( 제품 번호 0635 0543 ) 는 자연 이나 인공 조명 의 조도 를 측정 하 고 평가 하 는 데 사용 이 가능 합니다 . 
 주변 온도 와 표면 온도 의 측정 
 편안 하 고 최상 의 상태 에서 일 하 려면 근무 하 고 있 는 실내 가 제대로 냉난방 되 는 것 이 중요 합니다 . 건물 내 의 조건 과 개인 의 활동 량 이외 에 도 실내 공기 의 온도 및 벽 , 창문 , 바닥 , 천장 의 표면 역시 쾌적 한 실내 기후 에 큰 영향 을 미칩니다 . 
 testo 480 은 온도 프로브 를 매우 다양 하 게 구비 하 고 있 습니다 . 표면 용 프로브 ( 제품 번호 0602 0393 ) 와 온습 도 프로브 ( 주문 번호 0636 9743 ) 는 노점 예상 온도 를 조사 하 는 데 사용 할 수 있 습니다 . 
 파이프 측정 용 특수 온도 프로브 는 두 개 까지 testo 480 에 연결 이 가능 해 냉난방 시스템 에서 온도 차이 를 기록 하 고 표시 할 수 있 습니다 . 
 복사열 측정 
 사람 이 실생활 을 하 는 환경 에서 복사열 측정 은 흑구 온도 프로브 ( 제품 번호 0602 0743 ) 를 부착 하 여 측정 할 수 있 습니다 . 이 프로브 는 검 은 구리 구체 로 이루어져 있 습니다 . 지름 이 150 mm 인 흑구 온도 프로브 로 측정 한 온도 는 ± 0 . 41 K 범위 이내 에서 사람 의 인지 온도 에 일치 합니다 . 
 실내 에서 의 온도 측정 은 실내 공기 속도 를 측정 한 같 은 장소 와 조건 에서 이루어집니다 . 
 삼각대 ( 옵션 , 제품 번호 0554 0743 ) 는 장시간 측정 시 모든 프로브 를 안 전하 고 편리 하 게 고정 해줍니다 . 
 실험실 의 고 정밀 온도 측정 
 testo 480 과 고 정밀 Pt 100 침투 프로브 ( 제품 번호 0614 0073 ) 를 이용 하 여 실험실 에서 - 100 ~ + 400 ° C 범위 에 걸쳐 ± 0 . 15 ° C 정확도 로 온도 를 측정 하 십시오 . 소프트웨어 에서 교정 데이터 를 입력 하 면 측정 오 차 가 없 어 집니다 . 이러 한 방식 으로 testo 480 을 기준 급 계기 로 사용 할 수 있 습니다 . 
 난류 측정 
 실내 풍속 은 쾌 적도 에 직접 적 인 영향 을 미칩니다 . 난류 와 외풍 의 적도 는 쾌 적도 를 평가 하 는 데 적용 할 수 있 습니다 . 
 난류 의 정도 는 실내 의 풍속 변동 과 공기 흐름 의 강도 를 나타냅니다 . 
 실내 의 풍속 은 쾌 적도 에 직접 적 인 영향 을 미칩니다 . 난류 레벨 은 실내 의 평균 풍속 과 공기 의 온도 에서 계산 된 백분 율 로 정의 합니다 . 난류 레벨 은 실내 의 풍속 변동 과 공기 흐름 의 강도 를 나타냅니다 . 공기 온도 와 난류 레벨 사이 에 는 직접 적 인 상관 관계 가 있 습니다 . 
 외풍 의 정도 는 일반 적 으로 공기 의 흐름 에 의한 신체 의 냉각 으로 볼 수 있 습니다 . 외풍 은 불쾌감 을 백 분 율 로 정의 합니다 . 또 외풍 레벨 은 평균 실내 풍속 , 평균 온도 와 난류 레벨 에서 계산 된 백분 율 로 도 정의 합니다 . 
 난류 측정 프로브 ( 제품 번호 0628 0143 ) 는 국제 표준 규격 에 따라 난류 레벨 을 측정 하 고 외풍 레벨 을 평가 할 수 있 도록 설계 되 었 습니다 . testo 480 에 내장 된 측정 보조 프로그램 은 적합 한 측정 결과 를 분석기 에서 바로 분석 할 수 있 게 해줍니다 . 삼각대 ( 옵션 , 제품 번호 0554 0743 ) 는 장시간 측정 시 모든 프로브 를 안 전하 고 편리 하 게 고정 해 주 는 역할 을 합니다 . 
 값 측정 
 실내 에서 사람 이 느끼 는 쾌 적도 의 정도 는 특정 외부 영향 요인 에 따라 다릅니다 . 사람 들 은 차가운 벽 이나 창문 에 의해 발생 하 는 복사열 에 매우 민감 하 고 , 실내 의 외풍 에 예민 하 게 반응 합니다 . 
 쾌 적도 는 다음 과 같 은 환경 적 변수 에 의해 정의 됩니다 . 
 실내 공기 의 온도 및 복사 온도 
 실내 공기 의 상대 습 도 
 이런 환경 적 변수 들 은 사람 마다 활동 성 이나 착용 한 의류 에 따라 다르 게 느낄 수 있 습니다 . 국제 표준 규격 의 모든 파라미터 를 PMV / PPD 측정 에 결합 합니다 . PMV ( Predicted Mean Vote ) 는 대 규모 그룹 의 사람 들 이 내린 기후 평가 치 의 평균 을 예측 하 는 지수 입니다 . PPD ( Predicted Percentage Dissatisfies ) 인덱스 는 특정 주위 환경 에 불만 을 가진 사람 수 를 예측 한 것 입니다 . 
 testo 480 에 내장 된 측정 프로그램 은 옵션 으로 부착 하 는 프로브 를 이용 하 여 국제 표준 규격 에 따라 PMV / PPD 값 을 직접 계산 합니다 . 측정기 내부 의 계산 프로그램 은 ( 다이어그램 연결 ) 실내 기후 를 빠르 고 객관적으로 평가 할 수 있 게 도와 줍니다 . PMV / PPD 측정 프로그램 은 ( pdf 에 연결 ) 사용자 와 고객 을 위해 측정 데이터 를 기록 합니다 
 배기구 에서 의 순간 유량 측정 
 모든 덕트 의 흡입구 와 배기구 는 계산 상 시스템 기능 이 효율 적 으로 작동 하 는 최적 의 풍 량 만 흘러야 합니다 . 
 덕트 배기구 의 풍 량 을 측정 하 는 데 는 지름 이 100 mm 인 대형 베인 프로브 ( 제품 번호 0635 9343 ) 가 넓 은 면적 에 걸쳐 유속 을 통합 하 여 측정 하 므로 이상 적 입니다 . 
 공조 밸브 의 흡입구 와 배기구 를 측정 하 는 데 는 풍 량 측정 용 퓨 넬 세트 ( 제품 번호 0563 4170 ) 나 지름 이 100 mm 인 대형 베인 프로브 ( 제품 번호 0635 9343 ) 가 이상 적 입니다 . 퓨 넬 세트 를 이용 하 면 유속 과 면적 을 기초 로 변환 하 지 않 아도 전체 풍 량 기록 이 가능 해 간단 하 게 업무 를 수행 할 수 있 습니다 . 
 천장 의 배기구 를 확실 하 게 측정 하 려면 구부려서 사용 할 수 있 는 열선 프로브 ( 제품 번호 0635 1543 ) 가 있 습니다 . 
 열 에 노출 된 작업장 에서 WBGT 측정 
 WBGT 프로브 를 이용 하 여 , 철강 업체 와 같 은 곳 의 고온 스트레스 를 국제 표준 에 따라 WBGT 지수 를 측정 하 십시오 . testo 480 을 이용 하 여 직장 에서 신체 적 안전 을 보장 하 고 심부전 , 열 경련 , 열 사병 을 예방 하 십시오 . 
 0602 5793 유연 한 침투 용 팁 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 5693 유연 한 침투 측정 팁 대기 / 연소 가스 측정 용 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 0493 유연 하 고 미량 측정 가능 한 침 투용 프로브 Call 
 0602 2292 ◆ 방수용 식품 용 프로브 , 스테인 레스 스틸 ( IP 65 ) , 열전대 K 타입 Call 
 제품 번호 피토관 그림 가격 
 0635 2045 * 피토관 , 500 mm , Ø 7 mm 스테인 레스 스틸 , 풍속 측정 용 Call 
 0635 2145 * 피토관 , 350 mm , Ø 7 mm 스테인 레스 스틸 , 풍속 측정 용 Call 
 0635 2345 * 피토관 , 1000 mm , 스테인 레스 스틸 , 차압 프로브 와 연결 해서 풍속 측정 Call 
 0635 2043 온도 측정 기능 이 내장 된 일자 형 피토관 연결 호스 포함 , 길 이 360 mm Call 
 0635 2143 온도 측정 기능 이 내장 된 일자 형 피토관 연결 호스 포함 , 길 이 500 mm < Call 
 0635 2243 온도 측정 기능 이 내장 된 일자 형 피토관 연결 호스 포함 , 길 이 1000 mm Call 
 * 0554 0440 또는 0554 0453 연결 호스 필요 
 제품 번호 쾌 적 도 및 실내 환경 프로브 그림 가격 
 0636 9743 12 mm 온습 도 프로브 Call 
 0632 1543 IAQ 프로브 Call 
 0628 0143 난류 측정 프로브 Call 
 0602 0743 흑구 온도 프로브 , 열전대 K 타입 Call 
 0635 0543 조도 프로브 Call 
 0614 0073 Pt 100 온도 프로브 Call 
 제품 번호 온습 도 프로브 그림 가격 
 0636 9753 견고 한 고온 용 습도 프로브 Call 
 0602 0393 빠른 반응 속도 의 표면 측정 용 프로브 , 굴곡 이 있 는 표면 도 측정 가능 , 단시간 에 는 500 ℃ 까지 측정 가능 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 0193 ◆ 빠른 반응 속도 의 노 형태 의 표면 프로브 , 좁 은 구멍 이나 홈 에 측정 을 위한 프로브 . K 타입 Call 
 0602 0993 ◆ 빠른 반응 속도 의 표면 측정 프로브 , 굴곡 이 있 는 표면 도 측정 가능 , 구부 림 가능 단기간 에 는 500 ℃ 까지 측정 가능 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 2394 평평 한 헤드 표면 용 프로브 , 텔레스 코프 핸들 , 접근 하 기 어려운 지점 에 680 mm 까지 측정 가능 , 열전대 K 타입 Call 
 0628 0020 파이프 프로브 , 벨 크로 처리 , 파이프 상 온도 측정 용 , 직경 최대 120 mm , 최대 + 120 ℃ 까지 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 0092 프로브 헤드 , 파이프 측정 용 0602 4592 에 연결 , 열전대 K 타입 Call 
 0602 4692 파이프 측정 용 집게 형 ( 클램프 ) 프로브 , 직경 15 ~ 25 mm 까지 , 단시간 측정 최대 + 130 ℃ 까지 Call 
 제품 번호 디지털 프로브 그림 가격 
 0614 0072 디지털 대기 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0614 0195 빠른 반응 의 표면 용 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0614 0275 높 은 정확도 의 디지털 침투 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0614 0271 유연 한 디지털 침투 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0614 0273 높 은 정확도 의 pt 100 침투 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 제품 번호 풍속 프로브 그림 가격 
 0635 9542 16 mm 베인 측정 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0635 1543 열선 프로브 ( 연결 케이블 0430 0100 필요 ) Call 
 0635 9343 100 mm 베인 측정 프로브 ( 연결 케이블 430 0100 필요 ) Call 
 0635 1048 10 mm 열선 프로브 Call 
 0635 1024 7 . 5 mm 열선 프로브 Call 
 0635 1050 3 mm hot bulb probe ( 방향 성 × ) Call 
 제품 브 로셔 testo 480 PDF 1 , 7 MB 
 매뉴얼 testo 480 PDF 4 , 3 MB 
 PC - 소프트웨어 - testo EasyClimate EXE 172 , 7 MB 
 testo 480 - 소프트웨어 업데이트 ( 펌웨어 버전 1 . 10 ) EXE 7 , 9 MB 
 플러그 식 헤드 케이블 , 디지털 프로브 0430 0100 
 testovent 410 , 풍 량 퓨 넬 , Ø 340 mm / 330 x 330 mm ( 케이스 포함 ) 0554 0410 
 testovent 415 , 풍 량 퓨 넬 , Ø 210 mm / 190 x 190 mm ( 케이스 포함 ) 0554 0415 
 5 m 실리콘 호스 , 최대 압력 700 hPa ( mbar ) 0554 0440 
 5 m 비 실리콘 호스 , 최대 압력 700 hPa ( mbar ) 0554 0453 
 컴포트 레벨 측정 용 삼각대 0554 0743 
 Flow straightener testovent 417 0554 4172 
 퓨 넬 세트 200 mm x 200 mm 의 디스크 밸브 용 퓨 넬 과 330 x 330 mm 의 환기 용 밸브 0563 4170 
 컴포트 레벨 측정 용 시스템 케이스 0516 4801 
 추가 교정 성 적서 
 ISO 교정 성적 서 / 조도 0520 0010 
 ISO 교정 성적 서 / CO 2 0520 0033 
 풍속 용 교정 성 적서 
 ISO 교정 성 적 서 / 풍속 0520 0024 
 DKD 교정 성적 서 / 풍속 0520 0224 
 DKD 교정 성적 서 / 풍속 0520 0244 
 압력 용 교정 성 적서 
 ISO 교정 성적 서 / 압력 0520 0005 
 ISO 교정 성적 서 / 압력 0520 0025 
 DKD 교정 성적 서 / 압력 0520 0215 
 DKD 교정 성적 서 / 차압 과 양 압 0520 0225 
 습도 용 교정 성 적서 
 ISO 교정 성적 서 / 습도 0520 0013 
 ISO 교정 성적 서 / 온도 0520 0021 
 DKD 교정 성 적 서 / 온도 0520 0271 
 testo 480 가격 
 0563 4800 testo 480 다기능 종합 환경 측정기 
 ( " Easy Climate "" 소프트웨어 , Power Supply , USB Cable , 자체 성적 서 포함 ) W 2 , 300 , 000 
 testo 480 세트 가격 
 testo 480 다기능 종합 환경 측정기 세트 
 * testo 480 다기능 종합 환경 측정기 세트 포함 항목 
 ( " Easy Climate " 소프트웨어 , Power Supply , USB Cable , 자체 성적 서 포함 ) W 2 , 300 , 000 
 0635 1543 ‡‡ Ø 10 mm 열선 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 70 ℃/ 0 ~ + 100 % RH / + 700 ~ + 1 , 100 hPa / 0 ~ 20 m / s ) 
 ( 텔레스 코프 핸들 : 최대 1 , 100 mm ) ( 센서 앞 부분 이 최대 90 ° 까지 구 부러 짐 ) Call 
 0430 0100 프로브 연결 케이블 Call 
 520516 4800 제작 케이스 Call 
 스마트 프로브 - PT 100 
 0614 0073 ‡‡ Ø 3 mm 탐침 온도 프로브 ( 측정 범위 : - 100 ~ + 400 ℃) Call 
 0614 0071 Flexible Pt 100 probe Call 
 0614 0072 Air probe Pt 100 , digital Call 
 0614 0275 temperature _ probe _ Pt 100 Call 
 스마트 프로브 - 온 / 습도 
 0636 9743 ‡‡ Ø 12 mm 온 / 습도 프로브 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 70 ℃/ 0 ~ + 100 % RH ) Call 
 스마트 프로브 - IAQ 
 0632 1543 ‡‡ IAQ 프로브 
 ( 측정 범위 : 0 ~ + 50 ℃/ 0 ~ + 100 % RH / + 700 ~ + 1 , 100 hPa / 0 ~ + 10 , 000 ppm CO 2 ) Call 
 0628 0143 ‡‡ 난기류 안정 도 측정 프로브 
 ( 측정 범위 : 0 ~ + 50 ℃/+ 700 ~ + 1 , 100 hPa / 0 ~ 5 m / s ) ( EN 13779 ) Call 
 스마트 프로브 - 풍속 
 0635 9542 ‡‡ Ø 16 mm 베인 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : - 10 ~ + 70 ℃/ 0 . 6 ~ 50 m / s ) 
 ( 텔레스 코프 핸들 : 최대 960 mm ) Call 
 0635 9343 ‡‡ Ø 100 mm 베인 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : 0 ~ + 60 ℃/ 0 . 1 ~ 15 m / s ) 
 * 0563 4170 과 함께 사용 가능 * Call 
 0563 4170 퓨 넬 세트 ( 원형 : Ø 200 mm / 사각 : 330 x 330 mm ) Call 
 0636 9753 산업용 Ø 12 mm 온 / 습도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 180 ℃/ 0 ~ + 100 % RH ) Call 
 0635 9552 ‡‡ Ø 16 mm 베인 풍속 프로브 ( 측정 범위 : - 30 ~ + 140 ℃/ 0 . 6 ~ 50 m / s ) 
 0602 1793 대기 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 400 ℃) Call 
 0602 0593 † 탐침 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 1 , 000 ℃) ( 핸들 형 / 구부러지 는 타입 ) Call 
 0602 2693 † 탐침 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 800 ℃) ( 센서 길 이 : 60 mm ) Call 
 0602 5792 탐침 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 200 ~ + 1 , 000 ℃) ( 500 mm ) ( 와이어 타입 ) Call 
 0602 5693 탐침 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 200 ~ + 1 , 300 ℃) ( 1 , 000 mm ) ( 고온 가스 측정 ) ( 와이어 타입 ) Call 
 0602 5793 탐침 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 200 ~ + 40 ℃) ( 500 mm ) ( 액체 질소 등 저온 측정 용 ) ( 와이어 타입 ) Call 
 0602 2292 † 스테인 레스 스틸 식품 용 탐침 온도 프로브 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 400 ℃) ( IP 65 ) Call 
 0602 0193 낙엽 모양 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : 0 ~ + 300 ℃) ( 좁 은 공간 표면 측정 전용 ) Call 
 0602 0393 Sprung 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 300 ℃) Call 
 0602 1993 † 표면 온도 프로브 
 0602 0993 90 도 꺽 어 진 Sprung 표면 온도 프로브 
 0602 0693 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 1 , 000 ℃) Call 
 0602 2394 텔레스 코프 핸들 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 250 ℃) Call 
 0602 4792 자석 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 170 ℃) ( 20 N ) Call 
 0628 0020 벨 크로 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 120 ℃) Call 
 0602 4592 파이프 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 130 ℃) ( 파이프 직경 : 5 ~ 65 mm ) Call 
 0602 0092 파이프 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 60 ~ + 130 ℃) ( 연결 케이블 없이 본체 에 바로 연결 ) Call 
 0602 4692 클램프 표면 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 100 ℃) ( 파이프 직경 : 15 ~ 25 mm / 최대 1 인치 ) Call 
 0602 0644 표면 및 대기 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 400 ℃) ( 800 mm / Ø 1 . 5 ) ( Fibre Glass ) ( 전선 타입 ) Call 
 0602 0645 표면 및 대기 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 400 ℃) ( 1 , 500 mm / Ø 1 . 5 ) ( Fibre Glass ) ( 전선 타입 ) Call 
 0602 0646 표면 및 대기 온도 프로브 
 ( 측정 범위 : - 50 ~ + 250 ℃) ( 1 , 500 mm / Ø 1 . 5 ) ( PTFE ) ( 전선 타입 ) Call 
 0614 1635 U - Value 프로브 
 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 70 ℃) ( testo 635 - 2 에 만 사용 가능 함 ) Call 
 0614 0195 Surface probe TC Type K digital Call 
 0635 1024 Ø 7 . 5 mm 열선 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 70 ℃/ 0 ~ 20 m / s ) ( 텔레스 코프 핸들 : 최대 790 mm ) Call 
 0635 1050 Ø 3 mm 열선 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : - 20 ~ + 70 ℃/ 0 ~ 10 m / s ) ( 텔레스 코프 핸들 : 최대 860 mm ) 
 ( 방향 인지 성 있 음 ) Call 
 0635 1048 Ø 10 mm 베인 풍속 프로브 
 ( 측정 범위 : 0 ~ + 50 ℃/ 0 ~ 5 m / s ) ( 텔레스 코프 핸들 : 최대 730 mm ) ( EN 14175 - 3 / - 4 ) Call 
 IAQ 프로브 
 0602 0743 흑구 온도 프로브 ( 측정 범위 : 0 ~ + 120 ℃) ( 크기 : Ø 150 mm ) Call 
 0635 0543 조도 프로브 ( 측정 범위 : 0 ~ + 10 , 000 LUX ) Call 
 0635 2245 ＊ Ø 4 mm / 300 mm ( 사용 온도 : 0 ~ + 600 ℃) Call 
 0516 4801 쾌 적 도 측정 용 보관 케이스 Call 
 0516 4800 HVAC 측정 용 보관 케이스 Call 
 0554 0743 삼 각대 Call 
 0430 0101 프로브 연결 케이블 5 m Call 
 0430 0946 testo 480 용 텔 레스코프 핸들 Call 
 0554 0410 testovent 410 ( 퓨 넬 ) ( 원형 : Ø 340 mm / 사각형 : 330 x 330 mm ) ( 케이스 포함 ) Call 
 0554 0415 testovent 415 ( 퓨 넬 ) ( 원형 : Ø 210 mm / 사각형 : 210 x 210 mm ) ( 케이스 포함 ) Call 
 0554 4172 Flow Straightener testovent 417 Call 
 0554 0453 차 압 측정 연결 호스 ( 실리콘 ) Call 
 ¶¶ 	 0430 0941 또는 0430 3545 연결 핸들 반드시 필요 
 ‡ 	 0600 5593 연결 핸들 반드시 필요 
 ‡‡ 	 0430 0100 연결 케이블 반드시 필요 
 ＊ 	 차압 프로브 / 내장 차압 센서 에 연결 시 풍속 측정 가능 
 ＊＊ 	 차압 프로브 / 내장 차압 센서 에 연결 시 풍속 및 풍온 측정 가능