이 와 같이 구성 된 점 도 측정 장치 에 있 어서 는 , 전기 로 ( 36 ) 내 를 Ar 가스 분위기 로 한 후 , 알루미늄 합금 의 용탕 ( 51 ) 을 전기 로 ( 36 ) 내 에 장입 하 여 , 전기 로 ( 36 ) 의 전체 를 상승 시켜 , 진동 편 ( 32 ) 을 용탕 ( 51 ) 내 에 침입 시킨다 . 그리고 , 진동 발생기 ( 30 ) 로부터 진 동편 ( 32 ) 으로 정현파 진동 을 부여 하 고 , 진동 편 ( 32 ) 의 변위 를 거울 ( 44 ) 의 변위 로 하 여 , 레이저 변위 계 ( 34 ) 에 의해 검출 하 여 , 컴퓨터 ( 38 ) 에 입력 시킨다 . 용탕 ( 51 ) 의 온도 도 컴퓨터 ( 38 ) 에 입력 되 어 , 컴퓨터 ( 38 ) 에서 용탕 ( 51 ) 의 액상 점도 가 산출 된다 .