벤 틸 레이터 치료 는 지속 적 으로 흐르 는 편향 흐름 에 추가 하 여 호흡 과 관련 된 흡기 펄스 를 환자 에게 전달 하 는 것 을 포함 한다 . 일부 벤 틸 레이터 는 바이어스 흐름 정보 를 쉽 게 제시 하 지 않 으므로 NO 의 약물 투약 및 흡기 기도 로 전달 되 는 다른 약물 에 영향 을 줄 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , NO 생 성 및 전달 시스템 은 다음 중 하나 이상 을 포함 하 는 NO 생 성 및 전달 장치 에 의해 검출 되 는 바 와 같이 벤 틸 레이터 흐름 에 관한 정보 를 사용 자 에게 제공 한다 : 벤 틸 레이터 바이어스 흐름 , 최대기 도 압력 , 미세 체적 , 조석 체적 , 흡기 만료 비율 , 벤 틸 레이터 모드 ( 볼륨 제 어 및 압력 제어 ) 및 인공 호흡 치료 와 관련 된 기타 파라미터 . 일 실시 예 에서 , NO 생 성 및 전달 시스템 은 벤 틸 레이터 흐름 이 허용 가능 한 범위 를 벗어난 경우 경보 를 제공 한다 .