그러나 , 치료 트랜스 듀 서 배열 ( 100 ) 이 변환 소자 ( 125 A ) 로 구성 된 경우 에 , 2 D 패턴 의 복수 병변 들 ( 25 ) 이 생성 될 수 있 다 . 예 를 들 어 , 개별 의 소형 변환 소자 ( 120 ) 각각 은 치료 트랜스 듀 서 배열 ( 100 ) 이 방향 ( 160 ) 으로 이동 될 때 치료 부위 ( 112 ) 에 치료 초음파 에너지 ( 108 ) 를 집속 하 고 제 2 치료 부위 ( 112 A ) 에 치료 초음파 에너지 ( 108 ) 를 집속 하 기 위해 상이 한 주파수 , 상이 한 시간 간격 및 상이 한 전력 레벨 의 조합 에 근거 하 여 제어 될 수 있 다 .