바늘 조립 체 를 환자 의 신체 로부터 제거 하 여야 하 는 경우 , 저장기 로부터 액체 의 공급 을 먼저 정지 시킨다 . 이렇게 하 면 밸브 ( 30 ) 의 상류 측 에 저압 영역 이 생길 수 있 다 . 밸브 ( 30 ) 는 닫힌 채 로 유지 되 어 공급 관 ( 26 ) 내 에 압력 이 유지 된다 . 따라서 , 정맥 내 투여 세트 의 수놈 형 루어 조립 체 를 조립 체 ( 10 ) 로부터 제거 할 때 , 환자 로부터 체액 이 역류 하 는 것 이 방지 된다 .