영 관 황 , 남 호 이 
 The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers . 2014 . Sep , 63 ( 9 ) : 1253 - 1258 
 DOI : http : / / dx . doi . org / 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253 
 영 관 황 
 Corresponding Author : Dept . of Nuclear convergence Techcnology Development , Korea Atomic Energy Research Institute , Korea . E - mail : yghwang @ kaeri . re . kr 
 Dept . of Nuclear convergence Techcnology Development , Korea Atomic Energy Research Institute , Korea . 
 2 . 스테레오 감마선 탐지장 치 구성 
 3 . 고속 감마선 탐지기 법 연구 
 4 . 감마선 조사 시험 및 분석 
 최근 일본 에서 발생 한 후쿠시마 원전 사고 로 인하 여 전 세 계적 으로 방사선 누출 사고 방지 및 사고 처리 에 대한 관심 이 크 게 증가 하 였 다 . 후쿠시마 원전 사고 뿐 만 아니 라 1986 년 옛 소련 우크라이나 의 체르노빌 원전 사고 와 같 은 대 규모 의 방 사선 누출 사고 를 볼 때 방사성 오염 물질 이 자연 과 인간 에게 엄청난 재앙 을 불러일으킨다는 사실 을 알 수 있 다 . 방사선 사고 는 미연 에 방지 하 는 것 이 최선 이 지만 사고 발생 시 에 는 신속 하 고 정확 하 게 오염 물질 을 제거 하 는 것 이 매우 중요 하 다 . 누출 된 방사선원 제거 를 위해서 는 반드시 선원 을 측정 하 기 위한 장비 가 필요 하 며 대부분 의 장비 는 선량 값 의 측정 을 목적 으로 하 고 있 다 . 방사선원 의 위치 를 확인 하 기 위한 대표 적 인 상용 화 장비 로 는 Cartogam 와 Radscan 장치 가 있 다 . 상용 화 된 대부분 의 방사선 탐지장 치 에 적용 된 것 처럼 Cartogam 과 Radscan 장치 역시 NaI ( Tl ) 또는 CsI ( Tl ) 섬광체 를 기반 으로 방사선 을 빛 으로 변환 하 여 수 광소자 를 통해 탐지 하 는 방법 을 적용 하 고 있 다 . 그러나 두 장치 의 운용 방식 에 차이 가 있 는데 Cartogam 의 경우 탐지장 치 를 고정 하 여 바늘구멍 사진기 와 같이 탐지 하 는 영역 에 대한 2 차원 정보 를 직접 받아들이 는 방식 을 적용 하 고 있 고 , Radscan 장치 는 탐지 영역 을 한 점 씩 측정 하 여 측정 한 점 들 을 정렬 하 여 2 차원 영상 을 만드 는 방법 을 적용 하 고 있 다 [ 1 - 5 ] . 
 CARTOGAM 장치 는 비교 적 빠른 시간 에 선량 분포 를 측정 할 수 있 는 반면 핀홀 을 통해 방사선 영상 을 직접 취득 하 기 에 방사선원 에 대한 분포 정보 를 측정 할 때 각 위치 의 선원 의 세기 정보 가 간섭 되 어 측정 되 므로 정확 한 선원 의 분포 측정 에 어려움 이 있 다 . 이 에 반해 래스터 스캔 ( Raster scan ) 을 적용 하 고 있 는 Radscan 장치 는 측정 하 는 위치 에 콜리메이터 방향 을 가리켜 해당 하 는 위치 에서 만 데이터 를 취득 하 고 콜리메이터 를 이동 시키 며 2 차원 영상 을 만들 기 때문 에 탐지 위치 에 대한 절대 적 인 선량 정보 만 을 취득 하 므로 선원 의 분포 를 측정 하 는 것 에 유리 하 다 . 상용 화 된 장치 의 경우 단일 센서 를 통해 영상 화 하 므로 방사선원 의 분포 정보 만 을 제공 하 고 있 다 . 현재 구현 중 인 스테레오 방사선 탐지장 치 는 정확 한 위치 정보 획득 을 위해 Radscan 장치 와 같 은 래스터 스캔 방식 을 적용 하 고 있 으며 스테레오 검출 장치 로부터 정확 한 분포 정보 를 획득 하 여 영상 정합 을 통한 거리 정보 추출 을 목표 로 하 고 있 다 
 본 논문 에서 는 방사선 분포 영상 측정 에 있 어 기존 에 사용 되 었 던 탐지 방식 을 벗어나 감마선 신호 에 대한 연속 적 인 측정 을 통해 고속 , 고 효율 탐색 기법 을 제안 하 였 다 . 먼저 방사선 탐지 를 위한 스테레오 감마선 탐지장 치 의 구성 과 검출 신호 를 측정 하 는 검출 센서 에 대해 설명 하 고 , 상용 장비 에서 적용 하 고 있 는 불연속 적 인 신호 취득 방식 과 본 논문 에서 제시 하 는 연속 적 인 신호 측정 방식 을 비교 하 였 다 . 또한 두 가지 탐지 방법 의 성능 을 비교 하 기 위해 KOLAS ( 한국 인증 기구 : KOrea Laboratory Accreditation Scheme ) 인증 된 감마선 조사 시설 에서 감도 , 분해능 및 탐지 속도 를 비교 하 는 실험 을 수행 하 였 다 . 
 - 2 . 1 스테레오 감마선 탐지장 치 검 출부 
 스테레오 감마선 탐지장 치 의 검 출부 는 그림 1 과 같이 감마선 을 빛 으로 변환 시키 기 위한 섬광체 ( Scintillator ) 와 변환 된 빛 을 감지 하 는 수 광소자 로 구성 된다 . 장치 에 적용 한 수 광소자 는 Hamamatsu 사 의 PMT ( Photo Multiplier Tube ) 를 적용 하 였 다 . 섬광체 는 PMT 와 의 결합 효율 을 최대 로 할 수 있 는 NaI ( Tl ) 섬광체 를 선정 하 였 고 , 구조 는 수 광소자 의 유효 면적 을 고려 하 여 직경 은 10 mm , 길 이 10 mm 로 제작 하 였 다 . 
 내장 된 자체 테스트 구조 Fig . 1 Sensor for Detecting radiation 
 그림 2 는 선원 의 위치 를 탐지 하 기 위한 콜리메이터 와 탐지 하 는 위치 이외 의 영역 으로부터 들어오 는 감마선 신호 를 차단 하 기 위한 차폐 체 를 보여준다 . 그림 3 에 나타난 그래프 는 탐지 센서 를 차폐 체 에 삽입 하 여 콜리메이터 의 입사 구 를 통해 감지 된 감마선 조사선량 별 출력 신호 를 나타낸다 . 출력 결과 에서 나타난 것 처럼 조사선량 에 따라 선형 적 인 출력 을 확인 할 수 있 으며 콜리메이터 가 가리키 는 위치 에서 의 선량 정보 를 알 수 있 다 . 센서 의 감도 실험 은 KOLAS 인증 된 감마선 조사 시설 에서 0 . 01 mSv / h ∼ 300 mSv / h 의 조사선량 에 대하 여 진행 하 였 다 [ 6 ] . 
 방사선 차폐 체 및 Collimator Fig . 2 Collimator and Radiation Shield 그림 
 감마선 검출 센서 감마선 조사 시험 결과 Fig . 3 Sensor test results for Gamma - ray ( Cs - 137 ) 
 - 2 . 2 스테레오 감마선 탐지장 치 제 어부 
 감마선 의 분포 를 측정 하 기 위해서 는 2 차원 영역 에 대해 개별 적 위치 에 대한 값 을 측정 하 고 이 점 들 을 이용 하 여 2 차원 영상 으로 나타낸다 . 
 이러 한 래스터 스캔 방식 을 적용 한 것 이 상용 화 된 Radscan 장치 이 다 . 스테레오 방사선 탐지장 치 의 장점 중 하나 는 스테레오 로 구성 한 검출기 를 통해 2 차원 영상 을 획득 하 고 스테레오 매칭 을 이용 하 여 기존 의 장치 에서 얻 을 수 없 던 선원 의 거리 정보 를 제공 한다는 것 이 다 [ 7 ] . 그림 4 는 스테레오 방사선 탐지장 치 의 구성 을 나타낸다 . 
 스테레오 방사선 검출기 구성 Fig . 4 Stereo radiation detector configuration 
 먼저 좌우 에 위치 한 것 은 앞서 설명 한 감마선 탐 지부 이 며 중앙 에 위치 한 것 은 2 차원 영상 획득 을 위한 팬 틸 트 를 보여준다 . 구현 한 스테레오 탐지장 치 는 감마 선원 의 탐지 범위 를 설정 하 고 수평 방향 모터 를 제어 하 여 한 행 에 대한 위치 값 과 해당 위치 에서 의 선량 값 을 기록 한다 . 한 행 에 대한 처리 가 끝나 면 수직 방향 모터 를 제어 하 여 일정 한 간격 으로 설정 된 두 번 째 행 에 대한 선원 의 위치 값 및 선량 값 을 기록 한다 . 이 와 같 은 방법 으로 수직 , 수평 방향 에 대한 스캔 은 통해 위치 값 및 해당 하 는 위치 에 대한 선량 분포 를 이용 하 여 선원 에 대한 2 차원 분포 영상 을 획득 한다 . 
 현재 상용 화 된 대표 적 인 장치 ( Radscan , Radsearch 등 ) 는 감마선 신호 측정 을 위해 제어기 를 통한 위치 이동 후 감마선 탐지장 치 를 일정 시간 동안 머물러 측정 하 는 불연속 적 인 신호 탐지 기법 을 적용 하 고 있 다 . Radscan 장치 에 관한 문헌 에서 는 이러 한 불연속 적 인 신호 탐지 기법 에서 감마선 검출 장치 가 멈추 어 측정 하 는 시간 을 “ Dwell Time ” 으로 정의 하 고 있 다 . 불연속 모드 에서 그림 5 에서 나타낸 바 와 같이 방사선 신호 를 1 회 측정 하 여 하나 의 픽셀 정보 를 획득 하 는 시간 을 샘플링 시간 ( Sampling Time ) 으로 정의 한다면 불 연속 모드 의 경우 샘플링 시간 은 장치 의 위치 이동 시간 ( Transition Time ) 과 신호 측정 시간 ( Dwelling Time ) 의 합 으로 나타낼 수 있 다 [ 8 ] . 
 불 연속 운용 모드 : 상용 검출기 운용 기법 Fig . 5 Discrete mode : Conventional method 
 본 논문 에서 는 선행 연구 에서 적용 하 고 있 는 불연속 모드 의 샘플링 시간 을 최소 화 하 기 위하 여 장치 이동의 이동과 신호 의 측정 이 동시 에 이루어지 는 연속 모드 를 적용 하 였 다 . 그림 6 에서 와 같이 장치 가 이동 하 면서 신호 를 측정 하 는 방식 인 연속 모드 의 경우 샘플링 시간 은 신호 측정 시간 ( Dwelling time ) 또는 위치 이동 시간 ( Transition time ) 으로 정의 된다 . 연속 모드 의 고속 탐지 에 대한 검증 은 동일 한 조건 에서 두 가지 탐지 방식 에 대한 탐지 시간 변화 에 따른 이동 시간 측정 결과 로 나타내 었 다 . 
 연속 운용 모드 : 제안 된 기법 Fig . 6 Continuous mode : Proposed method 
 고속 으로 신호 를 측정 하 기 위해서 는 샘플링 시간 을 줄여야 하 며 , 이 를 위해서 는 위치 이동 시간 과 신호 측정 시간 을 줄여야 하 지만 시스템 의 모션 제어 를 위한 위치 이동 시간 은 일정 한 값 을 갖 게 된다 . 따라서 변경 이 가능 한 신호 측정 시간 을 최소 화 할 경우 장치 의 고속 운용 이 가능 하 다 . 그러나 신호 측정 시간 을 짧 게 가질 경우 탐지 시간 을 줄일 수 있 지만 방사선원 의 신호 임 을 보증 하 기 위한 최소 의 시간 은 검출 센서 의 감도 에 의해 결정 되 므로 설정 할 수 있 는 최소 신호 측정 시간 이 결정 된다 . 
 그림 7 은 앞서 구현 한 스테레오 방사선 검출 장치 를 통해 동일 한 조건 에서 신호 측정 시간 변화 에 따른 시스템 탐지 속도 를 비교 한 그래프 이 다 . 두 운용 모드 를 비교 하 기 위해 한 행인 20 ° 의 영역 을 스캔 하 도록 설정 하 고 , 불 연속 모드 의 경우 한 샘플 을 1 도 간격 으로 스캔 하 여 20 픽셀 을 획득 하 였 다 . 연속 모드 의 경우 역시 20 픽셀 을 획득 하 도록 신호 측정 시간 과 위치 이동 속도 를 설정 하 였 다 . 
 탐지장 치 운용 모드 탐지 시간 비교 Fig . 7 Comparison of discrete mode and continuous mode 
 결과 에서 나타난 바 와 같이 동일 한 시스템 에서 신호 측정 시간 을 줄이 면 탐지 속도 가 증가 함 을 알 수 있 으며 , 불 연속 모드 의 시간 증가 에 비해 연속 모드 의 시간 증가 폭 이 매우 크 게 나타남 을 확인 할 수 있 다 . 실험 에 적용 된 검출 센서 의 감도 를 고려 하 여 신호 측정 시간 을 최소 로 할 경우 0 . 1 초 로 설정 할 수 있 으며 이때 각 운용 모드 에서 의 최대 속도 를 얻 을 수 있 다 . 그 결과 , 불 연속 모드 의 경우 는 1 °/ sec 로 나타나 며 연속 모드 의 경우 10 °/ sec 의 속도 로 데이터 취득 이 가능 하 게 된다 . 즉 , 동일 한 조건 에서 1 Line 에 대한 스캔 수행 시 불 연속 모드 에 비해 연속 모드 의 경우 10 배 의 고속 운용 이 가능 하 다 . 
 연속 모드 적용 시 방사선 탐지장 치 의 고속 탐색 에 대한 가능 성 을 확인 하 였 고 , 이 를 기반 으로 획득 된 탐지 신호 에 대한 유효 성 검증 을 위하 여 스테레오 탐지장 치 에 대한 감마선 조사 시험 을 통해 탐 지감 도 및 분해능 실험 을 수행 하 고 그 결과 에 대한 분석 을 수행 하 였 다 . 
 - 4 . 1 조사 시험 조건 및 구성 
 감마선 조사 시험 은 기존 에 장치 에 적용 된 불연속 적 인 신호 탐지 기법 과 본 논문 에서 제안 하 는 연속 적 인 신호 탐지 기법 에 대하 여 획득 된 결과 에 대하 여 비교 분석 하 기 위해 진행 하 였 다 . 
 본 실험 은 KOLAS 인증 된 감마선 교정 시설 에서 진행 하 였으며 그림 8 은 감마선 조 사실 내부 의 모습 이 며 감마 선원 이 위치 한 모습 과 탐지 영역 을 나타낸 사진 이 다 . 
 감마선 조사 시험 환경 구성 Fig . 8 Gamma - ray irradiation test configuration 
 그림 9 는 감마선 조사 시험 을 수행 하 기 위해 스테레오 감마선 탐지장 치 와 탐지 영역 을 모니터링 하 기 위한 기구 들 을 보여준다 . 조사 조건 은 감마 선원 으로부터 2 m 거리 에 탐지장 치 를 고정 하 고 Cs - 137 감마 선원 에 대하 여 조사선량 4 . 5 mSv / h 를 조사 하 였 다 . 탐지 기법 에 대한 감도 및 분해능 분석 실험 은 한 행 을 측정 한 1 차원 결과 와 2 차원 영상 결과 를 비교 하 며 진행 하 였 다 . 
 감마선 조사 시험 을 위한 검출기 설치 모습 Fig . 9 Detector set up for gamma - ray irradiation test 
 - 4 . 2 탐지 기법 에 대한 감도 비교 분석 
 탐지기 법 에 대한 감도 비교 를 위하 여 감마선 조사 시험 구성 을 갖추 고 동일 한 조건 에서 연속 모드 운용 과 불 연속 모드 운용 으로 스테레오 탐지 장치 를 제어 하 며 탐 지구 와 Cs - 137 감마 선원 의 높이 를 일치 시킨 후 한행 에 대한 위치 값 및 측정값 을 획득 하 였 다 . 그림 10 은 검출기 한 대 에 대한 두 가지 방법 의 라인 스캔 결과 를 나타낸다 . 검정 색 으로 표현 한 사각형 은 불 연속 모드 로 1 회 이동하 는 한 스텝 당 0 . 5 ° 설정 으로 측정 한 결과 이 고 붉은색 의 점 은 0 . 1 초 신호 측정 방식 을 적용 하 여 1 . 0 °/ sec 의 속도 로 이동 하 며 획득 한 결과 이 다 . 그림 의 X 축 은 수평축 제 어부 의 탐지 영역 20 ° 에 해당 하 는 위치 값 ( 25 , 000 ∼ 26 , 600 ) 을 의미 하 며 1 ° 는 약 80 에 해당 된다 . 두 탐지 방식 에서 적용 한 기본 조건 은 탐지 구간 을 20 ° 로 설정 하 고 , 탐지 시간 을 동일 하 게 20 초 로 설정 하 여 진행 하 였 다 . 
 탐지 모드 별 감도 분석 실험 결과 Fig . 10 Sensitivity test results of two detection modes 
 수행 결과 감도 에 있 어서 방사선원 에 대한 위치 별 선량 분포 는 정확 하 게 일치 하 는 결과 를 나타내 었 다 . 그림 11 과 그림 12 는 불연속 모드 와 연속 모드 로 측정 한 2 차원 영상 을 보여준다 . 그림 의 우측 은 탐지 선량 을 나타낸다 . 획득 된 결과 에서 나타난 것 처럼 각 위치 별 선량 의 분포 가 동일 하 게 나타남 을 확인 할 수 있 다 . 즉 , 같 은 조건 에서 연속 모드 와 불 연속 모드 의 검출 감도 는 동일 하 게 측정 된다는 것 을 확인 하 였 다 . 
 불연속 모드 2 차원 획득 영상 Fig . 11 2 D detection Image for discrete mode 
 연속 모드 2 차원 획득 영상 Fig . 12 2 D detection Image for continuous mode 
 - 4 . 3 탐지 기법 에 대한 분해능 비교 분석 
 감마선 탐 지시 선원 의 정확 한 위치 탐지 를 위해서 는 탐지기 로부터 획득 한 위치 값 과 해당 위치 에서 의 측정 선량 값 에 대한 간격 즉 , 획득 데이터 에 대한 분해능 이 높 아야 한다 . 그림 13 은 감도 실험 결과 를 확대 한 것 으로 선원 의 위치 및 선량 값 을 보여준다 . 그림 에서 처럼 불 연속 모드 는 20 ° 의 탐지 영역 을 0 . 5 ° 간격 으로 위치 값 을 나타내 기 때문 에 신호 를 샘플링 하 는 값 사이 에 실제 선원 이 있 다고 하 면 그림 과 같이 정확 한 위치 를 탐지 하 지 못할 수 있 다 . 이 에 반해 0 . 1 초 단위 로 데이터 를 취득 하 며 연속 적 으로 움직이 는 연속 모드 의 경우 는 표본 을 추출 하 는 샘플링 간격 이 불 연속 모드 에서 나타내 는 한 스텝 동안 10 번 을 샘플링 ( 0 . 05 ° 간격 ) 하 기 때문 에 실제 선원 의 위치 를 더욱 정밀 하 게 탐지 할 수 있 다 . 
 연속 모드 2 차원 획득 영상 Fig . 13 Resolution test results of two detection modes 
 운용 모드 의 한 샘플 간 이동 간격 은 거리 가 멀 어 질수록 크 게 나타나 므로 이동간 격 이 크 면 위치 탐지 의 정확도 가 낮 아 진다 . 본 실험 은 선원 으로부터 2 m 거리 에서 수행 하 였 지만 거리 가 멀 어 질수록 탐지 할 수 있 는 불연속 적 인 탐지기 법 보다 연속 적 인 탐지 기법 적용 이 감마 선원 탐지 에 매우 유리 함 을 확인 할 수 있 다 . 그림 14 와 그림 15 는 동일 한 감마 선원 을 두 고 2 차원 영상 을 획득 한 결과 이 다 . 2 차원 영상 을 수평축 ( Pan position ) , 수직 축 ( Tilt Position ) , 선량 값 ( Pulse Counts ) 로 나타낸 결과 이 다 . 
 불연속 모드 획득 영상 3 차원 분포도 Fig . 14 3 D plot of detection result for discrete mode 
 연속 모드 획득 영상 3 차원 분포도 Fig . 15 3 D plot of detection result for continuous mode 
 탐지 범위 는 수평 , 수직 방향 에 대해 각각 20 ° 를 탐지 한 것 이 며 그림 14 는 불연속 모드 의 결과 로 영상 의 화 소수 가 40 × 40 이 다 . 그림 15 는 연속 모드 의 결과 로 수직 축 은 불 연속 모드 와 동일 하 게 탐지 하 고 수평축 을 연속 적 으로 탐지 하 여 200 × 40 으로 위치 에 대한 결과 를 나타낸 것 이 다 . 탐지 조건 을 모두 동일 하 게 할 경우 획득 데이터 의 양 이 5 배 정도 증가 하 며 선원 에 대한 정밀도 를 높일 수 있 다 . 단일 선원 이 아닌 경우 수평 방향 에서 획득 한 데이터 를 통해 수직 방향 에 대한 보간법 을 적용 한다면 전체 영상 에서 선원 에 대한 분포 를 확인 할 수 있 다 . 
 - 4 . 4 탐지 기법 에 대한 탐 지속 도 비교 분석 
 기존 에 사용 되 는 감마선 탐지 기법 과 본 논문 에서 제안 하 는 연속 탐지 모드 에 대한 방사선 실험 을 통해 동일 조건 에서 감도 는 동일 하 게 나타나 고 , 획득 영상 의 분해능 이 개선 되 어 정밀 한 탐지 가 가능 하 다는 것 을 확인 하 였 다 . 감마선 검출 센서 의 설정 은 동일 하 게 두 고 동일 한 선원 에 대하 여 속도 를 변화 시키 며 탐지 시간 과 획득 데이터 를 분석 한 결과 를 그림 16 과 그림 17 에 나타내 었 다 . 그림 16 은 기존 의 불연속 적 으로 탐지 하 는 방법 을 적용 한 것 이 며 탐지 영역 은 앞서 와 같이 상하 , 좌우 각각 20 ° 의 영역 을 스캔 하 였 다 . 획득 한 영상 의 크기 는 표 1 에 나타난 것 처럼 40 × 40 의 크기 를 갖 으며 탐지 하 는 데 걸린 소요 시간 은 14 분 53 초 로 측정 되 었 다 . 그림 17 은 연속 적 인 탐지기 법 을 적용 하 여 측정 한 결과 이 며 모션 제 어부 의 설정 속도 는 초당 5 ° 이 다 . 획득 한 결과 를 비교 하 면 1 초 에 5 ° 의 이동 속 도로 20 ° 를 스캔 한다면 0 . 1 초 간격 으로 데이터 를 획득 하 기 때문 에 영상 의 크기 는 불 연속 모드 와 동일 한 40 × 40 으로 나타난다 . 이 결과 는 불 연속 모드 와 연속 모드 에서 감도 와 분해능 이 동일 하 게 측정 되 었 지만 탐지 속도 를 비교 해 보 면 불 연속 모드 는 14 분 53 초 이 고 , 연속 모드 는 4 분 32 초 로 약 70 % 의 매우 큰 시간 단축 을 보여준다 . 표 1 에 나타낸 결과 들 을 볼 때 불연속 운용 보다 연속 운용 시 동일 한 탐지 감도 에서 탐지 분해능 개선 및 탐지 시간 단축 이 가능 하 다 . 
 불연속 모드 탐지 결과 : 소요 시간 14 분 53 초 Fig . 16 Discrete mode results : elapsed time 14 m 53 s 
 연속 모드 탐지 결과 : 소요 시간 4 분 32 초 Fig . 17 Continuous mode results : elapsed time 4 m 32 s 
 탐지 모드 별 소요 시간 및 영상 크기 Table 1 Elapsed time and Image size for detection modes 
 탐지 모드 별 소요 시간 및 영상 크기 Table 1 Elapsed time and Image size for detection modes 
 감마 선원 에 대한 탐지 는 사고 가 발생 한 지역 에서 누출 된 선원 의 위치 를 빠르 고 정확 하 게 탐지 하 는 것 이 중요 하 다 
 본 논문 에서 는 상용 감마선 탐지장 치 의 속도 에 대한 단점 을 개선 하 고자 기존 에 적용 하 던 불연속 적 인 측정 방식 에서 벗어나 연속 측정 방식 을 적용 하 여 고속 , 고 효율 의 방사선원 분포 측정 을 위한 감마선 탐지 기법 을 제안 하 였 다 . 
 두 가지 운용 방식 에 대한 감마선 조사 시험 을 통해 제안 한 연속 모드 운용 의 우수 한 성능 을 검증 을 진행 하 였 다 . 검증 실험 을 위해 먼저 스테레오 감마선 탐지장 치 를 구성 하 고 , KOLAS 인증 된 감마선 조사 시설 에서 동일 한 장치 에 대해 기존 의 불연속 적 인 탐지 방법 과 제안 하 는 연속 적 인 탐지 방법 에 대한 시스템 운용 속도 , 감마 선원 의 위치 및 선량 을 측정 실험 을 수행 하 였 다 . 
 그 결과 동일 한 조건 에서 구현 한 장치 를 기준 으로 최소 의 신호 측정 시간 을 설정 할 때 연속 모드 운용 시 1 라인 에 대한 탐지 속도 가 약 10 배 정도 개선 되 었 으며 , 탐지 감도 는 동일 하 게 나타났 고 , 탐지 분해능 은 5 배 높 게 나타났 다 . 무엇 보다 탐지 감도 와 분해능 이 같 은 결과 가 나타나 도록 설정 한 후 2 차원 영상 으로 나타내 는 선원 탐색 속도 를 비교 할 때 약 70 % 의 소요 시간 단축 을 확인 하 였 다 . 
 본 연구 결과 를 통해 방사선 신호 측정 에 있 어서 연속 적 인 데이터 취득 을 통한 선원 의 분포 확인 이 가능 함 을 확인 하 였 고 , 감마선 탐지장 치 의 고속 탐지 및 분해능 개선 에 대한 연구 방향 을 확인 하 였 다 . 고 분해능 의 신호 측정 영상 을 고속 으로 탐지 하 게 된다면 선원 의 거리 정보 추출 을 목표 로 현재 개발 을 진행 하 는 스테레오 감마선 장치 의 스테레오 매칭 을 통한 누출 선원 의 정확 한 거리 산출 을 위한 중요 정보 를 제공 할 수 있 을 것 이 다 . 
 이 논문 은 국방과학연구소 의 민군 기술 협력 센터 및 정부 ( 미래 창조 과학부 ) 의 재원 으로 한국연구재단 ( 원자 력 연구 개발 사업 , No . 2011 - 0031840 ) 의 지원 을 받 아 수행 된 연구 임 
 황 영 관 ( 黃 榮 觀 ) 
 2006 년 수원 대학교 전자 공학 과 학사 졸업 , 2008 년 수원 대학교 전자 공학 과 석사 졸업 , 2014 년 충남 대학교 정보 통신 공학 과 박사 졸업 , 현재 한국 원자력 연구원 원자력 융합 기술 개발 부 연구원 
 이 남 호 ( 李 南 昊 ) 
 1991 년 경북 대학교 전자 공학 과 졸업 ( 학 사 ) , 1993 년 동 대학원 전자 공학 과 졸업 ( 석사 ) , 2004 년 충남 대학교 대학원 전기 공학 과 졸업 ( 박사 ) , 현재 한국 원자력 연구 원 원자력 융합 기술 개발 부 책임 연구원 , 충 남대 학교 전기 공학 과 겸임 교수 
 Hughes K . A . , Lightfoot J . A . 1996 “ Radscan 600 - A portable instrument for the remote imaging of gamma contamination : Its design and use in aiding decommissioning strategy , ” Proc . IEEE Nucl . Sci . Symp . Conf . Rec . 2 930 - 933 
 Hughes K . A . , Mottershead G . , Thornley D . J . , Comrie A . P . 2004 “ Use of gamma ray imaging instrumentation in support of TRU waste characterization challenges , ” Proc . WM ' 04 Conf . Rec . 
 Gal O . , Izac C . , Laine F . , Nguyen A . 1997 “ CARTOGAM — A portable gamma camera , ” Nucl . Intrum . Meth . A 387 297 - 303 
 Gal O . , Dessus B . , Jean F . , Laine F . , Leveque C . 2001 “ Operation of the CARTOGAM portable gamma camera in a photon - counting mode , ” IEEE Trans . Nucl . Sci . 48 ( 4 ) 1198 - 1204 
 Woodring M . , Souza D . , Tipnis S . , Waer P . , Squillante M . , Entine G . , Ziock K . P . 1999 “ Advanced radiation imaging of low - intensity gamma - ray sources , ” Nucl . Intrum . Meth . A 422 709 - 712 
 Lee Seung Min , Lee Heung Ho 2007 “ A Study on display data of radiation point at 3 dimensions ” The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers http : / / koix . ksci . re . kr / KISTI 1 . 1003 / JNL . JAKO 200727543159184 56 ( 6 ) 1130 - 1132 
 Santo J . T . , Maul M . , Lucero R . , Clapham M . , Battle B . “ Application of Remote Gamma Imaging Surveys at the Turkey Point PWR Reactor Facility , ” Institute of Nuclear Materials Management INMM 47 th Annual Meeting 2006 
 Citing ' The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System ' 
 AU - 황 , 영 관 
 TI - The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System 
 DO - 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253 
 UR - http : / / dx . doi . org / 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253 
 황 , 영 . 관 . , & 이 , 남 . 호 . ( 2014 ) . The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System . The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers , 63 ( 9 ) The Korean Institute of Electrical Engineers . doi : 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253 
 황 , 영관 , & 이 , 남호 2014 , The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System , The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers , vol . 9 , no . 9 , Retrieved from http : / / dx . doi . org / 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253 
 [ 1 ] 영관 황 , and 남호 이 , “ The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System ” , The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers , vol . 9 , no . 9 , Sep 2014 . 
 황 , 영 관 and , 이 , 남 호 and , “ The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System ” The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers , 9 . 9 2014 : 
 황 , 영 관 , and 이 , 남 호 , “ The Study for the Method of Fast and Efficient Gamma - ray Detection for the Stereo Gamma - ray Ddetection System . ” The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers 9 no . 9 ( ) Sep , 2014 ) : http : / / dx . doi . org / 10 . 5370 / KIEE . 2014 . 63 . 9 . 1253