도 85 는 피스톤 펌프 구성 의 실시 예 를 도시 하고 , 도 86 은 도 88 의 피스톤 펌프 구성 을 사용 하 여 벤 틸 레이터 흐름 및 주입 흐름 에서 흡기 이벤트 의 동기 화 를 나타내 는 그래프 를 도시 한다 . 공기 는 필터 ( 1080 ) 를 통해 시스템 으로 유입 되 어 피스톤 실린더 ( 1084 ) 또는 펌프 ( 1082 ) 로 흐른다 . FS 1 1091 은 환자 흡기 사지 내 의 흐름 을 측정 하 여 용량 제어기 ( 1086 ) 에 타이밍 정보 를 제공 한다 . FS 2 1092 는 NO 함유 가스 흐름 의 폐 루프 피드백 을 위해 시스템 외부 의 유량 을 측정 한다 . FD 2 는 펌프 와 피스톤 실린더 흐름 의 교차점 과 NO 생성 장치 흐름 과 환자 흡기 흐름 사이 의 교차점 사이 의 NO 흐름 경로 를 따라 어디 에 나 위치 할 수 있 다 . 펌프 는 송풍기 ( 1088 ) 의 바이어스 흐름 과 일치 하 는 일정 한 유량 을 생성 하 는 데 사용 될 수 있 고 , 피스톤 ( 1084 ) 은 송풍기 ( 1088 ) 의 흡기 볼 러스 와 일치 하 도록 볼 러스 를 생성 하 는 데 사용 될 수 있 다 . 피스톤 의 기능 은 벤 틸 레이터 를 사용 하 여 시간 을 정한다 . 도 85 에 도시 된 피스톤 이 NO 를 발생 시키 는 스파크 이전 의 흐름 을 조정 하 도록 배치 되 며 , 피스톤 은 또한 NO 발생 후 를 포함 하 여 시스템 의 다른 위치 에 위치 될 수 있 다 . 도 87 은 도 86 에 도시 된 실험 동안 NO 농도 대 시간 의 그래프 를 도시 하고 , 일정 한 NO 농도 가 환자 에게 전달 될 수 있 음 을 나타낸다 .