광학 벤치 는 250 와트 제논 아크 램프 , 원격 으로 조절 되 는 셔터 , 아크 램프 용 열 - 싱크 ( heat sink ) 로서 작용 하 는 황산 구리 배스 , 단파장 방사선 을 제거 하 는 쇼트 ( Schott ) WG - 320 nm 컷 - 오프 ( cut - off ) 필터 , 중성 밀도 필터 및 시험 될 평방 체가 삽입 되 는 샘플 홀더 ( sample holder ) 를 구비 하 고 있 다 . 기준 표준 으로서 사용 된 광 변색성 시험 평방 체로 샘플 렌즈 에 노출 되 는 광량 인 광학 벤치 의 출력 량 을 보정 하 였 다 . 이것 은 평방 센티미터 당 0 . 15 내지 0 . 20 밀리와트 ( mW / ㎠) 범위 의 출력 량 을 산출 하 였 다 . UV - A 검출기 ( 씨리 즈 # 22411 ) 를 구비 한 그라 세 비 옵 트 로 닉스 모 델 ( GRASEBY Optronics Model ) S - 371 포터블 ( portable ) 광도계 ( 씨리 즈 # 21536 ) 또는 유사 장비 를 사용 하 여 출력 량 을 측정 하 였 다 . UV - A 검출기 를 샘플 홀더 내 에 위치 시켜 광 산출량 을 측정 하 였 다 . 램 트 의 와트 를 증가 시키 거나 감소 시킴 으로써 , 또는 광로 중 의 중성 밀도 필터 를 첨가 하 거나 제거 함 으로써 출력 량 을 조정 하 였 다 .