진피 내 에 충분 한 열 을 침투 시키 고 만족 스러운 미용 치료 결과 를 얻 기 위해 , 전극 들 은 25 ms 내지 10 , 000 ms 범위 의 기간 동안 활성 화 된다 . 장치 의 다른 전형 적 인 동작 파라미터 들 은 : 고 임피던스 부하 에서 전압 은 50 ~ 400 mA 의 전류 를 야기 하 는 약 450 Vpp 일 수 있 다 . RF 는 펄스 형태 로 보통 공급 되 며 펄스 당 에너지 ( 피부 에 전달 되 는 실제 에너지 ) 는 0 . 54 J 이 고 더욱 일반 적 으로 는 12 J 이 다 . 일반 적 으로 , 낮 은 전압 설정 을 채용 하 는 가정 용 장치 에서 전극 들 이나 치료 되 는 피부 세그먼트 를 냉각 시킬 필요 가 없 을 수 있 으며 , 따라서 거의 모든 치료 는 전용 냉각 수단 을 구비 하 지 않 은 장치 로 수행 될 수 있 다 .