오퍼레이터 가 적절 한 프로브 위치 를 찾 는데 도움 을 주 기 위해 , FIBROSCAN ® 시스템 은 오퍼레이터 가 적절 한 프로브 위치 를 검색 하 는 동안 초음파 샷 을 연속 적 으로 전송 하 고 해당 에코 신호 를 획득 하 도록 구성 된다 . 오퍼레이터 가 적절 한 프로브 위치 를 찾 는데 도움 을 주 기 위해 A - 모드 및 TM - 모드 그래프 가 실시간 으로 디스플레이 및 갱신 된다 . 도 1 은 그러 한 A - 모드 그래프 ( 101 ) 및 TM - 모드 그래프 ( 102 ) 의 예 를 도시 한다 . TM - 모드 그래프 는 초음파 에코 신호 가 프로세싱 된 이후 에 연속 적 으로 획득 된 초음파 에코 신호 를 나타낸다 . 초음파 에코 신호 의 프로세싱 은 , 예 를 들 어 , 엔 벨 로프 ( envelope ) 계산 및 데시 메이 션 ( decimation ) 을 포함 한다 . 도 1 에 도시 된 TM - 모드 그래프 는 각 열 이 획득 된 프로세싱 된 초음파 에코 신호 중 하나 를 나타내 는 2 - 차원 이미지 이 다 . 각 열 은 , 프로브 와 정렬 되 어 위치 된 피험자 의 신체 부분 이 초음파 파동 을 후방 산란 시키 는 법 을 보여 주 는 순간 적 인 1 - 차원 이미지 를 깊이 ( d ) 의 함수 로서 나타낸다 . 획득 된 연속 적 인 초음파 에코 신호 는 나란히 디스플레이 되 어 이러 한 1 - 차원 이미지 의 시간 ( t ) 에 따른 진화 를 보여준다 ( 이 진화 는 약간 의 프로브 움직임 또는 호흡 운동 으로 인한 장기 움직임 에 의해 야기 됨 ) .