시스템 은 통기 유로 및 백 유로 를 포함 하 는 통기 카트리지 를 사용 할 수 있 다 . 통풍구 흐름 은 통풍구 카트리지 를 통해 흐를 때 측정 할 수 있 다 . 이 는 벤트 카트리지 내 의 센서 또는 감지 된 위치 사이 의 적절 한 흐름 제한 으로 벤트 흐름 에 공 압 식 으로 연결 된 제어기 내 의 하나 이상 의 압력 센서 에 의해 수행 될 수 있 다 . 센서 가 포함 된 벤트 카트리지 의 경우 센서 에 대한 교정 정보 를 벤트 카트리지 내 의 메모리 장치 에 기록 할 수 있 다 . 배기 카트리지 에 기록 된 추가 데이터 에 는 다음 중 하나 가 포함 될 수 있 다 . 일련 번호 , 로트 번호 , 설치 여부 , 치료 데이터 , 설정 로그 , 경보 로그 및 사용 자 입력 표기법 . 벤트 카트리지 가 흡기 유로 에 통합 되 어 있 다고 가정 하 면 , 시스템 오작동 이 발생 하 는 경우 제어기 에서 다른 카트리지 로 벤트 카트리지 를 옮기 거나 한 시설 에서 다른 시설 로 환자 를 옮기 는 것 이 바람직 하 다 . 치료 기록 및 설정 을 벤트 카트리지 에 쓰 면 다음 제어기 에서 치료 를 계속 할 수 있 다 . 이 시스템 은 두 종류 이상 의 벤트 카트리지 와 도 작동 할 수 있 다 . 벤트 카트리지 는 튜브 연결 , 튜브 지름 및 / 또는 흐름 제한 ( 유량 측정 ) 에 따라 달라질 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 통기 카트리지 는 전극 조립 체 를 포함 할 수 있 다 . 저 유량 벤트 카트리지 는 NO 생성 을 줄이 기 위해 작 은 전극 간격 을 가질 수 있 다 . 고 유량 배출 카트리지 는 더 높 은 NO 생성 을 위해 더 큰 전극 갭 ( 예 를 들 어 , 2 - 3 mm ) 을 가질 수 있 다 .