또한 , 엑스레이 튜브 는 엑스레이 검 출부 ( 10 ) 와 상하 이동 하 는 것 이 동기 화 되 어야 한다 . 즉 , 엑스레이 검 출부 ( 10 ) 가 상 / 하향 이동 하 는 정도 만큼 엑스레이 튜브 도 상 / 하향 이동 해야 한다 . 여기 서 , 제 2 상태 에서 는 제 1 상태 에서 엑스레이 검 출부 ( 10 ) 가 회전 한 상태 이 므로 , 제 2 상태 에 위치 한 엑스레이 검 출부 ( 10 ) 는 제 1 상태 였을 때 보다 소정 간격 하향 위치 하 게 된다 . 이 경우 , 엑스레이 튜브 는 엑스레이 검 출부 ( 10 ) 와 상하 이동 하 는 것 이 비동기 화 될 우려 가 있 다 .