이때 , 상기 고니오미터 제어기 는 고니오미터 ( 111 ) 를 주어진 설정 값 보다 크 게 움직이 게 한 후 다시 주어진 설정 값 으로 돌아가 게 동작 시켜 모터 의 역회전 에 의한 입사각 의 오차 를 제거 한다 . 이렇게 방사광 에 대해 시료 가 완전히 수평 이 되 도록 보정 된 입사각 을 0 도 로 하 고 , 진공 시료 챔버 ( 101 ) 안 의 시료 가 X - 선 에 의해 전반사 를 할 수 있 을 때 까지 입사각 변수 를 입력 하 여 조절 한다 .