표 1 과 마찬가지 로 , 표 2 의 각 값 도 외부 로부터 전기 적 인 잡음 이 유량계 로 전혀 유입 되 지 않 는 이상 적 인 조건 에서 실제 측정 된 값 의 예 를 나타낸다 . 표 2 는 유체 진동 주 기 및 그 에 대응 하 는 유량 의 관계 는 표 1 과 동일 하나 , 표 1 에 추가 하 여 , 각 유체 진동 주기 에 대응 하 는 기전력 값 을 더 포함 하 고 있 다 . 이 기전력 값 은 표 1 , 2 의 각각 의 유체 진동 주기 값 에 대응 하 는 값 으로서 , 표 1 , 2 에 기재 된 각 유체 진동 주기 값 은 그 에 대응 하 는 기전력 의 값 으로부터 얻 어 진 값 이 다 . 예 를 들 어 표 2 에서 유체 진동 주기 4 , 500 [ ㎳] 는 기전력 12 [ ㎶] 로부터 얻 어 진 값 이 고 , 그 에 대응 하 는 실제 유량 은 15 [ ℓ/ hr ] 가 된다 . 유체 진동 주기 150 [ ㎳] 는 기전력 600 [ ㎶] 로부터 얻 어 진 값 이 고 , 그 에 대응 하 는 실제 유량 은 400 [ ℓ/ hr ] 가 된다 .