일 실시 예 에 따른 의료 용 핸드 커버링 과 함께 사용 되 는 청진기 의 음질 을 테스트 하 였 다 . 미 시간 대학교 의료 도서관 에서 심장 음 의 전파 를 , A ) 리트만 ( Littmann ) 청진기 , B ) 일 실시 예 에 따른 의료 용 핸드 커버링 으로 둘러싸인 청진기 , 및 C ) 위생 보호 를 제공 하 는 것 으로서 시판 되 고 있 는 커버 로 둘러싸인 청진기 로 테스트 하 였 다 . 실시 예 ( B ) 에 따라 커버 로 둘러싸인 청진기 에 비해 그리고 기존 의 상용 제품 ( C ) 로 둘러싸인 청진기 에 비해 청진기 자체 ( A ) 의 음향 성능 이 도 6 에 도시 되 어 있 다 . 도 6 에 도시 된 바 와 같이 , 약 50 Hz 내지 약 2 kHz ( 또는 약 50 Hz 내지 약 100 Hz ) 의 의학 적 으로 중요 한 주파수 범위 에서 , " 본원 에서 설명 하 는 의료 용 핸드 커버링 으로 둘러싸인 청진기 ( B ) 에 비교 되 는 아무것 도 둘러싸이 지 않 은 청진기 ( A ) 의 음 곡선 들 은 거의 완전히 중첩 되 어 있 다 . "" 거의 완전히 중첩 "" 이 라는 것 은 ", 소정 의 주파수 값 또는 주파수 범위 에서 아무것 도 둘러싸이 지 않 은 청진기 ( A ) 의 데시벨 값 에 기초 하 여 , 약 30 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 25 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 20 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 15 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 10 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 8 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 5 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 3 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 1 % 미만 의 데시벨 감소 , 약 0 . 5 % 미만 의 데시벨 감소 , 데시벨 의 실질 적 인 감소 없 음 , 데시벨 감소 없 음 ( 즉 , 0 %) 을 의미 한다 . 대조 적 으로 , 도 6 은 , 아무것 도 둘러싸이 지 않 은 청진기 ( A ) 에 비해 위생 보호 를 제공 하 는 것 으로서 시판 되 는 종래 기술 의 커버 ( 청진기 용 캡 ) 로 둘러싸인 청진기 ( C ) 의 데시벨 레벨 음 곡선 들 이 의학 적 으로 중요 한 주파수 범위 에서 감소 됨 을 도시 한다 . 본원 에서 설명 하 는 의료 용 핸드 커버링 은 의학 적 으로 또는 진단 적 으로 중요 한 주파수 범위 에서 의 음 변환 을 변경 하 지 않 는다 .