﻿ 2482 차동 피스톤 게이지 
 2482 차동 피스톤 게이지 
 차압 표준 
 총 불 확 도 측정값 의 40 ppm + 0 . 0013 psi ( 9 Pa ) 
 정적 라인 압력 범위 ~ 2900 psi ( 200 bar , 20 MPa ) 
 차압 ~ 30 psi ( 2100 mbar , 210 kPa ) 
 유압식 및 공 압 식 동작 
 동작 과 데이터 관리 를 위한 소프트웨어 제공 
 매우 빠르 고 쉬운 동작 
 모델 2482 은 고 정밀 표준 제품 으로 높 은 정적 회선 압력 조건 의 차압 metrology 분야 에서 최고 의 성능 을 제공 합니다 . 2482 모델 은 Fluke Calibration 의 혁신 과 탁월 함 을 보여 줍니다 . 높 은 정적 회선 압력 하 에서 모든 압력 장치 를 교정 하 기 위해 설계 되 었 으며 , 2482 는 기존 의 시간 및 기술 집약 적 인 과정 을 대체 하 는 빠르 고 편리 하 며 정확 한 혁신 적 인 장치 입니다 . 
 2482 의 핵심 에 는 특허 받 은 대형 단면 삼중 축 의 차동 피스톤 구조 로 백만 분 의 1 미터 이하 의 축 대칭 성 을 가졌 습니다 . 독특 한 구조 로 2 번 째 Deadweight 피스톤 이 불 필요 하 며 , 중량 부하 에 직접 적 으로 비례 하 는 차압 을 확인 할 수 있 도록 해줍니다 . 
 종전 의 트윈 포스트 ( twin - post ) 와 분압기 시스템 에 는 미세 한 부하 조정 으로 각 회선 압력 에서 의 zero differential 을 정립 해야 합니다 . 이 과정 은 시간 이 많이 들어갈 뿐 아니 라 기술 집약 적 입니다 . 2482 모델 에 는 정교 한 영점 조절 과정 이 필요 하 지 않 으며 디지털 포스 밸런스 ( digital force balance ) 인 정밀 부하 cell 을 사용 합니다 . 부하 cell 은 차동 피스톤 의 무게 를 지지 하 며 회선 압력 균형 점 을 확인 하 기 위한 null detector 로서 작용 합니다 . 
 함께 제공 되 는 WinPrompt ® 소프트웨어 가 정하 는 대로 중량 을 적재 하 고 제어 기능 을 동작 시키 기 만 하 면 차압 을 확인 할 수 있 습니다 . 제 어 시스템 이 균형 측정값 을 영점 조절 한 후 테스트 장비 에 원하 는 차압 을 가합니다 . 
 차동 피스톤 은 Tungsten carbide 으로 제조 되 어 높 은 강도 , 내구 도 , 장기 적 안정도 를 확보 합니다 . 이 재질 은 온도 의 영향 을 매우 적 게 받 으며 , 압력 과 측정 이 되 지 않 는 이 력도 에 의한 왜곡 이 적 습니다 . 
 2482 모델 의 정밀 중량 세트 는 튼튼 한 나무 보관 케이스 에 담겨 제공 됩니다 . 중량 세트 는 표준 증가 의 다양 한 단위 로 0 . 5 inH 2 O ( 1 . 0 mbar ) 까지 의 출력 압력 을 위해 정밀 하 게 trim 되 어 있 습니다 . Winprompt ® 소프트웨어 는 Model 2482 의 압력 대 질량 계산 과 질량 대 압력 계산 과 환경 영향 에 대한 보정 도 수행 합니다 . 사용자 에게 중량 부하 에 의해 생성 되 는 압력 이 표시 됩니다 . 습도 , 공 압 , 주위 온도 등 의 환경 조건 들 을 직접 입력 하 거나 2456 모델 LEM Laboratory Environmental Monitor 에 의해 수집 될 수 있 습니다 . 
 2482 에 는 설정 정보 , tare 와 라인 압력 표시 , 온도 제어기 전원 설정 , tare 측정값 의 그래픽 표시 , 장비 의 주 된 동작 에 대한 제어 버튼 등 을 제공 하 는 제어기 소프트웨어 패키지 가 포함 되 어 있 습니다 . 
 2482 모델 은 유압식 피스톤 계기 로 두 개 의 가스 / 오 일 인터페이스 챔버 를 통한 가스 교정 이 가능 합니다 . 유압 혹은 공 압 회선 압력 생성 을 위해 수동 핸드 펌프 가 제공 됩니다 . 공 압 식 동작 을 위해서 는 조정 된 가스 원 이 필요 합니다 . 
 차압 범위 0 ~ 30 psi ( 0 ~ 2100 mbar , 0 ~ 210 kPa ) 
 전력 요구 조건 최대 12 V DC 5 A 
 120 / 240 VAC 50 / 60 Hz 공통 전원 포함 
 온도 동작 온도 64 - 82 ° F ( 18 - 28 ° C ) 
 보관 온도 32 - 122 ° F ( 0 - 50 ° C ) 
 습도 동작 습도 20 - 75 % RH , 비 응축 성 
 보관 습도 0 - 90 % RH , 비 응축 성 
 압력 매체 피스톤 / 실린더 , 테스트 펌프 , 유압식 테스트 포트 를 위한 동작 매체 공 압 식 테스트 포트 를 위한 디 옥 틸 세바 케이트 ( Dioctyle Sebacate , DOS ) 동작 매체 : 깨끗 한 건 조 산업 용 가스 ( 질소 권장 ) 
 크기 ( 높이 x 너비 x 깊이 ) 18 in x 15 in x 18 in ( 480 x 380 x 480 mm ) 11 mm x 11 mm x 10 mm ( 280 x 280 x 250 인치 ) 
 장치 중량 2482 : 88 lb ( 40 kg ) 
 테스트 펌프 : 12 lb ( 5 . 5 kg ) 
 측정값 40 ppm + 0 . 0013 psi ( 9 Pa ) 
 총 불 확 도 는 ISO “ 측정 불 확 도 의 표현 에 대한 안내 ” 에 기술 된 방법 에 의해 압력 불 확 도 를 확장 한 것 을 가리키 며 95 % 신뢰 도 수준 으로 표시 ( 2 sigma ) 됩니다 . 
 정적 압력 정확 도 전체 스케일 의 0 . 25 % 
 장기간 안정 성 : 10 ppm / year 이상 
 재료 Tungsten carbide 
 열 계수 9 . 2 x 10 - 6 º C - 1 
 총 중량 30 lbs ( 13 . 5 kg ) 
 최대 platter 질량 9 lbs ( 4 kg ) 
 최저 압력 증가 0 . 018 psi ( 1 . 0 mbar , 125 Pa , 0 . 5 inH 20 ) 
 0 . 5 inH 2 O , ( 1 . 0 mbar ) 
 차압 1 차 표준 
 오 일 및 가스 동작 - USB 인터페이스 내장 PC 필요 
 홈 | 제품 | 단종 된 제품 | 2482 차동 피스톤 게이지