본 개시 의 제 1 실시 예의 초음파 메스 비트 에서 , 비트 바 ( 2 ) 는 중공 구조 이 고 , 물 주입구 ( 14 ) 는 비트 팁 ( 1 ) 에 제공 되 어 비트 바 ( 2 ) 에 측면 에 연결 되 며 , 관개 액체 를 비트 팁 ( 1 ) 으로 직접 주입 한다 . 충분 한 물 을 주입 할 수 있 도록 , 절단 단부 ( 11 ) 에 는 세로 방향 으로 관통 홈 또는 반 관통 홈 이 제공 될 수 있 다 . 비트 바 ( 2 ) 의 일단 은 비트 팁 ( 1 ) 에 연결 되 고 , 비트 바 ( 2 ) 의 타단 은 비트 바디 ( 3 ) 에 연결 된다 . 비트 바 ( 2 ) 는 매끄러운 전환 으로 베벨 ( bevel ) 또는 원 호형 면 을 통해 비트 바디 ( 3 ) 에 연결 된다 . 비트 바디 ( 3 ) 의 타단 에 는 연결 나사산 ( 31 ) 이 제공 된다 . 연결 나사산 ( 31 ) 은 내부 또는 외부 일 수 있 다 . 이 실시 예 에서 , 외부 연결 나사산 이 사용 된다 . 수술 중 , 비트 바디 ( 3 ) 의 꼬리 부분 의 연결 나사산 ( 31 ) 은 특정 초음파 변환기 에 연결 되 고 대응 하 는 렌치 를 사용 하 여 조여 지 며 , 초음파 변환기 는 특정 초음파 호스트 에 연결 되 어 , 초음파 메스 비트 가 작동 할 준비 가 완료 된다 . 언급 된 바 와 같이 , 초음파 메스 비트 는 중공 구조 이 고 , 비트 팁 에 는 물 주입구 가 제공 되 어 , 관류 액 이 비트 팁 의 후면 으로부터 유출 되 도록 할 수 있 다 ; 절단 단부 의 상부 및 하부 표면 에 세로 방향 의 관통 홈 또는 반 관통 홈 이 형성 되 어 충분 한 물 이 주입 될 수 있 으며 ; 수술 중 , 전체 비트 헤드 및 접촉 된 조직 은 실시간 으로 관류 액 의 세 척 및 냉각 에 완전히 노출 되 어 절제 된 조직 이 즉시 배출 될 수 있 다 . 절개 부위 의 시야 가 선명 하 고 깨끗 하 며 , 나머지 조직 이 손상 되 지 않 도록 보호 할 수 있 다 . 이러 한 방식 으로 , 수술 의 위험 이 더욱 감소 되 고 , 수술 의 안전 성 및 성공 률 이 개선 된다 .