이 와 같이 측정 된 출력 값 은 신호 조정 회로 ( 220 ) 를 통해 출력 된다 . 구체 적 으로 , 센싱 회로 ( 210 ) 의 출력 단 에서 의 부하 전압 값 은 출력 되 기 에 앞서 측정 의 정밀도 를 높이 기 위해서 전압 + V 2 에 의해서 영점 조정기 의 조정 을 하 여 액 위 변동 의 민감 도 및 정밀도 를 향상 시킬 수 있 다 . 즉 , 두 개 의 회로 에 대하 여 영점 조정기 에 의해 영점 이 조정 되 고 , 두 개 의 스판 조정기 에 의해 스판 값 이 조정 되 며 , 한 개 의 회 로 에 는 영점 조정 및 스판 조정 이 된 출력 값 을 평균값 을 연산 하 고 , 평균 연산 되 지 않 은 출력 값 에서 평균값 을 차압 증폭기 ( 221 ) 로 가감 한 출력 값 으로 센서 액 위 자유 액면 요동 변화 값 에 따른 용기 내 액 위 출력 값 ( 232 ) 을 얻 게 된다 . 즉 , 액 위 출력 값 을 통해 유체 의 요동 변화 를 확인 할 수 있 다 .