희망 투여 가 설정 되 면 , 장치 ( 10 ) 가 조작 되 고 , 그 에 따라 주입 바늘 ( 24 ) 이 , 예 를 들 어 , 사용 자 의 피부 에 적절히 침투 한다 . 투여 버튼 ( 56 ) 의 근위 면 ( 60 ) 에 인가 된 축 방향 원위 방향 힘 에 응답 하 여 , 동작 의 투여 분배 모드 가 개시 된다 . 축 방향 힘 은 사용자 에 의해서 투여 버튼 ( 56 ) 에 직접 적 으로 인가 된다 . 이 는 , 원위 방향 을 따른 하우징 ( 12 ) 에 대한 작 동기 ( 50 ) 의 축 방향 이동 을 유발 한다 .