전술 한 바 와 같이 , 유체 주입기 시스템 ( 100 ) 은 , 예 를 들 어 센서 ( 242 ) 에 의해 감지 된 바 와 같이 , 일단 SUDS ( 190 ) 가 MUDS ( 130 ) 에 확실히 연결 되 면 MUDS ( 130 ) 및 SUDS ( 190 ) 를 자동 으로 프라이밍 할 수 도 있 다 . 이러 한 프라이밍 동작 중 에 , MUDS ( 130 ) 로부터 의 유체 는 연결 포트 ( 192 ) 를 통해 SUDS ( 190 ) 의 튜 빙 ( 208 ) 내 로 그리고 폐기물 저장조 ( 156 ) 내 로 주입 된다 . 폐기물 저장조 ( 156 ) 를 향한 유체 유동 은 MUDS ( 130 ) 및 SUDS ( 190 ) 내 의 임의 의 공기 를 튜 빙 ( 208 ) 의 원위 단부 ( 212 ) 밖 으로 강제 이동 시킴 으로써 유체 주입기 시스템 으로부터 공기 를 정화 한다 . 몇몇 예 에서 , 튜 빙 ( 208 ) 은 , 공기 가 유체 입 구 포트 ( 202 ) 및 커넥터 ( 214 ) 내 의 일 방향 체크 밸브 ( 236 ) 및 / 또는 일 방향 체크 밸브 ( 280 ) 를 통해 각각 유동 할 때 , 튜 빙 ( 208 ) 의 원위 단부 ( 212 ) 밖 으로 배출 되 는 공기 에 의해 유발 되 는 호각 소리 와 같 은 독특 한 음향 주파수 를 본질 적 으로 방출 할 수 있 다 . 몇몇 예 에서 , 폐기물 출구 포트 ( 204 ) 는 튜 빙 ( 208 ) 의 원위 단부 ( 212 ) 밖 으로 배출 되 는 공기 에 의해 유발 되 는 독특 한 음향 주파수 를 방출 하 도록 설계 된 성형 된 또는 다른 방식 으로 제조 된 특징 부를 포함 할 수 도 있 다 . 독특 한 음향 주파수 는 프라이밍 동작 동안 MUDS ( 130 ) 및 SUDS ( 190 ) 에서 공기 가 정화 되 고 있 음 을 확인 하 기 위해 검출 및 / 또는 측정 될 수 도 있 다 . 다른 예 에서 , 튜 빙 ( 208 ) 은 공기 가 튜 빙 ( 208 ) 의 원위 단부 ( 212 ) 밖 으로 배출 될 때 호각 소리 와 같 은 독특 한 음향 주파수 를 생성 하 도록 구성 된 하나 이상 의 휘슬 링 요소 ( 도시 되 지 않 음 ) 를 포함 할 수 도 있 다 . 본 명세서 에 사용 되 는 바 와 같이 , " 용어 "" 호각 소리 "" 는 사람 의 가청 범위 내 에 ", 아래 또는 위 에 있 을 수 있 는 음파 , 초저주파 또는 초음파 를 칭한다 . 호각 소리 의 중단 은 프라이밍 동작 이 완료 되 었 음 을 나타낼 수 있 다 . 프라이밍 동작 은 미리 결정 된 유체 체적 또는 미리 결정 된 주입 시간 이 아니 라 호각 소리 의 존재 및 중단 과 관련 되 어 있 기 때문 에 , 튜 빙 ( 208 ) 의 길이 가 MUDS ( 130 ) 에 알려져 있 지 않 더라도 호각 소리 가 중단 될 때 까지 단순히 유체 를 주입 함 으로써 튜 빙 ( 208 ) 을 자동 으로 프라이밍 하 는 것 이 가능 하 다 . 공기 가 정화 된 SUDS ( 190 ) 는 이어서 환자 로 의 유체 전달 을 용이 하 게 하 도록 카 테터 , 혈관 액세스 디바이스 , 바늘 , 또는 부가 의 유체 경로 세트 에 대한 연결 에 적합 하 다 .