이후 적출 장치 ( 160 ) 는 도 32 - 34 에 도시 된 바 와 같이 조직 관 ( 예 를 들 면 , 작업 포트 ( 151 ) 의 관형 부재 ( 163 ) 또는 다른 슬리브 에 의해 , 또는 피복 이 없 거나 슬리브 가 설치 되 는 경우 , 빼내 진 관 내 에서 제공 되 는 고정 직경 채널 ) 을 통하 여 , 표적 조직 ( 43 ) 에 도달 하 기 까지 포획 와이어 ( 156 ) 상 으로 진행 된다 . 적출 장치 ( 160 ) 는 조직 앵커 ( 157 ) 에 의해 표적 조직 ( 43 ) 에 고정 되 는 포획 와이어 ( 156 ) 를 인장 함 으로써 , 뒤 에서 표적 조직 ( 43 ) 에 대항 하 여 가해 지 는 , 원위 저항력 에 대항 하 여 진행 된다 . 이 는 표적 조직 ( 43 ) 이 , 가능 하 게 는 더 큰 혈관 또는 기도 구조 를 향하 는 적출 장치 ( 160 ) 의 진행 에 의해 환자 로 더 밀리 는 것 을 방지 한다 . 이 는 또한 추후 심 제거 단계 를 돕 기 위해 표적 조직 ( 43 ) 을 제자리 에 고정 한다 .