DSC 분석 은 티 에 이 인스트 루 먼 츠 , 인 크 . ( TA Instruments , Inc . ) 의 모델 명 Q 1000 DSC 를 사용 하 여 수행 된다 . DSC 는 이하 의 방법 으로 보정 된다 . 먼저 , 알루미늄 DSC 팬 에 샘플 없이 - 90 ℃ 로부터 290 ℃ 로 DSC 를 실시 하 여 기준선 을 얻 는다 . 그런 다음 7 밀리그램 의 새로운 인듐 샘플 을 180 ℃ 로 가열 하 고 , 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 로 샘플 을 140 ℃ 로 냉각 시킨 다음 1 분 동안 140 ℃ 에서 샘플 을 등온 유지 한 후 , 10 ℃/ 분 의 가열 속도 로 샘플 을 140 ℃ 에서 180 ℃ 로 가열 하 여 샘플 을 분석 한다 . 인듐 샘플 의 용융 시작점 및 용융열 을 측정 하 여 융 융 시작점 이 0 . 5 ℃ 내지 156 . 6 ℃ 이내 인지 및 용융열 이 0 . 5 J / g 내지 28 . 71 J / g 이내 인지 검사 한다 . 이후 , 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 로 DSC 팬 내 의 소량 의 새로운 샘플 을 25 ℃ 로부터 - 30 ℃ 로 냉각 시킴 으로써 탈 이 온수 를 분석 한다 . 샘플 은 - 30 ℃ 에서 등온 으로 2 분 동안 유지 되 고 10 ℃/ 분 의 가열 속도 로 30 ℃ 로 가열 된다 . 용융 시작점 을 측정 하 여 0 . 5 ℃ 내지 0 ℃ 이내 인지 검사 한다 .