또한 , 전술 한 차폐 수단 ( 10 ) 은 전산 화 단층 촬영 ( CT ) 검사 또는 일반 촬영 검사 , 투시 검사 와 같 은 의료 영상 검사 시 신체 를 향해 조사 되 는 방사선 의 10 내지 40 % 가 흡수 되 도록 제조 되 는 것 이 바람직 한데 , 그 이유 는 흡수 되 지 않 은 일차 방사선 은 신체 의 전산 화 단층 촬영 ( CT ) 영상 을 위해 신체 에 투과 시켜야 하 기 때문 이 다 . 이때 10 % 미만 으로 일차 방사선 이 흡수 될 경우 방사선 에 민감 한 신체 부위 에 피폭 되 는 방사선 의 양 을 줄이 지 못하 는 문제 가 있 고 , 40 % 초과 하 여 흡수 되 는 경우 실제 전산 화 단층 촬영 ( CT ) 을 위해 확보 하 고자 하 는 환자 의 영상 자체 를 얻 지 못하 는 문제 가 있 기 때문 이 다 .