도 141 은 단 일 루멘 출력 을 갖 는 NO 생성 탱크 장치 ( 1750 ) 의 예시 적 인 실시 예 를 도시 한다 . 도시 된 장치 는 무선 또는 임의 의 다른 수단 에 의해 환자 모니터 또는 벤 틸 레이터 와 같 은 다른 병원 장비 로부터 치료 파라미터 를 수신 할 수 있 다 . 치료 파라미터 의 예 는 환자 호흡 속도 , 환자 갯벌 부피 , 환자 일 분 호흡 용적 , 환자 공기 유량 , 벤 틸 레이터 설정 , 벤 틸 레이터 유량 , 벤 틸 레이터 유량 트리거 , SpO 2 , 폐동맥 압력 및 목표 NO 용량 을 포함 하 지만 이 에 제한 되 지 는 않 는다 . 장치 는 이 정보 를 사용 하 여 NO 생성 설정 을 결정 한다 . NO 생 성 은 일정 한 속도 일 수 있 거나 환자 치료 데이터 ( 예 를 들 어 호흡 속도 또는 환기 속도 ) 에 따라 달라질 수 있 다 . NO 출력 은 다른 의료 가스 스트림 을 통해 환자 에게 직접 또는 간접 적 으로 튜브 ( 1752 ) 로 펌핑 된다 .