[ 이슈 분석 ] 황사 마스크 효과 어떻게 분석 하 나 . .. 식 약 처 등급 기준 과 시험 과정 
 미세먼지 가 난리 다 . ' 삼한사온 ( 三寒四溫 ) ' 이 아니 라 ' 삼 한 사미 ( 3 일 간 춥 고 4 일 간 미세먼지 나쁨 ) ' 라는 말 이 나올 정도 로 심각 하 다 . 정부 도 혹한 이나 폭염 처럼 재난 에 준하 는 상황 으로 인식 하 고 있 다 . 
 미세먼지 를 해결 할 뚜렷 한 방법 은 없 다 . 아직 은 마스크 를 착용 하 는 방법 외 에 는 다른 도리 가 없 다 . 그렇 다고 아무 마스크 나 쓸 수 는 없 다 . 미세먼지 를 걸러 주 는 마스크 가 따로 있 다 . 식품 의 약 품안 전처 에서 의약 외 품 으로 허가 한 보건 용 마스크 다 . 보통 황사 마스크 라고 부른다 . 
 황사 마스크 는 식 약 처 의약 외 품 ( 마스크 ) 시험 검사 기관 에서 꼼꼼 한 시험 을 거쳐 출시 된다 . 보통 시험 ・ 검사 를 의뢰 한 제품 100 개 가운데 13 개 정도 는 이 과정 에서 부적합 판정 을 받 는다 . 물론 시험 을 통과 한 제품 도 올바른 착용 법 에 따르 지 않 으면 무용지물 이 될 수 있 다 . 
 전자 신문 이 시중 에 판매 되 는 황사 마스크 몇 종 을 구입 해 식 약 처 의약 외 품 시험 검사 기관 인 경북 테크노 파크 첨단 메디컬 융합 섬유 센터 에 직접 시험 을 요청 했 다 . 황사 마스크 는 어떤 시험 과정 을 거쳐 효과 를 입증 하 는지 , 또 이런 시험 을 거친 황사 마스크 는 어느 정도 효과 가 있 는지 . 분석 과정 을 직접 따라가 보 았 다 . 
 경북 테크노 파크 첨단 메디컬 융합 섬유 센터 내 마스크 실험실 . 이곳 에 는 분진 포집 효율 과 안 면부 흡기 저항 , 누설 률 등 을 시험 할 수 있 는 장비 와 마스크 소재 에 포름알데히드 를 비롯 해 인체 에 해로운 물질 이 포함 됐 는지 를 검사 하 는 실험 도구 가 갖춰져 있 다 . 
 황사 마스크 는 이곳 에서 각종 시험 을 거쳐 인증 을 받 아야 만 시중 에 판매 할 수 있 다 . 분진 포집 효율 , 안 면부 흡기 저항 , 누설 률 , 성상 , 형상 , 순도 , 포름알데히드 , 머리 끈 접합부 인장 강도 등 8 가지 시험 가운데 단 한 개 라도 기준치 를 만족 하 지 못하 면 인증 을 내주 지 않 는다 . 
 분진 포집 효율 과 안 면부 흡기 저항 시험 이 가장 중요 하 다 . 분진 포집 효율 은 마스크 가 미세먼지 를 얼마나 걸러 내 는지 를 수치 로 측정 하 는 시험 이 다 . 이 시험 을 통과 하 면 KF ( Korea Filter ) 80 , KF 94 , KF 99 과 같 은 마크 를 붙여 준다 . KF 뒤 숫자 가 바로 분진 포집 효율 시험 의 결과 치 다 . KF 80 은 미세먼지 를 80 % 이상 , KF 94 는 94 % 이상 을 걸러 준다는 의미 다 . 
 분진 포집 효율 시험 은 마스크 를 밀폐 된 투명 플라스틱 용기 의 동그랗 게 뚫린 구멍 에 부착 하 고 틈새 를 실리콘 으로 메운 뒤 미세먼지 대신 0 . 6 ㎛ 입자 크기 의 염화나트륨 에 어 로졸 을 30 초 동안 분사 하 는 방식 으로 진행 한다 . 
 시험 결과 장비 화면 에 3 이 라는 숫자 가 나타나 면 미세먼지 100 을 뿜 었 을 때 3 이 마스크 를 통과 한 것 으로 97 % 를 걸러 줬 다는 의미 다 . 이 경우 KF 94 등급 을 부여 한다 . 
 안 면부 흡기 저항 시험 은 마스크 를 썼 을 때 호흡량 을 알아보 기 위한 테스트 다 . 사람 의 머리 형태 장비 앞부분 입 모양 으로 뚫린 구멍 에 마스크 를 부착 한 뒤 흡기 저항 을 측정 한다 . 60 Pa 이하 결과 치가 나오 면 KF 80 등급 을 부여 한다 . 
 안 면부 흡기 저항 과 분진 포집 효율 시험 은 반비례 관계 다 . 분진 포집 효율 이 높 아 미세먼지 를 많이 걸러 내 는 마스크 는 안 면부 흡기 저항 실험 수치 도 높 아 호흡 하 기 가 힘들 다 . 두 시험 결과 가 똑 같이 높 게 나타나 기 는 힘들 다 . 
 이 두 가지 시험 을 통과 하 면 누설 률 , 순도 , 포름알데히드 등 나머지 테스트 를 진행 한다 . 누설 률 은 밀폐 된 공간 에서 사람 이 직접 마스크 를 착용 하 고 시험 한다 . 
 미세먼지 가 극성 을 부리 면서 시험 을 의뢰 하 는 황사 마스크 는 크 게 늘 었 지만 시험 합격률 은 그리 높 지 않 다 . 첨단 메디컬 융합 섬유 센터 는 지난 2016 년 9 월 부터 지난해 말 까지 총 478 개 제품 을 시험 , 이 가운데 기준 에 미달 하 는 65 개 제품 에 부적합 판정 을 내렸 다 . 약 13 . 5 % 에 해당 한다 . 
 인증 과정 을 거쳐 판매 되 는 황사 마스크 는 얼마나 효과 가 있 을까 . 약국 에서 KF 80 과 KF 94 등급 을 받 은 보건 용 마스크 5 종 을 무작위 로 구입 해 센터 에 직접 시험 의뢰 했 다 . KF 80 등급 을 받 은 황사 마스크 2 종과 KF 94 등급 제품 3 종 이 었 다 . 
 시험 결과 는 모두 기준치 를 만족 했 다 . 분진 포집 효율 은 모두 96 ~ 99 가 나왔 다 . 미세먼지 를 96 %~ 99 % 까지 걸러 준다는 의미 다 . 안 면부 흡기 저항 시험 에서 는 23 Pa ~ 37 Pa 가 나왔 다 . KF 80 통 과 기준 을 모두 충족 했 다 . 
 하지만 이 들 시험 과정 은 실제 사람 이 착용 할 때 와 는 달리 주위 를 테이프 와 실리콘 으로 밀폐 하 고 진행 했 다 . 실제 착용 할 때 에 는 입 과 코 주변 에 틈 이 벌어져 미세먼지 가 유입 될 가능 성 이 높 다 . 마스크 가 밀착 되 지 않 으면 효과 가 떨어질 수 있 다는 얘기 다 . 
 그렇 다면 황사 마스크 는 어떤 제품 을 어떻게 사용 해야 미세먼지 흡입 을 조금 이 라도 더 줄일 수 있 을까 . 우선 은 입자 차단 성능 을 나타내 는 KF 인증 을 확인 해야 한다 . KF 인증 도 뒤 에 따라오 는 숫자 가 클수록 차단 효과 가 크 다 . 하지만 숫자 가 클수록 숨쉬기 는 불편 할 수 있 다는 점 을 고려 해야 한다 . 
 마스크 착용 은 코 와 입 이 완전히 가려 지 도록 해야 한다 . 제대로 밀착 되 지 않 으면 틈새 로 미세먼지 가 들어올 수 있 다 . 마스크 를 착용 한 뒤 에 는 코 로 만 호흡 하 는 것 이 좋 다 . 보건 용 마스크 는 일회용 이 기 때문 에 세탁 해서 재 사용 하 면 안 된다 . 
 김상곤 경북 TP 첨단 메디컬 융합 섬유 센터 장 은 “ 황사 마스크 는 미세먼지 를 극복 할 수 있 는 충분조건 이 아니 라 필요 조건 가운데 하나 ” 라면서 “ 검증 받 은 마스크 를 제대로 착용 해야 미세먼지 흡입 을 줄일 수 있 다 ” 고 말 했 다 . 
 한편 , 지난달 프랑스 식품 환경 위생 노동청 전문가 위원회 가 실시 한 ' 대기 환경 과 관련 된 위험 성 평가 연구 ' 에 따르 면 황사 마스크 의 오염 물질 차단 율 이 실험실 에서 는 매우 효과 적 인 것 으로 나왔 더라도 실제 사용 할 때 는 효과 가 똑같이 나오 지 않 는다는 결과 가 나왔 다 . 
 전문가 위원회 는 미세먼지 차단 마스크 가 실제 생활 에 도움 을 주 는지 다각도 로 평가 하 고 있 지만 과학 적 으로 결론 을 내릴 수 는 없 다고 분석 했 다 . 프랑스 는 이 결과 를 토대 로 마스크 착용 을 권고 하 지 않 고 있 다 .