가스 분석 판독 의 정확도 를 향상 시키 는 한 가지 방법 은 환자 흡기 속도 의 함수 로서 샘플 라인 펌프 속도 를 변화 시키 는 것 이 다 . 이 에 대한 합리 적 인 추정 치 는 벤 틸 레이터 회로 흡기 유량 이 지만 벤 틸 레이터 바이어스 흐름 에 대한 추가 고려 사항 이 필요 할 수 있 다 . 위 의 예 에서 샘플 펌프 는 환자 가 흡기 중 일 때 만 샘플 을 끌어당기 므로 분석 된 가스 는 환자 에게 흡입 된 것 과 동일 한 농도 , 즉 100 ppm NO 이 다 . 샘플 펌프 유량 을 변경 하 는 한 가지 방법 은 환자 호기 중 에 펌프 를 끄 고 ( 유량 없 음 ) 환자 흡입 중 에 만 펌프 를 켜 는 것 이 다 .