이 와 같 은 회절격자 ( 200 ) 및 콜리 메이팅 렌즈 ( 300 ) 를 구비 함 으로써 , 광원 ( 100 ) 에서 발생 되 는 광 은 도 3 의 ( b ) 에 나타낸 바 와 같이 위치 ( 즉 , 중심 파장 ( λ c ) 으로부터 의 거리 ) 에 따라 세기 가 균일 한 광 으로 변환 되 어 , 형광체 - 분석 대상물 결합체 에 조사 되 는 광 의 강도 분포 가 균일 해질 수 있 다 . 즉 , 콜리 메이팅 렌즈 ( 300 ) 에 의해 변환 된 광 을 흡수 하 는 형광체 ( 20 ) 는 위치 에 다소 무관 하 게 균일 한 세기 를 갖 는 광 을 흡수 한 뒤 여기 광 을 방출 할 수 있 어 검 출부 ( 700 ) 의 검출 감도 를 향상 시킬 수 있 고 , 이 에 따라 분석 대상물 에 대해 이루어지 는 분석 의 정확 성 및 신뢰 성 이 보장 될 수 있 게 된다 .