디지털 적외선 센서 ( 2600 ) 의 단일 써 모 파일 센서 ( 2602 ) 는 25 ° C ~ 39 ° C 의 이마 표면 온도 범위 와 같 은 인체 코어 온도 범위 에 가장 민감 하 고 정확 하 도록 조정 됩니다 . 기존 의 아날로그 적외선 온도 센서 에 비해 디지털 IR 센서 ( 2600 ) 의 장점 은 보정 파라미터 에 대한 아날로그 및 디지털 구성 요소 효과 간 의 온도 차이 를 최소 화 하 는 것 입니다 ( 온도 차이 는 보정 환경 을 모방 하 는 더 작 은 Δ T 가 가까우며 데이터 라인 에서 EMC 간섭 이 감소 합니다 . 디지털 적외선 센서 ( 2600 ) 는 디지털 적외선 센서 ( 2600 ) 의 디지털 판독 포트 에 표시 되 는 절대 켈빈 도 ( ° K ) 로 표면 온도 를 디지털 로 표현 합니다 . 표면 온도 의 디지털 표현 은 도 5 - 8 에서 체내 표면 온도 로 도 알려져 있 으며 , 도 21 - 23 및 25 에서 디지털 판독 신호 ( 2111 ) 에 의해 검출 되 는 이마 온도 의 적외선 신호 를 대표 하 는 디지털 신호 도 29 의 디지털 적외선 센서 는 도 29 의 체내 코어 온도 도 도 30 에서 , 도 31 의 온도 측정 , 도 19 , 21 - 22 및 25 , 29 및 32 의 감지 된 이마 온도 및 외부 의 전자기 에너지 의 수치 표현 그림 49 의 소스 포인트 .