S 전자 의료 기록 캡처 시스템 의 다른 구현 ome 다리 포함 즉 , 환자 측정 기록 ( PMR ) 150 을 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 에서 병원 및 임상 환경 에서 EMR 시스템 으로 전송 합니다 . 각 PMR 150 에 는 생물학 적 활력 징후 와 같 은 환자 측정 데이터 가 포함 됩니다 . 1736 에서 그림 . 17 - 19 , 추정 체 핵심 온도 1720 에서 그림 . 17 , 추정 체 핵심 온도 1812 무화과 . 17 및 21 , 생물학 적 활력 징후 1736 에서 그림 . 17 - 19 및 심박수 3810 , 호흡 속도 3816 및 EKG 3830 무화과 . 38 . 다중 활력 서명 스마트 폰 시스템 의 예 는 다음 과 같 습니다 그림 4 의 멀티 바이탈 리티 사인 스마트폰 시스템 은 그림 에서 멀티 바이탈 서명 스마트 폰 시스템 . 17 - 19 및 멀티 바이탈 리티 사인 스마트폰 시스템 3200 . 일부 구현 에서 , 다중 - 바이탈 - 사인 스마트폰 시스템 ( 104 ) 은 메모리 에 저장 되 는 온도 추정 테이블 을 포함 한다 . 온도 추정 표 는 조회 입니다 . 감지 된 이마 온도 와 신체 코어 온도 의 상관 관계 를 지정 하 는 테이블 입니다 . 감지 된 이마 온도 와 체 핵심 온도 의 상관 관계 는 Tthe 그림 에서 멀티 바이탈 서명 스마트 폰 시스템 . 17 - 19 그리고 멀티 바이탈 리티 사인 스마트폰 시스템 3200 에서 그림 . 32 , 상관 관계 가 매우 정확 한 정도 로 개발 되 었 기 때문 에 , 다른 모든 다중 활력 사인 스마트 폰 시스템 , 체 핵심 온도 를 추정 하 는 장치 , 변동 증폭 장치 를 능가 하 는 정확도 의 정도 까지 , 휴대 용 장치 , 멀티 바이탈 사인 스마트폰 시스템 s 그리고 정제 , 그 처음 으로 의료 진료소 에서 사용 할 수 있 는 충분 한 정확 성 을 제공 합니다 . EMR 데이터 캡처 시스템 에 는 다음 두 가지 중요 한 측면 이 포함 됩니다 . 1 . 다중 활력 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 에서 하나 이상 으로 환자 측정 데이터 의 흐름 을 제어 하 고 로컬 다중 활력 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 를 관리 하 는 서버 브리지 . 2 . PMR 150 , 익명 및 기타 환자 상태 정보 를 클라우드 기반 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 로 전송 한다 . 이 브리지 는 환자 측정 데이터 의 흐름 을 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 와 또 다른 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 로 제 어 및 관리 하 고 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 에 대한 관리 서비스 를 제공 합니다 . 이 브리지 는 광범위 한 독점 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 및 병원 별 위치 별 서비스 , 활성 운영 자 의 검증 , 필요 한 경우 환자 식별 및 클라우드 기반 에 대한 인터페이스 를 제공 합니다 . EMR / 임상 데이터 저 장소 144 ) 하나 이상 의 다중 - 바이탈 리티 - 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 의 경우 , 분석 을 위해 모든 측정 기록 을 익명 으로 저장 하 기 위한 목적 으로 한다 . 설정 , 관리 및 보 고 메커니즘 도 제공 했 습니다 . 이 브리지 는 다중 바이탈 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 에서 104 까지 의 통신 을 허용 합니다 : 데이터 포맷 변환 및 환자 측정 기록 을 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 로 전송 하 고 , 펌웨어 및 구성 설정 을 관리 합니다 . 멀티 바이탈 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 , 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 의 현재 상태 및 상태 를 결정 하 고 , 통신 을 위한 장치 수준 프로토콜 , TCP / IP 를 지원 합니다 . 지원 장치 수준 프로토콜 은 연결 된 장치 및 브리지 인증 , 브리지 또는 EMR 수용 에 의한 승인 및 수용 으로 브리지 에 환자 측정 기록 전송 , 동적 지원 등 의 핵심 기능 을 지원 합니다 . 구성 정보 의 업데이트 및 다중 활력 서명 스마트 폰 시스템 의 상태 및 상태 의 복구 ( 들 ) 104 , 멀티 바이 맹 서명 스마트 폰 시스템 의 펌웨어 의 펌웨어 업데이트 메커니즘 에 대한 지원 104 . The EMR 데이터 캡처 시스템 은 높 은 제공 가용성 , 24 / 7 / 365 , 99 . 99 % 가용성 . EMR 데이터 캡처 시스템 은 다음 배포 가능 한 경우 중 하나 또는 둘 다 에 대해 병원 운영 환경 에서 운영 요구 를 충족 할 수 있 는 확장 가능 한 서버 시스템 을 제공 합니다 : 1 ) 브리지 가 모든 기능 을 제공 하 는 운영 현장 의 로컬 네트워크 최대 10 , 000 개 이상 의 멀티 바이 이탈 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 의 시스템 을 관리 하 기 위해 정의 된 운영 네트워크 의 기능 . 2 ) 원격 또는 클라우드 기반 EMR / 임상 데이터 저 장소 ( 144 ) 는 브리지 가 넓 은 지역 에 걸쳐 확산 된 많 은 개별 병원 또는 임상 현장 에 모든 서비스 를 제공 하 는 1 , 000 , 000 + 멀티 바이탈 리티 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 에 대해 제공 합니다 . 이 브리지 는 적어도 다음 과 같 은 기능 을 제공 하 는 다중 바이탈 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 를 위한 중앙 관리 시스템 을 제공 합니다 : 1 ) 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 의 구성 관리 및 업데이트 ( 들 ) 104 2 ) 장치 다중 활력 서명 스마트 폰 시스템 ( 들 ) 104 및 3 ) 멀티 바이탈 리티 사인 스마트 폰 시스템 ( 들 ) 104 에 대한 관리 및 보 고 방법 의 모든 레벨 펌웨어 . 다중 활력 서명 스마트 폰 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 에 대한 관리 및 보 고 방법 은 다중 활력 서명 스마트 폰 시스템 ( 들 ) 의 상태 및 상태 ( 들 ) ( 들 ) 104 , 배터리 레벨 , 다중 활력 기호 스마트 폰 의 교체 경고 를 제공 합니다 ( 이 에 국한 되 지 않 음 ) 시스템 ( 들 ) 104 , 다중 활력 기호 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 의 경고 에 가까운 확인 / 보정 , 다중 활력 기호 스마트폰 시스템 ( 들 ) 의 거친 취급 또는 교정 기간 중 으로 재점검 , 사용 이력 , 측정 횟수 , 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 의 사용 빈도 , 다중 활력 기호 스마트폰 시스템 의 현재 장치 구성 표시 ( 들 ) 104 , 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 각각 과 마지막 장치 통신 의 날짜 / 시간 104 . 이 브리지 는 소프트웨어 업데이트 를 통해 확장 가능 한 기능 을 제공 하 여 설치 현장 에서 하드웨어 구성 요소 를 추가 로 설치 할 필요 없이 향상 된 기능 을 추가 할 수 있 습니다 . 교량 은 네트워크 에서 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 의 초기 설정 , 구성 및 테스트 를 위한 디바이스 레벨 커미션 메커니즘 및 인터페이스 를 제공 한다 . 이 브리지 는 핸드헬드 되 지 않 은 다중 바이탈 사인 스마트폰 시스템 을 지원 합니다 . 병원 에서 EMR 데이터 캡처 시스템 의 적용 범위 는 다양 한 위치 , 병동 , ER 객실 , 사무실 , 의사 사무실 등 또는 원격 EMR 시스템 에 저장 해야 하 는 환자 의 생물학 적 생체 기호 정보 의 자동 관리 가 필요 한 모든 곳 을 포함 할 수 있 습니다 . . 멀티 바이탈 사인 스마트폰 시스템 ( 들 ) 104 는 데이터 저장 서비스 , EMR 시스템 , 다중 활력 서명 스마트폰 시스템 클라우드 스토리지 시스템 등 에 대한 액세스 를 제공 하 기 위해 타사 브리지 와 통신 할 수 있 습니다 . 네트 워킹 설정 , 구성 , 성능 특성 등 도 운영 환경 에 대해 타사 브리지 또는 다른 타사 에서 결정 하 고 수행 합니다 . 다중 바이탈 사인 스마트폰 시스템 은 타사 브리지 장치 와 의 통신 을 위해 네트워크 프로토콜 을 지원 할 수 있 습니다 . 일부 구현 에서 브리지 는 원격 클라우드 기반 브리지 입니다 . 원격 클라우드 기반 브리지 와 EMR / 임상 데이터 저 장소 144 인터넷 을 통해 네트워크 에 작동 하 게 결합 됩니다 .