수동 환기 장치 ( 예 를 들 어 , 호흡 백 ) 는 또한 NO 생성 특징 을 포함 할 수 있 다 . 수동 환기 장치 의 NO 생성 부분 은 수동 환기 장치 의 액세서리 이 거나 수동 호흡 장치 에 통합 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 부분 은 일정 한 NO 생성 을 위해 최소한 제어 회로 , HV 회로 , 전극 조립 체 , 스캐빈저 및 필터 를 포함 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 호흡 속도 / 부피 와 NO 생성 을 일치 시키 기 위해 기류 및 / 또는 백 활성 ( 압력 , 편향 , 변형 ) 을 측정 할 수 있 다 . 제 어 회로 는 다음 입력 중 하나 이상 을 기반 으로 HV 회로 및 관련 플 라즈 마 생 성 을 활성 화 할 수 있 다 . 사용자 가 지시 한 원 하 는 NO 농도 , 주변 온도 , 주변 압력 , 플라 즈 마 챔버 압력 , 가스 유량 및 가스 의 O 2 수준 이 다 . 일부 실시 예 에서 , 장치 는 가스 내 에서 호흡 백 으로 유동 하 여 이 를 채우 는 플 라즈 마 를 생성 한다 . 장치 는 백 을 위한 가스 공급 전 에 직렬 로 위치 될 수 있 거나 병렬 경로 에서 NO 를 생성 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 장치 는 플 라즈 마 챔버 를 위한 대기 를 공급 하 기 위해 사용 하 는 펌프 를 포함 한다 . 일부 실시 예 들 에서 , NO 생성 부분 은 수동 환기 백과 환자 사이 에 위치 될 수 있 고 백 으로부터 방출 된 가스 에서 NO 를 생성 한다 . 일 실시 예 에서 , 장치 는 검출 된 각각 의 수동 흡기 ( 예 를 들 어 , 백 의 각 압착 ) 동안 설정 된 기간 동안 플 라즈 마 를 생성 할 수 있 다 . 수동 환기 장치 의 백 이 NO - 함유 가스 로 충전 될 때 , 장치 는 주어진 NO / NO 2 분자 가 백 을 떠나 는 시간 이 제어 되 지 않 기 때문 에 백 후 에 스캐빈저 를 포함 할 수 있 다 . 대기 중 공기 가 NO 생성 을 위해 공급 될 때 펌프 는 꺼졌 을 때 역류 가 역류 하 는 것 을 방지 해야 한다 . 또는 밸브 를 사용 하 여 ( 예 를 들 어 , 패시브 편도 또는 능동 ) 환자 쪽 으로 의 흐름 이 없 고 공기 경로 가 시스템 에 누출 을 일으키 지 않 도록 해야 한다 . 백 을 채우 는 동일 한 가스 로 백 에 평행 하 게 NO 생성 이 발생 하 는 일부 실시 예 에서 , 일 회 밸브 는 환자 호기 동안 가스 가 NO 생성기 를 통해 뒤 로 흐르 는 것 을 방지 하 기 위해 사용 될 수 있 다 .