유치 카 테터 말단 팁 에서 ECG 신호 를 측정 하 여 제 2 ECG 프로 파일 을 얻 기 위해 , 적절 한 도전 경로 가 카 테터 ( 72 ) 내 에 있 어서 , 카 테터 말단 팁 에 대한 ECG 신호 가 검출 되 어 시스템 ( 10 ) 또는 다른 적절 한 ECG 모니터 로 전달 될 수 있 도록 해야 한다 . 일 실시 예 에서 , 카 테터 내 에 임시 로 배치 된 전도성 와이어 가 전도 매체 로 사용 되 며 , 그것 의 말 단부 는 ECG 신호 검출 용 전극 으로 역할 한다 . 전도성 와이어 는 루어 커넥터 들 ( 74 C ) 중 하나 와 그것 의 각각 의 연장 다리 ( 74 B ) 를 통해 , 그리고 말단 에서 는 카 테터 ( 72 ) 의 루멘 을 통해 삽입 될 수 있 다 . 설치 된 카 테터 ( 72 ) 의 길이 를 알 고 있 으므로 , 와이어 는 와이어 의 말단 이 카 테터 의 말단 팁 ( 76 A ) 에 근접 하 거나 말단 이 접할 때 까지 전진 한다 .