송수 신부 ( 20 ) 는 대 상체 의 공통 집속 점 또는 지정 집속 점 에 초음파 신호 를 송신 하 고 , 대 상체 로부터 반사 초음파 신호 를 수신 하 여 수신 신호 를 형성 한다 . 송수 신부 ( 20 ) 는 대 상체 의 공통 집속 점 에 송신 된 초음파 신호 의 반사 신호 를 수신 하 여 제 1 수신 신호 를 형성 하 고 , 대 상체 의 지정 집속 점 에 송신 된 초음파 신호 의 반사 신호 를 수신 하 여 제 2 수신 신호 를 형성 한다 . 도 2 에 보인 바 와 같이 송수 신부 ( 30 ) 는 초음파 신호 와 전기 신호 를 상호 변환 하 기 위한 다수 의 변 환자 ( 31 ) 를 포함 하 는 프로브 로 구현 될 수 있 다 . 각 변 환자 로부터 초음파 신호 는 축 방향 ( axial direction ) 을 따라 대상 체로 송수신 된다 . 도 2 는 축 방향 에 수직 한 방향 은 측 방향 ( lateral direction ) 과 대 상체 의 단면 두께 방향 인 고도 방향 ( elevation direction ) 을 함께 보이 고 있 다 .