즉 소변 수집 용기 로 수집 되 는 소변 량 을 세 개 의 로드 셀 로 요량 신호 를 측정 하 여 이 를 평균 회로 , 즉 각 R 의 저항 값 을 갖 는 VA / 3 , VB / 3 , VC / 3 를 합하 여 V 를 구하 는 신호 추출 및 평균 회로 를 거쳐 A / D 변환 회로 를 통해 신호 를 디지털 화 하 고 PC 또는 마이크로프로세서 분석 장치 와 인터페이스 하 여 충격 잡음 이 최소 화 된 정확 한 요 류 계측 을 할 수 있 게 된다 .