도 7 a 는 예시 적 인 선택 적 환자 절연 시스템 의 간략 화 된 블록 도 를 도시 한다 . 도 7 a 에 도시 된 바 와 같이 , 호스트 장치 ( 602 ) 는 절연 장치 ( 606 ) 를 통해 절연 된 환자 장치 ( 604 ) 와 통신 한다 . 그러나 , 특정 환자 장치 와 관련 된 메모리 ( 702 ) 는 그 장치 가 절연 전력 을 필요 로 하 는지 여부 를 호스트 ( 602 ) 에 통지 한다 . 환자 장치 ( 708 ) 가 일부 유형 의 커프스 , 주입 펌프 , 인공 호흡기 등 과 같 은 절연 된 전력 을 필요 로 하 지 않 으면 , 호스트 ( 602 ) 는 신호 경로 ( 710 ) 를 통해 비 절연 전력 을 제공 할 수 있 다 . 비 절연 환자 장치 ( 708 ) 는 이러 한 통신 이 일반 적 으로 더 낮 은 전압 에 있 고 비 경제 적 이 기 때문 에 절연 통신 을 수신 할 수 있 다 . 당업자 는 본 명세서 의 개시 로부터 통신 이 또한 비 절연 일 수 있 음 을 인식 할 것 이 다 . 따라서 , 도 7 a 는 호스트 ( 602 ) 와 다양 한 잠재 적 인 환자 장치 ( 604 , 708 ) 사이 에 선택 적 환자 절연 을 제공 하 는 환자 절연 시스템 ( 700 ) 을 도시 한다 . 허브 ( 100 ) 는 유사 한 선택 적 환자 절연 원리 를 통합 하 는 채널 포트 ( 212 ) 를 포함 할 수 있 다 .