세 개 의 정의 된 지표 ( 온도 , pH 및 CO 2 농도 ) 를 감시 하 는 방법 은 본 분야 에 주지 되 어 있 고 일반 적 으로 생 반응기 내 에 삽입 되 거나 배양 배지 가 이 를 통해서 순환 되 는 루프 에 포함 되 거나 또는 배양 배지 의 추출 된 샘플 내 에 삽입 되 는 탐침 에 의존 한다 . 적절 한 인 - 라인 dCO 2 센서 및 그것 의 사용 은 문헌 [ Pattison et al ( 2000 ) Biotechnol . Prog . 16 : 769 - 774 ] 에 개시 된다 . 적절 한 인 - 라인 pH 센서 는 메틀러 톨레도 인 프로 ( Mettler Toledo InPro ) 3100 / 125 / Pt 100 ( 메틀러 - 톨레도 인골 드 인 크 ( Mettler - Toledo Ingold , Inc . , Bedford , MA ) ) 이 다 . pH 및 pO 2 외 에 , dCO 2 측정 에 적절 한 오프라인 시스템 은 바이오 프로필 ( BioProfile ) pHOx ( 노바 바이오 메디 칼 코 포레이 션 ( Nova Biomedical Corporation , Waltham MA ) ) 이 다 . 이 시스템 에서 , dCO 2 는 5 % 의 부정확 해상도 로 3 - 200 mmHg 범위 내 에서 포 텐 시오 미터 전극 에 의해 측정 된다 . 이 시스템 으로 37 ℃ 의 온도 에서 pH 를 측정 할 수 있 고 , 이 는 생 반응기 내 의 세포 배양 상청 액 의 온도 와 가깝 다 . 특정 한 지표 를 미리 정해진 수준 으로 유지 하 기 위해 변화 시키 는 방법 도 또한 주지 되 어 있 다 . 예컨대 , 온도 를 일정 하 게 유지 하 는 것 은 통상 적 으로 생 반응기 또는 공급 배지 ( 만약 그것 이 유가 배양 또는 연속 공정 인 경우 ) 를 가열 또는 냉각 시키 는 것 을 수반 하 며 ; pH 를 일정 하 게 유지 하 는 것 은 통상 적 으로 적절 한 완충액 ( 통상 적 으로 중탄산염 ) 을 선택 및 충분히 공급 하 는 것 및 공급 배지 에 필요 한 만큼 염산 과 같 은 산 또는 수산화 나트륨 , 중 탄산 나트륨 또는 그 들 의 혼합물 과 같 은 알칼리 를 첨가 하 는 것 을 수반 하 고 ; CO 2 농도 를 일정 하 게 유지 하 는 것 은 일반 적 으로 분사 율 을 조절 하 는 것 ( 아래 상세히 설명 함 ) 또는 상부 빈 공간 내 의 CO 2 흐름 을 규제 하 는 것 을 수반 한다 . 인 - 라인 pH 탐침 의 검량 은 시간 에 거쳐 , 예컨대 세포 가 배양 되 는 몇 일 또는 몇 주 의 기간 에 거쳐 서서히 이동 하 는 것 이 가능 하 다 . 그 경우 에 , 최근 에 검량 된 오프라인 탐침 으로부터 얻 은 측정 을 사용 해 인 - 라인 탐침 을 재 설정 하 는 것 이 유익 할 수 있 다 . 적절 한 오프라인 탐침 은 바이오 프로필 ( BioProfile ) pHOx ( 노바 바이오 메디 칼 코 포레이 션 ( Nova Biomedical Corporation , Waltham MA ) ) 이 다 .