도 18 의 표 의 마지막 3 개 의 열 은 3 개 의 상이 한 상황 에 대해 TM - 모드 그래프 ( 182 c , 182 d , 182 e ) , 주기 적 모드 ( 주기 적 탄성파 전파 그래프 ) 에서 획득 된 탄성파 전파 이미지 ( 188 c , 188 d , 188 e ) 및 순간 적 모드 ( 185 c , 185 d , 185 e ) 에서 획득 된 탄성파 전파 이미지 를 보여 주 고 , 하나 는 간 의 에지 에 가까운 프로브 위치 ( 열 c ) 에 해당 하 고 , 다른 두 개 는 액체 ( 열 d ) 또는 공기 개재 ( 열 e ) 를 갖 는 상황 이 다 . 도 18 에서 볼 수 있 는 바 와 같이 , 이러 한 상황 에서 , TM - 모드 그래프 는 상기 상황 이 ( 열 a 와 같이 ) 순간 적 탄성 영상 측정 에 적당 한 것 처럼 보이 지만 , 실제로 는 그렇 지 않 는다 ( 순간 적 탄성 영상 이미지 ( 185 c , 185 d , 185 e ) 참고 ) . 다시 말 하 면 , TM - 모드 이미 징 은 , 프로브 가 간 의 에지 에 가까이 위치 하 는지 여부 또는 프로브 와 타 겟 장기 사이 에 개재 된 공기 또는 액체 가 있 는지 여부 를 정확 하 게 검출 할 수 없 기 때문 에 , 적당 한 프로브 위치 선정 과 부적당 한 프로브 위치 선정 사이 를 구별 하 지 않 는다 . 두드러지 게 대조 적 으로 , 잡음 이 있 는 주기 적 인 탄성파 전파 이미지 ( 188 c , 188 d , 188 e ) 는 매끄러운 ( 실질 적 으로 선형 ) 에지 를 갖 는 하나 또는 여러 개 의 대각선 스트라이프 와 달리 수많 은 불 규칙 한 단편 을 포함 한다 . 이 로써 , 주기 적 인 탄성파 전파 이미지 ( 188 c , 188 d , 188 e ) 는 순간 적 탄성 영상 측정 에 적절 한 프로브 위치 선정 을 즉시 보여준다 . 더욱이 , 초음파 신호 에 보이 지 않 는 작고 등 에 코 ( isoechoic ) 인 혈관 의 존재 ( 도 18 의 그래프 182 b 참조 ) 는 주기 적 모드 에서 획득 된 탄성파 전파 이미지 에서 쉽 게 검출 될 수 있 다 ( 도 18 의 그래프 188 b 참조 ) .