광 다이오드 암전 류 보정 | DigiKey 
 기사 라이브러리 > 암 전류 보정 을 이용 해 산소 포화 도 측정기 의 측정값 향상 
 암 전류 보정 을 이용 해 산소 포화 도 측정기 의 측정값 향상 
 작성자 : Bonnie Baker 
 웨어 러블 산소 포화 도 측정기 는 혈중 산소 포화도 와 맥 박수 를 측정 하 는 비 침습 방식 의 의료 장치 입니다 . 이 기술 은 신체 의 반투명 한 부분 ( 주로 손가락 ) 을 통해 LED 광 을 전달 및 감지 하 는 방식 을 이용 합니다 . 
 이 기술 은 잘 알려져 있 지만 수많 은 변수 에 따라 판독 값 이 달라지 기 도 하 여 정확 한 값 을 얻 기 가 어려울 수 있 습니다 . 감지 면 에서 발생 하 는 이러 한 변수 에 는 최적 의 감도 , 작동 범위 , 대역폭 을 달성 하 고 PIN 다이오드 에서 암 전류 를 처리 하 는 데 필요 한 신호 조절 요소 가 포함 됩니다 . 또한 비용 및 전력 소비 의 문제 도 있 습니다 . 
 따라서 광 센서 가 높 고 낮 은 신호 를 정확 하 게 감지 하 기 에 까다로울 수 있 습니다 . 
 많 은 설계자 에게 있 어 최선 의 방식 은 휠 을 다시 고안 하 지 않 고 기존 회로 를 사용 하 는 것 입니다 . 이미 존재 하 는 설계 를 사용 하 면 설계 에 성공 할 가능 성 을 극대 화 하 는 동시 에 전반 적 인 비용 을 낮출 수 있 습니다 . 
 이 기사 에서 는 웨어 러블 산소 포화 도 측정기 를 위한 감지 신호 조절 체인 의 요구 사항 을 설명 합니다 . 또한 암 전류 보정 다이오드 사용 을 포함 한 체인 의 주요 요소 를 소개 합니다 . 그런 다음 잘 맞 는 요소 를 실용 적 인 구성 에 결합 하 는 참조 설계 를 이용 해 수월 하 게 설계 를 시작 하 는 방법 을 설명 합니다 . 
 산소 포화 도 측정기 작동 
 산소 포화 도 측정기 는 환자 의 헤모글로빈 ( Hgb ) , 산소 로 포화 된 헤모글로빈 ( HbO 2 ) , 맥 박수 를 지속 적 으로 측정 합니다 . 이 측정 중 에 는 광 다이오드 가 환자 의 손가락 , 발가락 또는 귓불 을 통해 번갈 아 전달 되 는 적외선 LED 및 빨간색 LED 광 을 감지 합니다 . 환자 의 혈액 속 에 있 으며 산소 를 공급 받 는 헤모글로빈 ( HbO 2 ) 은 적외선 LED 광 ( 940 nm ) 을 , 산소 가 없 는 헤모글로빈 ( Hgb ) 은 빨간색 LED 광 ( 650 nm ) 을 흡수 합니다 . 산소 포화 도 측정기 의 두 LED 는 두 가지 전류 원 에 의해 빠르 고 순차 적 으로 활성 화 됩니다 . 광 다이오드 는 각 LED 에서 광 강도 를 빠르 게 감지 합니다 . 이 측정 을 통해 HbO 2 와 Hgb 사이 의 비율 을 도출 해 혈중 산소 함량 의 예상 치 를 퍼센트 로 나타낼 수 있 습니다 . 맥 박수 측정 에 는 몇 가지 혈액 파형 샘플 이 필요 합니다 . 이러 한 파라미터 를 정확 하 게 측정 하 려면 고속 의 광 다이오드 신호 경로 에 낮 은 잡음 및 저 왜곡 장치 가 모두 있 어야 합니다 . 
 기존 의 광 감지 회로 
 정밀 한 광 감지 회로 를 설계 하 는 표준 접근 방식 에 따르 면 연산 증폭기 의 CMOS 또는 FET 트랜지스터 입력 전반 에 광 다이오드 ( D 1 ) 를 배치 하 고 저항기 를 피드백 루프 의 커패시터 와 병렬 을 이루 도록 배치 합니다 . 이 회로 는 Analog Devices 의 Photo Circuit Design Wizard 를 이용 해 모델링 되 었 습니다 ( 그림 1 ) . 빨간색 및 적외선 광 을 캡 처하 기 위해 광학 범위 가 400 nm ~ 1050 nm 에 해당 하 는 OSRAM Opto Semiconductors 의 SFH 2701 광 다이오드 를 사용 합니다 . 
 그림 1 : 기존 의 광 감지 회로 는 연산 증폭기 의 CMOS 또는 FET 트랜지스터 입력 전반 에 광 다이오드 ( D 1 ) 를 배치 하 고 저항기 를 피드백 루프 의 커패시터 와 병렬 을 이루 도록 배치 합니다 . ( 이미지 출처 : Bonnie Baker ) 
 그림 1 에서 광 다이오드 의 입사광 은 전류 ( IPHOTO ) 가 최대 200 mA 로 다이오드 의 음극 에서 양극 으로 흐르 게 합니다 . 반전 CMOS 증폭기 의 입력 임피던스 가 극히 높 으므로 광 다이오드 는 적외선 및 빨간색 LED 에서 입사광 을 포착 하 여 전류 가 피드백 저항기 인 Rf 를 통해 흐르 게 합니다 . 증폭기 반전 입력 에서 전압 은 증폭기 비반전 입력 의 가상 전압 을 추적 하 여 접 지 전위 에 유지 됩니다 . 결과 적 으로 출력 전압 은 IPHOTO x Rf 에 따라 변경 됩니다 . 
 광이 광 다이오드 에 나쁜 영향 을 미칠 경우 회로 가 방정식 1 의 전달 함수 에 따라 IPHOTO 를 출력 전압 으로 변환 합니다 . 
 방정식 1 
 방정식 1 에서 신호 주파수 극 ( 주파수 가 증가 함 에 따라 이득 이 감소 하 는 지점 의 주파수 ) 은 2 x p x Rf x Cf 와 같 음 을 기억 해 두 는 것 이 좋 습니다 . 
 방법 은 간단 하 지만 , 증폭기 와 광 다이오드 기생 정전 용량 같 은 중요 한 세부 사항 을 고려 하 지 않 을 경우 정확 한 값 을 얻 을 수 없 습니다 . 예 를 들 어 시스템 단계 응답 은 용납 할 수 없 는 양 의 링 잉 을 보유 한 출력 을 생성 할 수 있 습니다 . 또는 회로 가 진동 할 수 있 습니다 . 불안 정성 문제 가 해결 되 어도 신뢰 할 수 있 는 결과 를 도출 하 기 에 는 출력 응답 에 여전히 심한 잡음 이 있 을 수 도 있 습니다 . 
 신뢰 성 과 안정 성 을 위해서 는 몇 가지 사항 을 더 고려 해야 함 이 분명 합니다 . 
 안정 성 및 부품 선택 
 안정 적 인 광 감지 회로 를 구현 하 려면 먼저 , 회로 의 설계 변수 를 이해 하 고 , 전반 적 인 전달 함수 를 분석 하 고 , 이러 한 통찰력 을 이용 해 신뢰 할 수 있 는 회로 솔루션 을 설계 해야 합니다 . 
 첫 번 째 설계 우선 사항 은 광 다이오드 응답 에 적합 한 저항기 를 선택 하 는 것 입니다 . 두 번 째 로 안정 성 을 구축 합니다 . 안정 성 분석 이후 에 는 시스템 출력 잡음 의 평가 및 조정 을 통해 응용 분야 요구 사항 에 따른 적합 한 신호 대 잡음 비율 ( SNR ) 을 생성 합니다 . 
 증폭기 및 광 다이오드 모델 은 광 다이오드 감지 회로 의 주파수 와 잡음 응답 을 결정 하 는 데 도움 이 됩니다 . 하지만 우수 한 안정 성 을 갖춘 설계 공정 은 시스템 의 전달 함수 를 평가 하 고 안정 성 에 영향 을 미치 는 핵심 변수 를 결정 하 는 데 서 시작 합니다 . 최우선 과제 는 피드백 저항기 인 RF 의 값 을 결정 하 는 것 입니다 ( 그림 2 ) . 
 그림 2 : AC 및 잡음 분석 을 위한 광 다이오드 전치 증폭기 등 가 회로 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 이 회로 의 설계 지침 은 200 μ A 의 최대 광 다이오드 전류 를 통한 5 V 의 전체 범위 출력 입니다 . 전체 범위 출력 전압 과 최대 광 다이오드 전류 는 방정식 2 에 따라 피드백 저항기 의 값 을 결정 합니다 . 
 방정식 2 
 안정 성 분석 에 는 광 다이오드 , 증폭기 , 병렬 RF 및 CF ( RF || CF ) 증폭기 피드백 네트워크 등 고려 해야 할 3 가지 회로 설계 변수 가 있 습니다 . 광 다이오드 는 광 응답 특성 을 바탕 으로 선택 됩니다 . 하지만 기생 정전 용량 ( CS ) 은 회로 의 잡음 이득 과 안정 성 에 막대 한 영향 을 미칩니다 . 
 그림 2 의 네트워크 는 회로 의 안정 성 은 물론 , 잡음 성능 에 도 직접 적 인 영향 을 미칩니다 . 연산 증폭기 에 는 CMOS 또는 FET 입력 차동 회로 에서 와 같이 피코 암페어 ( pA ) 범위 의 낮 은 입력 바이어스 전류 가 있 어야 합니다 . 이러 한 차동 트랜지스터 쌍 은 낮 은 입력 피코 암페어 바이어스 전류 와 수천 마이크 로 볼트 의 오프셋 오류 를 유지 합니다 . 오류 중 하나 혹은 둘 모두 가 큰 경우 비선형 동작 이 LED / 광 다이오드 결과 에 대한 증폭기 의 응답 에 영향 을 미치 기 시작 합니다 . 
 또한 증폭기 의 입력 공통 모드 ( CM ) 및 차동 모드 ( CD ) 기생 커패시터 가 시스템 의 안정 성 과 전체 적 인 정확도 에 부정 적 인 영향 을 미칠 수 있 습니다 . 
 상당히 안정 적 인 대역폭 은 RF , 증폭기 의 이득 - 대역폭 곱 , 증폭기 합산 접합부 의 총 정전 용량 , CIN 에 의존 합니다 . 광 다이오드 ( SFH 2701 ) 기생 정전 용량 과 실제 증폭기 ( Analog Devices 의 AD 8065 ARTZ - R 2 ) 입력 정전 용량 ( 차동 및 공통 모드 모두 ) 을 포함 하 는 총 증폭기 합산 접합부 정전 용량 은 방정식 3 을 이용 해 계산 됩니다 . 
 방정식 3 
 이 기사 에서 CS 의 값 은 5 V 역방향 바이어스 로 인해 나타나 는 광 다이오드 기생 정전 용량 입니다 . 
 증폭기 의 이득 - 대역폭 곱 은 65 MHz ( fCR ) 입니다 . AD 8065 의 최대 확보 가능 한 대역폭 은 설계 목표 의 대역폭 인 2 MHz 보다 크 며 , 따라서 AD 8065 는 우수 한 산소 포화 도 측정기 후보 입니다 . 
 수용 가능 한 AD 8065 대역폭 을 검증 할 수 있 도록 방정식 4 는 45 ° 위상 마진 ( f ( 45 ) ) 을 지닌 신호 대역폭 을 정의 합니다 . 
 방정식 4 
 f ( 45 ) 의 값 은 2 MHz 의 설계 대역폭 을 초과 합니다 . 
 증폭기 루프 전달 함수 의 RF 및 CIN 극 은 피 킹 및 불 안정 성 을 일으킬 수 있 습니다 . CF 를 추가 하 면 루프 전달 함수 에 0 이 생성 되 어 극 의 효과 를 보정 하 고 신호 대역폭 을 감소 시킵니다 ( 그림 3 ) . 
 그림 3 : 기생 입력 정전 용량 인 CIN 을 사용 하 는 광 다이오드 증폭기 회로 의 주파수 응답 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 방정식 5 는 Cf 의 값 을 정의 하 기 위해 f 2 ( 2 MHz ) 에서 코너 주파수 를 사용 합니다 . 
 방정식 5 
 3 . 3 pF 가 시스템 을 안정 화 하 는 데 충분 한 정전 용량 인지 확인 하 기 위해 방정식 6 은 45 ° 위상 마진 에 대한 Cf 값 을 계산 합니다 . 
 방정식 6 
 광 다이오드 응답 시간 
 광 다이오드 응답 시간 에 영향 을 미치 는 3 가지 요인 : 
 광 다이오드 고갈 영역 캐리어 전하 수집 시간 
 광 다이오드 비 고 갈 영역 캐리어 전하 수집 시간 
 광 다이오드 / 회로 조합 저항기 - 커패시터 ( RC ) 시간 상수 
 접합부 정전 용량 은 광 다이오드 의 확산 영역 과 적용 된 역방향 바이어스 에 달려 있 으므로 확산 영역 이 작아지 고 역방향 바이어스 가 늘어날수록 상승 시간 이 증가 합니다 . SFH 2701 PIN 광 다이오드 의 접합부 정전 용량 은 0 V 바이어스 에 대해 최대 5 pF 입니다 . 1 V 역방향 바이어스 에 대한 일반 적 인 정전 용량 은 2 pF 이 며 , 5 V 역방향 바이어스 에 대한 용량 은 1 . 7 pF 입니다 . 여기 에서 는 측정치 는 모두 5 V 의 역방향 바이어스 를 통해 수집 되 었 습니다 . 
 조명 이 없 는 역방향 바이어스 조건 ( 광전 도 모드 ) 에서 광 다이오드 는 “ 암 전류 ” 라 불리 는 소량 의 전류 가 광 다이오드 를 통과 해 흐른다는 특성 이 있 습니다 . 이 는 두 번 째 의 동일 한 광 다이오드 를 이용 해 보정 해야 합니다 ( 그림 4 ) . 두 번 째 다이오드 는 유입 되 는 LED 광 으로부터 차폐 되 며 연산 증폭기 의 비반전 입력 에 연결 되 어 첫 번 째 다이오드 의 암전 류 의 영향 을 무효 화 합니다 . 
 그림 4 : 암 전류 보정 다이오드 가 입력 광 다이오드 인 SFH 2710 과 병렬 을 이루 는 전체 광 감지 회로 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 이 암 전류 보정 을 구현 하 기 위해 증폭기 의 입력 과 SFH 2701 전반 의 병렬 광 다이오드 , RF 피드백 저항기 와 일치 시키 는 데 필요 한 추가 적 인 Rf 24 . 9 k Ω 저항기 , 저항기 잡음 을 대폭 낮추 는 0 . 1 mF 커패시터 가 포함 됩니다 . 
 이 회로 는 고속 SFH 2701 실리콘 PIN 광 다이오드 로부터 전류 를 가져와 Analog Devices 의 AD 9629 BCPZ - 20 20 MSPS ( mega - sample - per - second ) 의 아날로그 디지털 컨버터 ( ADC ) 입력 을 이끌 어 냅니다 . 이 와 같이 장치 를 조합 할 경우 얻 어 지 는 결과 는 다음 과 같 습니다 . 
 2 MHz 의 대역폭 
 400 nm ~ 1050 nm 의 스펙트럼 감도 
 최소 49 nA 의 광전류 감도 
 91 dB 의 작동 범위 
 전체 회로 는 ± 5 V 공급 장치 에서 40 mA 를 인출 하 므로 , 휴대용 , 배터리 구 동식 , 고속 , 고 분해능 , 광 강도 감지 응용 제품 에 더 적합 하 게 됩니다 . 
 산소 포화 도 측정기 는 이 응용 제품 중 하나 이 지만 첫 번 째 회로 잡음 을 최소 화 해야 합니다 . 
 산소 포화 도 측정기 광 감지 입력 잡음 분석 
 부품 을 선택 한 다음 에 는 전체 적 인 시스템 분해능 을 결정 합니다 . 잡 음 기여 자 는 분해능 창 의 하단 을 설정 합니다 . 잡음 출처 는 RSS ( root - sum - of - square ) 방식 으로 결합 됩니다 . 
 광 다이오드 전치 증폭기 사례 에서 우세 출력 잡음 출처 는 연산 증폭기 의 입력 전압 잡음 과 피드백 저항기 잡음 입니다 . 
 저항기 잡음 의 계산 은 Johnson 잡음 공식 을 이용 합니다 . 방정식 7 : 
 방정식 7 
 p / 2 는 f 2 에 대한 단일 극 대역폭 의 근삿값 입니다 . 
 기본 출력 잡음 출처 는 연산 증폭기 의 입력 전압 잡음 과 f 1 및 fCR 사이 에서 발생 하 는 시스템 의 잡음 이득 피 킹 입니다 . 방정식 8 ( 그림 3 ) 
 방정식 8 
 AD 8065 의 출력 에 참조 된 총 rms 잡음 은 VRFRTO 및 VNRTO 의 RSS 값 입니다 . 방정식 9 
 방정식 9 
 전치 증폭기 의 총 출력 작동 범위 는 방정식 10 에서 볼 수 있 듯이 20 x 전체 범위 출력 신호 ( 5 V ) 의 log 10 을 총 출력 rms 잡음 ( 56 . 54 μ VRMS ) 으로 나눈 값 입니다 . 
 방정식 10 
 ADC 선택 
 유효 분해능 은 최대 비트 수 를 유효 분해능 으로 변환 한 것 과 동일 합니다 . 최대 비트 수 또는 총 코드 수 는 전체 범위 출력 을 총 출력 잡음 으로 나눈 값 과 같 습니다 . 방정식 11 : 
 방정식 11 
 유효 분해능 은 총 RMS LSB 의 로그 ( 밑수 : 2 ) 와 동일 합니다 . 방정식 12 : 
 방정식 12 
 잡음 이 없 는 코드 분해능 은 유효 분해능 - 2 . 7 비트 와 동일 합니다 . 방정식 13 : 
 방정식 13 
 휴대 용 산소 포화 도 측정기 의 사양 에 따라 13 비트 는 제조 업체 의 요구 사항 을 충족 하 거나 초과 할 수 있 습니다 . 
 시스템 의 LSB 크기 가 암전 류 의 기여 보다 작 은 경우 암전 류 는 두 번 째 광 다이오드 를 이용 해 취소 할 수 있 습니다 . 예 를 들 어 16 비트 분해능 환경 에서 광 전류 LSB 는 최대 광 전류 를 2 의 비트 수 승 으로 나눈 값 과 같 습니다 . 방정식 14 . 
 방정식 14 
 SFH 2701 암전 류 의 최대량 에 대한 사양 은 25 ° C 에서 5 nA 입니다 . 결과 적 으로 16 비트 설계 에 는 보정 이 필요 합니다 . 이 산소 포화 도 측정기 응용 제품 은 12 비트 ADC 를 사용 하 므로 LSB 크기 는 49 nA 이 며 , 따라서 암 전류 보정 이 필요 하 지 않 습니다 . 암전 류 는 20 ° C 마다 최대 10 배 씩 상승 한다는 점 에 유의 하 세요 . 그러므로 25 ° C 에서 5 pA 인 광 다이오드 의 암전 류 는 45 ° C 에서 50 pA 가 됩니다 . 
 합리 적 인 지침 은 2 MHz 인 시스템 대역폭 보다 10 배 이상 큰 샘플링 속도 를 가진 ADC 를 선택 하 는 것 입니다 . 산소 포화 도 측정기 의 대역폭 이 2 MHz 인 경우 이상 적 인 ADC 의 샘플링 속도 는 12 비트 분해능 으로 20 MSPS 이상 입니다 . 
 AD 9629 - 20 은 분해능 이 12 비트 인 20 MSPS ADC 로 매우 적합 합니다 . 하지만 이 컨버터 에 는 차동 입력 이 필요 하 므로 5 Vp - p 단일 종단 AD 8065 신호 가 2 Vp - p 차동 신호 로 감쇠 되 어야 합니다 . AD 8475 차동 깔때기 증폭기 는 단일 종단 - 차동 변환 으로 달성 됩니다 . AD 8475 의 추가 적 인 보너스 는 공통 모드 레벨 조정 과 정밀 감쇠 입니다 . 
 AD 8475 는 2 Vp - p 에 대해 최대 10 MHz 출력 전압 을 지원 합니다 . 또한 AD 8475 의 최대 출력 오프셋 은 500 μ V , 차동 출력 잡음 은 10 nV / √ Hz , 총 고조파 왜곡 + 잡음 ( THD + N ) 은 112 dB 입니다 . 
 AD 8065 ( 5 Vp - p ) 의 전체 범위 출력 과 AD 9629 - 20 ( 2 Vp - p ) 의 아날로그 입력 범위 가 AD 8475 이득 을 결정 합니다 . 방정식 15 : 
 방정식 15 
 온 칩 AD 8475 공통 모드 전압 은 0 . 9 V 로 AD 9629 - 20 의 VCM 핀 을 보정 합니다 . 
 시스템 잡음 퍼즐 의 마지막 조각 은 AD 8475 의 잡음 기여 입니다 . AD 8475 잡음 계산 은 먼저 AD 8065 출력 잡음 에 AD 8475 이득 을 곱하 여 시작 합니다 . 
 AD 8475 출력 에서 AD 8065 잡음 은 0 . 4 μ V × 43 . 6 μ VRMS 또는 17 μ VRMS 와 동일 합니다 . AD 8475 출력 잡음 은 출력 잡음 밀도 ( 10 nV / √ Hz ) 에 출력 필터 대역폭 ( BW ) 의 제곱근 을 곱한 것 과 같 습니다 . 방정식 16 : 
 방정식 16 
 방정식 17 에 따라 총 AD 8475 출력 계산 에 는 AD 8065 잡음 과 AD 8475 필터 링 된 출력 잡음 의 RSS 값 이 필요 합니다 . 
 방정식 17 
 AD 847 잡음 기여 로 인해 방정식 18 에 따라 시스템 의 총 RMS LSB , 유효 분해능 , 잡음 이 없 는 분해능 , 작동 범위 를 계산 할 수 있 습니다 . 
 방정식 18 
 이론 도 중요 하 지만 설계자 가 회로 에서 진정 으로 무슨 일 이 발생 하 는지 알 수 있 는 곳 은 벤치 입니다 . 
 예 를 들 어 레이저 다이오드 는 D 1 광 다이오드 를 구동 하 고 전류 를 생성 합니다 . 광 다이오드 D 2 는 회로 내 에 암 전류 보정 장치 로 존재 하 며 D 1 이 활성 화 된 경우 D 2 에서 출력 전류 가 발생 하 지 않 게 방지 하 도록 광학 적 으로 불 투명 한 에폭시 로 덮여 있 습니다 . 광 다이오드 에서 예상 보다 높 은 전류 를 구동 하 도록 강제 할 경우 AD 8065 의 대략 적 인 최대 상승 및 하강 시간 은 72 ns 입니다 ( 그림 5 ) . 
 그림 5 : 광 다이오드 과잉 구동 에 의한 맥박 응답 그래프 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 그림 6 은 AD 9629 - 20 ADC 로부터 변환 데이터 를 성공 적 으로 수신 하 고 해당 데이터 를 차트 에 표시 하 는 CN 0272 평 가판 소프트웨어 의 스크린 샷 을 보여 줍니다 . 
 그림 6 : 2 MHz 의 변동 광원 을 계수 화 하 는 CN 0272 평 가판 소프트웨어 스크린 샷 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 그림 7 은 EVAL - SDP - CB 1 Z SDP 기판 에 연결 된 EVAL - CN 0272 - SDPZ 평가 기판 을 보여 줍니다 . 
 그림 7 : EVAL - SDP - CB 1 Z SDP - B 기판 에 연결 된 EVAL - CN 0272 - SDPZ 평가 기판 ( 이미지 출처 : Analog Devices ) 
 웨어 러블 산소 포화 도 측정기 는 신체 의 투명 한 부분 을 통해 LED 신호 를 보내 혈중 산소 포화도 와 맥 박수 를 측정 합니다 . LED 감지 신호 조절 전자 기기 에 는 최적 의 감도 , 작동 범위 , 대역폭 을 보완 하 는 장치 가 필요 합니다 . 잘 알려진 기존 의 광 다이오드 회로 를 통해 수많 은 핵심 문제 를 해결 할 수 있 습니다 . 하지만 광 다이오드 의 암전 류 로 인해 작동 범위 가 제한 됩니다 . 
 여기 에서 제안 된 암 전류 보정 기술 에서 는 두 번 째 광 다이오드 가 회로 에 추가 되 어 차동 암전 류 신호 를 제공 해 오류 를 성공 적 으로 배제 합니다 . Analog Devices 의 EVAL - CN 0272 - SDPZ 및 EVAL - SDP - CB 1 Z SDP - B 평가 기판 을 벤치 에서 한 번 활용 해 보 세요 . 
 ADF 5901 / ADF 5904 / ADF 4159 송신기 , 수신기 및 위상 잠금 루프 ( PLL ) ADI 의 EV - RADAR - MMIC 2 평가 기판 은 주파수 변조 연속파 ( FMCW ) 레이더 시스템 을 위한 ASDF 5901 24 GHz 송신기 , ADF 5904 24 GHz 수신기 ( Rx ) MMIC , ADF 4159 13 GHz PLL 의 성능 을 평가 하 기 위해 설계 되 었 습니다 . 
 CN 0287 4 채널 온도 측정 회로 CN 0287 4 채널 열전대 / RTD 온도 측정 회로 는 0 . 5 ° 의 정확도 를 제공 하 고 성능 , 입력 유연 성 및 저렴 한 비용 을 위해 최적 화 됩니다 . 
 단말 DTU / FTU 시스템 솔루션 Analog Devices 에서 SGCC 응용 분야 를 충족 하 기 위한 칩 크기 단말 DTU / FTU 솔루션 을 발표 했 습니다 . 
 Bonnie Baker 는 Digi - Key Electronics 에 글 을 기고 하 는 작가 로 활동 중 입니다 . Bonnie 는 지난 30 여 년 간 Burr - Brown , Microchip , Texas Instruments 에서 아날로그 설계 와 아날로그 시스템 부문 에서 경력 을 쌓 아 왔 습니다 . Bonnie 는 애리조 나 대학교 ( 애리조나주 투손 소재 ) 에서 전기 공학 석사 학위 와 북부 애리조 나 대학교 ( 애리조나주 플래그 스텝 소재 ) 에서 음악 교육 학사 학위 를 취득 했 습니다 . Bonnie 는 아날로그 설계 외 에 도 450 편 이 넘 는 기사 , 설계 자료 , 응용 예제 등 의 저술 을 통해 지식 과 경험 을 널리 공유 하 고 있 습니다 .