이제 도 1 내지 도 3 을 참조 하 면 , 연수생 이 안 전하 고 값 이 싼 환경 에서 복잡 한 수술 동작 들 을 실습 하 는 것 을 가능 하 게 하 는 수술 트레이닝 디바이스 ( 10 ) 가 도시 된다 . 디바이스 ( 10 ) 는 전반 적 으로 환자 의 몸통 , 특히 복부 영역 을 모방 하 도록 구성 된다 . 수술 트레이닝 디바이스 ( 10 ) 는 사용자 로부터 실질 적 으로 가려 지 는 체강 ( 12 ) 을 시뮬레이션 하 기 위한 인클로저 를 제공 한다 . 캐 비티 ( 12 ) 는 , 시뮬레이션 된 또는 진짜 조직 또는 모델 장기 들 또는 스킬 트레이닝 모델 들 및 유사 한 것 을 수용 하 도록 구성 되 고 크기 가 결정 된다 . 체강 ( 12 ) 및 봉입 된 시뮬레이션 된 장기 들 및 / 또는 모델 들 은 , 비 제한 적 으로 , 체강 ( 12 ) 내 에 위치 되 어 발견 되 는 시뮬레이션 된 조직 또는 모델 들 에 대한 에너지 - 기반 융합 및 커팅 디바이스 들 및 가위 들 , 그래 스퍼 들 , 및 디 섹터 들 과 같 은 , 실제 수술 용 기구 들 을 사용 하 여 수술 기술 들 및 절차 들 을 실습 하 기 위해 투관침 들 과 같 은 디바이스 들 을 이용 하 여 사용자 에 의해 관통 되 는 관통 가능 조직 시뮬레이션 영역 ( 14 ) 을 통해 액세스 된다 . 수술 트레이닝 디 바디스 ( 10 ) 는 복강경 또는 다른 최소 침습 수술 절차 들 을 실습 하 기 위하 여 특히 적합 하 다 .