도 3 에 도시 된 바 와 같 은 배치 를 갖 는 화소 ( 112 ) 에서 는 , 예 를 들 어 샘플 및 홀드 동작 시 에 변환 소자 ( 210 ) 의 전하 축적 부 에서 신호 가 파괴 되 지 않 는다 . 즉 , 도 3 에 도시 된 바 와 같 은 배치 를 갖 는 화소 ( 112 ) 에서 는 , 방사선 신호 가 비 파괴 적 으로 판독 될 수 있 다 . 이러 한 배치 는 이하 에서 설명 되 는 에너지 삭감 법 을 적용 한 방사선 촬상에 유리 하 다 .