피스톤 , 다이어프램 및 다른 메커니즘 을 사용 하 여 맥동 공기 흐름 을 달성 하 기 위한 기술 의 다양 한 실시 예 가 도 19 내지 도 25 에 도시 되 어 있 다 . 이 들 실시 예 각각 은 목표 NO 용량 전달 을 달성 하 기 위해 공 압 시스템 및 환자 로부터 ( 흡기 유량 , 흡기 압력 등 ) 요구 되 는 센서 입력 ( 챔버 압력 , 플라 즈 마 챔버 유량 , 저 장소 / 축 적 기 압력 등 ) 을 사용 하 는 전자 제어 시스템 에 의해 제어 될 수 있 다 . 도 19 에 도시 된 바 와 같이 , 피스톤 ( 400 ) 은 어큐뮬레이터 / 실린더 ( 402 ) 를 채우 기 위해 플 라즈 마 챔버 ( 404 ) 를 통해 공기 를 흡입 할 수 있 다 . 피스톤 ( 400 ) 은 환자 의 호흡 과 동기 화 되 도록 필터 / 스캐빈저 ( 406 ) 를 통해 배출구 ( 408 ) 로 NO 를 밀 어 낼 수 있 다 . 뇌졸중 과 속도 는 환자 의 폐 량 과 호흡 속도 에 따라 달라질 수 있 다 . 도 20 에 도시 된 바 와 같이 , 펌프 ( 410 ) 는 일정 한 흐름 을 벤 틸 레이터 회로 에 전달 하 여 바이어스 흐름 을 분배 하 고 피스톤 펌프 ( 412 ) 는 흡입 동안 추가 적 인 NO 발생 을 위한 공기 의 볼 루스 를 제공 하 기 위해 사용 된다 . 도 21 에서 , 장치 는 어큐뮬레이터 ( 422 ) 내 의 플 라즈 마 챔버 ( 420 ) 에서 생성 된 NO 를 축적 할 수 있 고 , 예 를 들 어 단일 비례 밸브 또는 이진 상태 ( OPEN ) 를 갖 는 밸브 의 어레이 일 수 있 는 하나 이상 의 밸브 ( 424 ) 를 사용 하 여 환자 에게 흡기 하 여 방출 한다 ( 개방 / 폐쇄 ) . 도 22 에서 , 하나 이상 의 밸브 ( 430 ) 는 펌프 ( 432 ) 앞 에 위치 되 어 플 라즈 마 챔버 ( 434 ) 로 의 유입 공기 흐름 을 조절 한다 . 디지털 밸브 의 비례 밸브 또는 펄스 폭 변조 와 같이 조절 가능 한 폐쇄 를 포함 하 여 다양 한 방법 으로 변조 를 수행 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 펌프 는 가변 속도 로 굶 어 지 도록 밸브 가 조정 되 는 동안 일정 한 속도 로 펌프 가 작동 하 여 유량 및 NO 생성 을 조절 한다 . 도 23 은 다이어프램 ( 440 ) 을 사용 하 는 대안 적 인 누산기 설계 를 도시 한다 . 다이어프램 ( 440 ) 은 엘라스토머 또는 강성 / 강성 재료 일 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 롤링 다이어프램 이 사용 된다 . 다이어프램 ( 440 ) 의 하류 에 있 는 밸브 ( 442 ) 는 흡기 이벤트 를 투여 하 기 위해 필요 에 따라 제어 된 방식 으로 다이어프램 으로부터 압력 을 방출 한다 . 도 24 는 축합 기 / 저 장소 를 탄성 중합체 또는 비탄성 다이어프램 / 풍선 ( 452 ) 을 갖 는 챔버 로서 도시 한다 . 다이어프램 드라이버 ( 450 ) ( 솔레노이드 , 볼 - 스 크류 , 리니어 모터 , 랙 및 피니언 , 리니어 액 츄 에 이터 등 ) 는 환자 에게 가스 덩어리 를 전달 하 기 위해 필요 에 따라 다이어프램 ( 452 ) 을 변위 시키 기 위해 사용 된다 . 도시 된 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 ( 454 ) 는 시스템 에서 제 1 요소 이 며 , 그러나 필터 / 스캐빈저 의 상류 에 있 는 한 다른 위치 에 위치 할 수 있 다 . 플 라즈 마 챔버 의 하류 가 멀 수록 공 압 시스템 구성 요소 의 NO 및 NO 2 노출 이 줄어든다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 를 빠져 나가 는 고농도 의 NO / NO 2 혼합물 이 산화 되 고 더 높 은 NO 2 수준 을 생성 하 기 위해 최소 의 시간 을 갖 도록 가능 한 한 늦 게 그러나 스캐빈저 전 에 NO 가 생성 될 수 있 다 . 도 25 는 반응 가스 를 챔버 ( 462 ) 내 로 끌 어 들이 기 위해 피스톤 ( 460 ) 을 이용 하 는 시스템 을 도시 한다 . 챔버 ( 462 ) 내 의 전극 ( 464 ) 은 NO 를 생성 하 기 위해 1 회 이상 아크 한다 . 피스톤 ( 460 ) 은 NO 혼합물 을 요법 에 필요 한 환자 에게 밀 어 낸다 . 일부 실시 예 에서 , 피스톤 은 환자 의 흡입 과 일치 하 는 NO 의 볼 루스 를 환자 에게 푸시 한다 . 일부 실시 예 에서 , 피스톤 은 저 장소 가 비워 질 때 까지 일정 한 속도 로 NO 를 밀 어 낸다 . 그런 다음 피스톤 이 저 장소 를 채우 고 NO 가 생성 되 고 환자 에게 NO 전달 이 재개 된다 . 피스톤 은 상기 열거 된 바 와 같 은 많 은 종류 의 선형 액추에이터 에 의해 구동 될 수 있 다 .