단종 - 1 / 8 DIN 고성능 패널 미터 / 컨트롤러 
 [ 단종 ] 1 / 8 DIN 울트라 고성능 패널 미터 / 컨트롤러 
 ( 1 / 8 DIN Ultra High Performance Meter , Temperature , Thermocouple , RTD , Strain , Process ) 
 온도 , 압력 , 공정 입력 이 가능 한 다양 한 출력 옵션 의 패널 미터 / 컨트롤러 
 일반 적 인 입력 : DC 전압 / 전류 , T / C , RTD 및 스트레인 
 정밀도 : ± 0 . 005 % Rdg 
 특허 받 은 6 자리 색상 변경 LED 디스플레이 
 초 당 최대 142 회 판독 
 10 - 포인트 선형화 
 4 개 의 분리 된 오픈 컬렉터 출력 
 분리 된 아날로그 출력 ( 선택 ) 
 4 개 의 릴레이 ( 선택 ) 
 선택 가능 한 이더넷 또는 RS 232 / RS 485 통신 
 스트레인 게이지 용 비율 척도 모드 
 AC 및 DC 전력 단위 
 이 제품 은 단종 되 었 습니다 . 대체 품 으로 CNPT 시리즈 를 확인 요청 드립니다 . 
 OMEGA 는 디지털 패널 미터 의 기준 을 새롭 게 세우 고 있 습니다 . DP 41 - B 는 ± 0 . 005 % 까지 의 판독 정밀도 를 보여 주 고 , 초당 최대 142 회 까지 판독 가능 하 여 , 패널 미터 의 정밀도 와 성능 의 기준 을 더욱 높였 습니다 . 
 다용도 의 DP 41 - B 는 DC 전압 과 전류 범위 , 아홉 개 의 써 모 커플 종류 , 다수 의 RTD , 로드 셀 과 압력 트랜스 듀 서 등 과 같 은 스트레인 게이지 트랜스 듀 서로 부터 의 신호 , 그리고 포 텐 셔 미터 입력 의 광범위 한 스펙트럼 을 다루 고 있 습니다 . 또한 입력 시그널 의 10 - 포인트 선형화 지원 되 며 , 이 는 커스텀 어플리케이션 용 으로 사용 자 가 프로그램 할 수 있 습니다 . 
 거의 모든 센서 나 트랜스미터 의 전원 을 켜 기 위한 내장 여기 이 며 제어 나 경보 용 의 4 개 의 분리 된 오픈 컬렉터 출력 이 기준 이 되 고 있 습니다 . 크 고 밝 은 6 자리 숫자 의 특허 된 LED 디스플레이 는 적색 과 황색 , 녹색 이 설정 된 기준 에 맞 게 색상 변화 가 가능 하 도록 프로그램 되 어 있 습니다 . 숫자 의 크기 는 일반 적 인 디스플레이 보다 58 % 증가 되 었 습니다 . 출력 선택 사항 은 분리 되 어 있 는 프로그램 가능 한 아날로그 전압 또는 전류 와 4 개 의 릴레이 를 포함 하 고 있 습니다 . 
 시리얼 통신 옵션 을 통하 여 사용 자 는 RS 232 , RS 485 , 및 간단 한 ASCII 프로토콜 또는 MODBUS 메뉴 중 에서 한 가지 를 간편 하 게 버튼 으로 선택 가능 합니다 . 수상 경력 에 빛나 는 오메가 의 이더넷 / 인터넷 옵션 과 함께 DP 41 - B 는 이더넷 네트워크 로 직접 연결 하 고 기본 TCP / IP 프로토콜 을 통하 여 데이터 를 전송 합니다 . 이제 어디 서 든 인터넷 의 웹 브라우저 를 통해 작업 을 관찰 하 고 통제 할 수 있 습니다 . 
 임베디드 인터넷 / 시리얼 통신 Embedded Internet and Serial Communications 
 임베디드 인터넷 옵션 을 선택 시 ( EI 옵션 ) DP 41 - B 컨트롤러 를 이더넷 네트워크 와 바로 연결 하 여 TCP / IP 패킷 으로 데이터 를 전송 하 고 , 인터넷 이나 LAN 으로 웹 페이지 를 사용 할 수 있 습니다 . DP 41 - B 는 또한 시리얼 통신 이 가능 합니다 . ( C 24 옵션 ) 사용 자 는 RS 232 , RS 485 , 및 간단 한 ASCII 프로토콜 또는 MODBUS 메뉴 중 에서 한 가지 를 간편 하 게 버튼 으로 선택 가능 합니다 . 
 DP 41 - B 는 모드 별 색상 지정 이 가능 합니다 . 디스플레이 는 색상 변화 를 모든 설정 점 또는 알람 시점 에서 변경 가능 하 도록 프로그램 되 어 있 습니다 . 
 예 를 들 어 가열 하 는 동안 녹색 ( GREEN ) 을 사용 하 고 보통 의 작동 범위 에서 는 황색 ( AMBER ) 으로 변경 하 고 경보 상황 을 표시 할 때 는 적색 ( RED ) 으로 선택 할 수 있 습니다 . 색상 의 변화 는 멀리 서 도 볼 수 있 으며 사용 자 가 색상 변화 에 반응 할 수 있 도록 합니다 . 값 이 알람 시점 을 지나 거나 사용 자 가 재 설정 하 는 동안 래치 Latch 상태 일 경우 색 이 변경 되 도록 프로그램 할 수 도 있 습니다 . 
 기기 는 GREEN , AMBER , RED 중 에서 1 개 색상 만 선택 하 여 디스플레이 할 수 도 있 습니다 . 그렇게 함 으로써 사용 자 가 프로세스 값 이나 온도 , 기압 , 흐름 등 과 같 은 3 개 의 다른 측정 에 개별 적 인 색 을 부여 하 여 인식 할 수 있 습니다 . DP 41 - B LED 디스플레이 는 크 고 선명 하 기 때문 에 일반 적 인 DIN 규격 의 동일 사이즈 컨트롤러 보다 가시성 이 좋 습니다 . 
 품질 및 기술 
 혁신 적 인 OMEGA ™ DP 41 - B 측정기 는 5 년 보증 이 지원 됩니다 . DP 41 - B 는 COP ( 보드 용 칩 ) 과 SMT ( 표면 설치 기술 ) 조립 기술 과 자동화 를 사용 하 여 풍부 한 전력 과 기능 으로 구성 되 었 습니다 . 모든 기기 는 생산 과정 의 여러 단계 를 통하 여 철저 하 게 교정 되 고 테스트 되 었 습니다 . DP 41 - B 는 산업 용 기기 에 대한 0 . 005 % 의 높 은 판독 정밀도 를 제공 합니다 . 아날로그 - 디지털 변환 은 특허 받 은 알고리즘 과 스마트 필터링 을 사용 하 고 있 습니다 . 
 DP 41 - B 는 신호 인풋 의 광범위 한 선택 을 제공 하 며 전면 패널 의 버튼 또는 시리얼 / 이더넷 통신 을 통하 여 선택 할 수 있 습니다 . 
 9 개 의 써 모 커플 Thermocouple 종류 
 DP 41 - B 는 K , J , T , E , R , S , B , N 및 J DIN 의 9 개 써 모 커플 타입 을 수용 합니다 . DP 41 B 에 적용 된 특허 받 은 써 모 커플 선형화 알고리즘 은 매우 높 은 수준 의 정밀도 를 제공 합니다 . 
 가장 정확 한 RTD 측정 
 DP 41 - B 는 RTD 에 대한 광범위 한 선택 이 가능 합니다 . DP - 41 B 는 100 ohm Pt 0 . 00385 및 0 . 00392 커브 , 모든 6 ~ 6000 Ω NIST 또는 DIN Pt , 및 모든 선형화 RTD ( 10 Ω Cu , etc . ) 를 수용 합니다 . 2 / 3 / 4 - 와이어 RTD 연결 의 선택 은 높 은 정밀도 를 보장 합니다 . 
 프로세스 전압 과 전류 
 OMEGA ™ DP 41 - B 는 프로세스 전압 을 0 ~ 100 mV , 0 ~ 1 V , 0 ~ 10 V , 0 ~ 100 V ( 단극 ) , ± 50 mV , ± 500 mV , ± 5 V , ± 50 V ( 양극 ) 사이 의 범위 에서 측정 하 며 전류 는 0 ~ 20 mA 또는 4 ~ 20 mA 사이 에서 측정 합니다 . 
 스트레인 게이지 Strain Gauge 기반 압력 센서 
 DP 41 - B 는 로드 셀 , 압력 트랜스 듀 서 및 대부분 의 스트레인 게이지 센서 로부터 의 입력 을 측정 합니다 . 입력 은 0 ~ 100 mV , 0 ~ 1 V , 0 ~ 10 V , 0 ~ 100 V ( 단극 ) , ± 50 mV , ± 500 mV , ± 5 V , ± 50 V ( 양극 ) , 그리고 0 ~ 20 mA 범위 에서 10 포인트 이상 으로 선형화 될 수 있 습니다 . 10 과 24 V 트랜스미터 의 여기 는 표준 입니다 . 
 선택 사항 의 아날로그 출력 은 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA 범위 까지 커버 가능 하 며 프로세스 값 의 교종 재전송 으로 선택 가능 합니다 . 
 내장 형 여기 Built - in Excitation Standard 
 DP 41 - B 은 내장 형 여기 로 만들 어 졌 습니다 . 사용자 는 입력 신호 의 피크 와 밸리 레벨 을 수집 하 고 디스플레이 할 수 있 으며 파괴 및 압력 테스트 등 의 응용 에 유용 합니다 . 다섯 개 의 다른 여기 레벨 이 트랜스 듀 서 ( 24 Vdc @ 25 mA ) , 스트레인 게이지 ( 1 . 5 부터 10 Vdc @ 최대 60 mA 까지 ) , 그리고 슬라이드 전선 계수 ( 1 . 25 Vdc @ 30 mA ) 등 과 같 은 센서 에 제공 됩니다 . 
 DP 41 - B 는 설치 단자 와 커넥터 를 제공 하 므로 
 간단 한 설치 가 가능 합니다 . 
 DP 41 - B 는 9 분 할 LED 디스플레이 를 제공 하 여 가독성 을 높였 습니다 . 일반 컨트롤러 는 최대 7 분 할 디스플레이 로 , 문자 를 읽 기 가 어려운 경우 가 많 습니다 . ( 아래 그림 참조 ) 오메가 의 DP 41 - B 는 컨트롤러 로 쉽 게 메뉴 에 접속 해 장비 를 설정 하 고 패널 에 디스플레이 되 는 메시지 / 측정값 을 쉽 게 읽 을 수 있 도록 합니다 . 
 DP 41 - B 9 분 할 디스플레이 
 ( 17 . 3 mm 높이 보다 큼 ) 
 일반 적 7 분 할 디스플레이 
 ( 13 . 7 mm 높이 보다 작음 ) 
 "- C 24 " 또는 "- EI " 옵션 이 제공 되 는 DP 41 - B 는 일반 적 으로 쓰이 는 산업 자동 화 와 통제 프로그램 , Microsoft Visual Basic 및 Excel 과 쉽 게 통합 될 수 있 도록 디자인 되 었 습니다 . OMEGA 는 무료 소프트웨어 를 제공 하 여 제품 사용 이 쉽 고 신속 하 게 준비 되 며 , 많 은 응용 프로그램 과 함께 작동 될 수 있 게 합니다 . 
 Omega 의 DP 41 - B Active X , " ActiveX Containers " 를 사용 하 면 , 비주얼 베이직 과 엑셀 통합 부터 기존 의 OLE , OPC 규격 DAQ , 공정 제 어 장비 와 GE Fanuc , Intellution , Rockwell Automation , iconics , Wonderware 등 의 다양 한 소프트웨어 와 함께 사용 하 실 수 있 습니다 . 
 출하 시 설정 
 DP 41 - B 미터 / 컨트롤러 는 출하 시 설정 될 수 있 습니다 . 사용자 가 필요 한 경우 입력 유형 , 설정 점 , 알람 시점 등 을 지정 하 면 배송 전 교정 연구실 에서 기기 를 프로그램 시킵니다 . 사전 설정 확인 사항 은 OMEGA 엔지니어 들 과 상담 하 십시오 . 
 스팬 온도 계수 : ± 20 ppm 
 전원 : 90 ~ 240 Vac 또는 10 ~ 32 Vdc 
 라인 전원 : 90 ~ 240 Vac ± 10 %, 50 - 60 Hz 
 저 전원 옵션 : 10 ~ 32 Vdc , 안전 한 소스 필요 
 잡음 제거 Normal Mode Rejection : 60 dB 
 공통 모드 제거 Common Mode Rejection : 120 dB 
 공통 모드 전압 Common Mode Voltage : Hv 테스트 당 1500 V 피크 
 분해능 Resolution : 24 비트 
 판독 속도 : 7 ~ 142 샘플 / 초 
 이더넷 : Standards Compliance IEEE 802 . 3 10 Base - T 
 프로토콜 : TCP / IP , ARP 
 전압 입력 범위 : 
 전류 입력 범위 : 0 - 20 mA , 4 - 20 mA 
 극성 : 단극 성 과 양극 성 중 설정 할 수 있 음 
 Thermocouple 입력 : J , K , T , E , R , S , B , N , J ( DIN ) 타입 
 RTD 입력 : 6 ohm ~ 6 kohm 의 모든 NIST / DIN 규격 선형 백금 RTD 
 RTD 연결 : 2 -, 3 -, 4 - 선식 모두 가능 
 써 모 커플 입력 시 사용 하 는 
 온도 보상 써 모 커플 커넥터 기판 
 써 모 커플 THERMOCOUPLE 테이블 
 정밀도 * 
 - 210 ~ 760 ° C / - 346 ~ 1400 ° F / 63 . 2 - 1673 . 2 ° K 
 - 250 ~ 1250 ° C / - 418 ~ 2282 ° F / 23 - 977 . 2 ° K 
 - 270 ~ 400 ° C / - 454 ~ 752 ° F / 3 . 2 - 673 . 2 ° K 
 - 270 ~ 1000 ° C / - 454 ~ 1832 ° F / 3 . 2 - 1273 . 2 ° K 
 - 50 ~ 1768 ° C / - 58 ~ 3214 ° F / 223 . 2 - 2041 . 2 ° K 
 + 100 ~ 1820 ° C / + 212 ~ 3300 ° F / 373 . 2 - 2093 . 2 ° K 
 - 270 ~ - 1300 ° C / - 454 ~ 2372 ° F / 3 . 2 - 1573 . 2 ° K 
 - 200 ~ 900 ° C / - 328 ~ 1652 ° F / 73 . 2 - 1173 . 2 ° K 
 *( 모두 ±) 선형화 에러 Linearization Error 포함 
 * 1 - K Type : 1250 ° C 이상 온도 에서 정밀도 는 0 . 4 ° C / 0 . 8 ° F / 0 . 4 ° K 
 * 2 - OMEGA ENGINEERING , INC . 등록 상표 입니다 . 
 ( 모두 ±) 선형화 에러 Linearization Error 포함 
 - 200 ~ 200 ° C / - 328 ~ 392 ° F / 73 . 2 - 473 . 2 ° K 
 - 200 ~ 850 ° C / - 328 ~ 1562 ° F / 73 . 2 - 1123 . 2 ° K 
 해당 패널 미터 컨트롤러 를 위한 패널 펀치 도 제공 됩니다 . ( 별매 ) 
 참고 : 사용 자 설명서 와 함께 제공 됩니다 . 
 * 상호 독점 : 제품 당 1 개 의 통신 / 이더넷 옵션 입니다 . 모든 아웃풋 옵션 은 출력 된 회로 보드 에 있 으며 공장 이나 현장 에 설치 가능 합니다 . 
 다운로드 DP 41 - B - Universal Input Meter 
 다운로드 DP 41 - B - 4 Relay Output Option 
 다운로드 DP 41 - B - Isolated Analog Output Option 
 다운로드 DP 41 - B Series - Serial Communication Option 
 다운로드 DP 41 - B - EI - Ethernet Server Option