2 . 도 5 및 표 1 을 보 면 , 바이오센서 1 의 경우 산화 전류 피크 값 323 . 0 μ A 이 고 , 바이오센서 2 의 경우 산화 전류 피크 값 이 106 . 0 μ A 이 며 , 바이오센서 3 의 경우 산화 전류 피크 값 이 137 . 0 μ A 이 고 , 바이오센서 4 의 경우 산화 전류 피크 값 이 47 . 0 μ A 이 며 , 바이오센서 5 의 경우 산화 전류 피크 값 이 215 . 0 μ A 이 고 , 바이오센서 6 의 경우 산화 전류 피크 값 220 . 0 μ A 임 을 알 수 있 어 , 고분자 지 지체 에 금 , 이 황화몰리브덴 , 금 이 차례 로 적층 되 어 형성 된 전극 을 이용 하 는 바이오센서 의 산화 전류 피크 값 이 가장 큰 것 을 확인 할 수 있 어 , 바이오센서 1 을 사용 하 는 경우 클루 코 오스 센싱 의 민 감도 를 향상 시킬 수 있 음 을 알 수 있 다 .