그러나 단계 S 13 의 확인 결과 , 단계 S 11 에서 기전력 검출 회로 ( 40 ) 로부터 입력 된 기전력 값 이 예 를 들 어 12 [ ㎶] 인 경우 , 단계 S 11 에서 입력 된 유체 진동 주기 값 에 외부 잡음 이 영향 을 미친 것 으로 판정 하 고 단계 S 16 으로 진행 하 며 , 단계 S 16 에서 유량 연산 부 ( 50 ) 는 단계 S 11 에서 기전력 검출 회로 ( 40 ) 로부터 입력 된 기전력 값 12 [ ㎶] 에 대응 하 는 표 2 의 유량 값 15 [ ℓ/ hr ] 를 계측 유량 으로 처리 한다 .