이것 은 생물 안전 작업대 중 가장 보편 적 으로 사용 되 고 있 는 Class II A 2 타입 으로 70 % 의 공기 가 재순환 하 는 반면 , 30 % 의 공기 는 실내 로 배출 하 는 형태 이 며 , 내부 의 헤 파 필터 를 통해 유해 입자 를 거르 는 방식 으로 시료 와 사용자 , 시료 간 의 교차 오염 을 방지 하 는 반면 기체 상태 의 유해 화학 물질 은 제거 불가 하 다 . 이러 한 문제 를 해결 하 기 위해서 는 열 에너지 손실 을 불러 오 는 구조 , 즉 , 배기구 ( 102 ) 는 실외 로 강제 배기 되 는 구조 를 가져야 한다 .