Micro - CT 시스템 은 micro - focus x - ray ( L 8121 - 01 , Hamamatsu , Japan ) 와 회전 하 는 object holder , CMOS flat - panel x - ray 디텍터 ( C 7943 CA - 02 , Hamamatsu , Japan ) 와 데이터 병렬 처리 시스템 으로 구성 되 어 있 다 . x - ray 와 소스 거리 는 433 mm 로 고정 되 어 있 으며 소스 와 디텍터 가 고정 되 어 있 고 그 사이 에 물체 가 회전 함 으로 투영 데이 테 를 얻 는다 . 이때 object holder 에 들 어 있 는 랫 트 는 살 아 있 는 채 로 가스 마취 기계 ( SurgiVet , USA ) 를 이용 하 여 1 . 5 % 이소 플 루란 ( isoflurane ) ( Choong - Wae Pharma Co . , Korea ) 과 70 % N 2 O 와 30 % O 2 gas 으로 마취 시킨다 . Micro - CT 의 micro - focus x - ray 의 소스 로 크기 로 550 μ m 다양 한 focal spot 크기 를 갖 으며 Flat - panel x - ray 디텍터 의 픽셀 크기 ( Detector pixel width ) 는 100 μ m 이 다 . 이 영상 의 23 μ m 픽셀 , 영상 의 martix 크기 는 512 x 512 이 며 , subject holder 는 0 . 083 도 의 정확도 를 가지 고 회전 한다 . Micro - CT 로 왼쪽 대퇴부 목부 분 에 전체 적 FOV ( field of view ) 스캔 하고 제한 된 영역 ( region of interest ( ROI ) 의 부분 FOV 스캔 하 여 정확 한 ratios 를 파악 한다 . ( Chunet al 2004 ) . 이 FOV 영역 을 재 구성 하 여 골 소주 ( trabeculae ) 의 비율 과 두께 를 구한다 . 이때 영상 재 구성 을 위한 데이터 병렬 처리 시스템 은 dual CPUs ( AthlonMP 2200 +, AMD , USA ) 와 100 Mbps Ethernet 을 갖 는 컴퓨터 를 이용 하 여 작업 을 수행 하 였 다 . 2 D 영상 의 왼쪽 대퇴골 의 직사각 형 의 내부 에 있 는 소주 골 ( trabecula ) 의 용적 비율 ( BV / TV , %) 과 골 소주 두께 ( Tb . Th , ㎛) 을 계산 하 기 위해 fuzzy distance transform ( FDT ) 알고리즘 을 적용 하 였 다 ( In Kon Chun 1 . , et al . , In vivo trabecular thickness measurement in cancellous bones : longitudinal rat imaging studies . Physiol . Meas . 27 ( 2006 ) 695 - 702 )