각종 NO 생산 제어 방식 이 시스템 에 의해 이용 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 및 하나 이상 의 제어 파라미터 에서 NO 생산 을 제어 하 는 데 사용 된다 . 플 라즈 마 챔버 가스 유량 은 펌프 속도 , 저장실 챔버 압력 , 비례 밸브 설정 또는 기타 수단 으로 제어 할 수 있 다 . 플 라즈 마 파라미터 는 속도 , 듀티 사이클 스위칭 전압 차 변압기 의 권선 이나 에너지 일 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 플 라즈 마 듀티 사이클 이 제어 된다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 및 스파크 에너지 가 제어 된다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 플 라즈 마 주파수 가 제어 된다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 가스 유량 은 호흡 에 따른 호흡 유량 변화 의 함수 로 변경 된다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 은 흡기 유량 의 일정 한 비례 분 율 ( 10 %) 이 다 . 일 실시 예 에서 , 플라 즈 마 맥 박수 는 호흡 주기 에 걸쳐 일정 한 NO 의 농도 를 유지 하 기 위해 변화 될 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 공기 펌프 속도 는 일정 하 게 유지 되 고 혈장 제어 파라미터 만 이 환자 흡기 흐름 에 기초 하 여 제품 요구 NO 농도 로 변화 된다 . 일 실시 예 에서 , 플라 즈 마 파라미터 상수 만 플 라즈 마 가스 유량 을 변화 유지 된다 . 일 실시 예 에서 , 플라 즈 마 파라미터 는 일정 하 게 유지 되 고 플 라즈 마 가스 유량 은 흡기 유량 의 일부 가 되 도록 제어 된다 . 일부 실시 예 에서 , 플라 즈 마 챔버 가스 유량 은 일정 하 게 유지 되 고 , 플라 즈 마 에너지 가 변화 된다 . 이 들 NO 생성 방식 의 임의 의 조합 이 사용 될 수 있 음 을 이해 할 것 이 다 .