다양 한 실시 예 에 따른 전자 장치 ( 400 ) 는 생체 의 BIA ( Bioelectrical Impedance Analysis ) 를 측정 하 거나 , ECG ( ElectroCardioGraphy ) 를 측정 하 거나 GSR ( Galvanic Skin Response ) 을 측정 할 수 있 다 . 예컨대 , BIA 는 신체 에 약한 전류 를 통과 시킨 후 , 전기 저항 을 이용 하 여 몸 의 수분 량 을 측정 하 고 , 지방 으로 환산 하 여 계산 하 는 방식 이 다 . BIA 는 한 손 에 접촉 되 어 있 는 전극 2 개 ( 실질 적 으로 적어도 2 개 이상 의 전극 이 사용 되 어 측정 정확도 를 향상 시킬 수 있 다 ) 에서 미세 전류 를 발생 시키 고 , 다른 한 손 에 있 는 전극 2 개 ( 실질 적 으로 적어도 2 개 이상 의 전극 이 사용 되 어 측정 정확도 를 향상 시킬 수 있 다 ) 에서 저항 값 을 측정 할 수 있 다 . ECG 는 심장 이 박동 하 면 심근 에 발생 한 미소 한 활동 전위차 ( 예 ; 1 mV 의 전압 ) 를 생체 표면 에 부착 한 전극 으로 측정 할 수 있 는 측정 방식 이 다 . ECG 는 보통 2 개 이상 의 전극 을 사용 하 며 , 왼손 에 접지 되 는 전극 1 개 와 , 오른손 에 접지 되 는 전극 1 개 와 , 그라운드 로 사용 되 는 전극 1 개 가 사용 될 수 있 다 . ECG 는 그라운드 전극 없이 2 개 이상 의 전극 을 사용 되 거나 , 측정값 의 정확도 를 높이 기 위한 용도 로서 1 개 이상 의 전극 을 두 어 사용 할 수 도 있 다 . GSR 은 전기 적 피부 반사 , 즉 생체 의 피부 에서 외 적 인 자극 이나 정서 적 인 흥분 에 의해서 그 전기 적 저항 이 일시 적 으로 감소 하 거나 활동전위 가 발생 될 수 있 는데 , 피부 에 전극 을 대 고 전기 저항 또는 활동 전위 의 변화 를 잡아내 어 그것 을 증폭 해서 기록 하 는 방법 으로 측정 하 는 방식 이 다 . GSR 은 한 손 에서 전극 2 개 를 이용 하 여 측정 할 수 있 다 . GSR 은 측정 의 정확도 를 높이 기 위해 필터 의 전극 을 3 개 사용 하 기 도 한다 .