먼저 , 센싱 회로 ( 210 ) 는 R 1 저항 을 포함 하 는 센서 ( 211 ) 와 가변 저항 ( 212 ) R 2 를 포함 하 는 임피던스 분배 기 를 포함 한다 . 구체 적 으로 , 센싱 회로 ( 210 ) 는 센서 ( 211 ) 의 저항 변화 를 전기 적 신호 변화 로 얻 어야 하 며 이런 전기 적 신호 변화 를 얻 기 위해서 는 저항 임피던스 변화 에 의해서 전기 임피던스 변화 가 생기 도록 하 여야 한다 . 이런 전기 임피던스 변화 는 센서 ( 211 ) 의 저항 R 1 과 , 상기 저항 R 1 을 통해 분배 전압 을 만들 기 위한 가변 저항 ( 212 ) R 2 을 포함 하 는 임피던스 분배 기 에 의해서 발생 되 는데 , 임피던스 분배 기 에 정현파 ( sine 파 ) 또는 직류 전압 ( DC 전압 ) 을 공급 하 면 안정 한 전기 임피던스 를 얻 을 수 있 게 된다 . 정현파 를 사용 할 때 에 는 정현파 의 주파수 는 물 과 같 은 유체 에 사용 을 고려 하 여 일반 화 를 위해서 1 kHz 가 적합 하 지만 , 액체 금속 또는 소듐 의 특성 을 고려 하 여 전기 전도도 , 유전 율 및 전기 특성 에 따라 주파수 를 1 MHz 이하 까지 적용 함 으로써 액면 의 아주 작 은 요동 뿐 만 아니 라 , 진폭 이 큰 요동 을 측정 할 수 있 다 . 직류 전압 을 임피던스 분배 기 에 사용 할 때 에 는 AC - DC 변환기 ( 214 ) 가 필요 치 않 다 . 정현파 를 사용 할 때 에 는 노이즈 특성 이 작 은 0 . 01 % 수준 의 AC - DC 변환기 ( 214 ) 가 사용 될 수 있 다 .