가스 전달 : 상부 판 를 통과 한 스파 저 설정 을 통하 여 가스 가 생물 반응기 하부 로 전달 되 었 다 . 반응기 바로 외부 에 위치 한 밸브 는 각각 의 반응기 에서 분리 하 여 가스 유동 을 수동 으로 차단 하 게 하 였 다 . 반응기 로 배관 된 가스 공급 라인 은 가능 한 오염 을 최소 화 하 기 위해 반응기 헤드 에 0 . 2 마이크 론 필터 가 설치 된 유연 한 스테인 레스 스틸 라인 이 었 다 . 후드 외부 에 위치 한 질량 유량계 는 반응기 로 의 유속 을 조절 하 는 데 사용 되 었 다 . 실린더 및 질량 유량계 사이 의 라인 은 가스 의 수동 및 자동 차단 둘 다 를 위한 수동 및 솔레노이드 밸브 둘 다 를 가졌 다 . 솔레노이드 밸브 는 실험실 또는 후드 에서 수소 가 감지 될 때 가스 유동 을 자동 으로 차단 하 는 폭발 성 가스 센서 에 연결 되 었 다 .