충 진 설비 의 부하 값 을 결정 하 는 데이터 로 거 > NEWS & CASE STUDY | 테 솔 
 충 진 설비 의 부하 값 을 결정 하 는 데이터 로 거 > NEWS & CASE STUDY 
 CASE STUDY | 충 진 설비 의 부하 값 을 결정 하 는 데이터 로 거 
 작성자 테 솔 작성 일 20 - 05 - 13 14 : 31 조회 90 회 
 MSR 데이터 로 거 를 사용 한 충 진 설비 의 장애 파악 
 사례 연구 : IGR ( Institute for Glass and Raw Materials Technology GmbH ) – 독일 유리 및 원자재 기술 연구소 
 유리병 제조 업체 와 충 진 회사 는 충 진 기기 와 직접 접촉 이 있 는 실제 유리병 내부 에 미니 데이터 로 거 를 설치 하 여 생산 과정 을 점검 할 수 있 습니다 . 
 이 를 통해 전체 생산 라인 을 자유 롭 게 통과 할 수 있 습니다 . 
 저자 : Dirk Diederich , CEO IGR – Institute for Glass and Raw Materials Technology GmbH , Göttingen , Germany 
 음료 , 식품 또는 의약품 을 위한 충 진 시설 에서 는 충 진 과정 에서 용기 손상 또는 유리 파손 이 발생 할 수 있 습니다 . 유리병 회사 에서 생산 중 이 거나 충 진 회사 로 운송 중 일 때 에 도 알려 지 지 않 은 시점 또는 원 제작사 에서 유리 가 손상 될 수 있 습니다 . 
 대량 생산 과정 에서 도 빠르 고 정확 하 게 장애 를 감지 하 는 MSR 미니 데이터 로 거 
 IGR 연구소 가 스위스 측정 기술 회사 인 MSR Electronics 사 와 협력 하 여 새로 개발 한 미니 데이터 로 거 는 고 정밀 센서 를 이용 하 여 실제 액체 가 주입 된 유리 용기 에 충격 , 진동 등 의 형태 로 가속도 를 기록 할 수 있 습니다 . 이 기록 은 주입 , 포장 , 운반 및 보관 중 유리병 에 노출 되 는 ( 외부 ) 영향 에 대한 정보 를 제공 합니다 . 이러 한 방식 으로 얻 은 데이터 는 파손 의 예측 평가 와 프로세스 를 최적 화 하 여 유리 및 충 진 산업 에 도움 을 줍니다 . 
 이전 의 일부 병 입 업자 는 충 진 라인 의 섹션 을 통과 하 기 위해 병 모양 형태 의 데이터 로 거 를 사용 하 여 가속 데이터 를 기록 했 습니다 . 
 이 절차 의 단점 은 유리병 모양 의 더미 를 제작 하 는 데 비용 이 많이 들 며 실제 유리병 에 비해 아크릴 병 모양 의 더미 는 다른 행동 방식 을 보입니다 . 충 진 라인 의 유리병 은 빈병 상태 에서 주입 상태 로 진행 할 때 움직임 에 변화 가 있 는 반면 , 더미 는 항상 동일 하 게 유지 가 됩니다 . 
 그러나 유리 용기 가 비 어 있 는지 채워져 있 는지 에 따라 가속도 의 측정 값 이 크 게 달라지 기 때문 에 이 두 상태 를 구별 하 는 것 이 매우 중요 합니다 . 또한 , 더미 를 사용 하 여 데이터 를 수집 하 는 경우 , 예 를 들 어 세 척 및 충 진 단계 전 에 더미 를 수동 으로 제거 한 다음 다시 삽입 해야 하 므로 전체 경로 를 측정 할 수 없 습니다 . 따라서 이 섹션 의 측정 결과 는 누락 됩니다 . 
 신축성 있 는 실리콘 하우징 은 좁 은 목과 넓 은 목 유리병 모두 에 측정 이 가능 
 이러 한 문제 를 피하 기 위해 IGR 연구소 는 MSR Electronics 사 와 협력 하 여 개별 설정 이 가능 한 데이터 로 거 를 개발 하 여 더 이상 더미 가 필요 치 않 게 되 었 습니다 . 
 방수 기능 과 더불 어 온도 및 압력 에 민감 하 지 않 는 실리콘 튜브 형태 의 " MSR 175 B 4 ", " MSR 165 B 4 " " MSR 160 B 4 " 데이터 로 거 는 좁 거나 넓 은 목 형태 의 실제 유리 용기 등 에 다양 하 게 사용 될 수 있 습니다 . 충 진 제품 과 직접 접촉 하 도록 설계 되 어 실제 상황 에서 전체 생산 라인 또는 충 진 라인 을 통과 하 여 필요 한 모든 데이터 를 기록 할 수 있 습니다 . 
 초 당 6400 번 까지 가속 도 기록 
 다음 섹션 은 현재 이용 가능 한 데이터 로 거 3 가지 제품 들 의 기술 사양 을 안내 합니다 . 
 " MSR 175 B 4 " 의 2 개 의 3 축 가속 도 내장 센서 는 각각 ± 15 g 와 ± 200 g 측정 범위 를 가지 며 6400 Hz 측정 속도 로 충격 을 기록 합니다 . 측정 간격 은 수동 으로 설정 이 가능 합니다 . 2 백만 개 가 넘 는 측정 값 의 저장 용량 은 최대 8 주 의 측정 기간 동안 최소 1000 회 의 충격 을 기록 하 기 에 충분 합니다 . " MSR 175 B 4 " 는 - 20 ~ + 65 ° C 의 온도 그래프 도 저장 합니다 . 저 온 살균 또는 식기 세척기 에서 사용 하 는 동안 온도 가 잠시 상승 해도 데이터 로 거의 기능 은 제한 되 지 는 않 습니다 . 각 기기 의 이용 가능 한 옵션 은 다음 과 같 습니다 . : 내부 온도 , 습도 ( 0 ~ 100 % 상대 습도 ) , 압력 ( 0 ~ 14 bar ) 및 조도 센서 ( 0 ~ 65000 lx ) , 현재 10 분 의 측정 간격 을 제공 합니다 . 
 " MSR 165 B 4 " 의 1 개 의 3 축 가속 도 내장 센서 는 ± 200 g ( ± 15 g 선택 가능 ) 측정 범위 를 가지 며 1600 Hz 의 측정 속도 로 기록 합니다 . 2 백만 개 가 넘 는 측정 값 의 저장 용량 은 최대 6 개월 의 측정 기간 동안 최소 10000 회 의 충격 을 기록 하 기 에 충분 합니다 . 
 " MSR 160 B 4 " 데이터 로 거 는 1000 Hz 의 최대 측정 속도 : 30 bar 압력 센서 가 장착 되 어 있 습니다 . 예 를 들 어 , 충격 으로 인해 충 진 된 병 에서 발생 하 는 압력 차이 를 확인 하 는 데 사용 할 수 있 습니다 . 
 실리콘 튜브 형태 의 MSR 데이터 로 거 3 가지 제품 은 모두 EU RoHS / WEEE 지침 을 준수 합니다 . 
 데이터 로 거의 현재 외경 은 19 . 5 mm 에 불과 합니다 . 예 를 들 어 , 모든 일반 적 인 미네랄 워터 나 맥주병 에서 사용 할 수 있 는 약 16 . 5 mm 의 외경 에 최적화 를 위해서 현재 개발 중 에 있 습니다 . 
 응용 사례 : 음료 공장 의 라인 검사 를 위한 데이터 로 거 
 음료 공장 에서 데이터 로 거를 라인 검사 에 사용 하 려면 IGR 연구소 에서 사전 에 또는 공장 현장 에서 실제 병 을 준비 합니다 . 각 데이터 로 거를 병목 을 통해 삽입 한 다음 고정 하 여 전체 측정 과정 에서 위치 가 변경 되 지 않 도록 합니다 . 데이터 로 거 가 여러 번 라인 을 통과 하 고 시각 적 으로 감지 된 취약점 을 추가 로 테스트 한 후 MSR ShockViewer 소프트웨어 를 사용 하 여 평가 를 수행 한 후 IPS ( 초당 인치 ) 로 평가 합니다 . 
 충격 데이터 로 거의 기능 이 있 는 " MSR 175 B 4 " 와 " MSR 165 B 4 " 제품 은 가속도 를 기록 합니다 . 가속도 는 m / s ² 또는 g 단위 로 측정 됩니다 . 일반 적 으로 유리 산업 에 사용 되 는 IPS ( 초당 인치 ) 단위 의 이러 한 값 들 의 분류 는 IGR 연구소 또는 실제 충 진 액체 와 실제 유리병 을 사용 하 는 현장 에서 펜듈럼 충격 시험기 를 사용 하 여 적절 한 교정 을 통해 진행 이 됩니다 . 병 에 데이터 로 거 를 고정 하 면 나중 에 하중 이 가해진 방향 ( 수평 또는 수직 ) 을 결정 할 수 도 있 습니다 . 
 현장 에서 직접 사전 평가 가 가능 하 므로 원 하 는 라인 부품 을 즉시 재검사 할 수 있 습니다 . 
 충 진 공정 이 끝난 후 몇 주 동안 병 에 로거 를 넣 어 두 고 창고 로 의 운송 및 그 곳 에서 의 모든 움직임 을 기록 할 수 도 있 습니다 . 데이터 로 거 가 설치 된 병 을 회수 하 기 위해서 유리병 과 병 이 포장 된 박스 외부 에 마킹 을 해야 합니다 . 이 는 데이터 를 수집 하 는 동안 추적 성 을 보장 하 는 한편 , 마킹 은 제조 된 병 이 실수 로 시장 에 출시 되 는 것 을 방지 합니다 . 
 또한 MSR Electronics 사 는 현재 무선 기술 을 사용 하 여 데이터 로 거 를 검색 할 수 있 는 새로운 절차 를 개발 하 고 있 습니다 . 이 를 통해 병 에 장기간 보관 되 어 있 어도 포장 및 운반 중 에 병 에 있 는 로거 와 지속 적 으로 접촉 할 수 있 습니다 . 게다가 준비 된 병 에 항상 접근 할 수 있 습니다 . 
 IGR 연구소 에 의한 교정 , 준비 , 측정 및 데이터 평가 
 실리콘 튜브 에 " MSR 175 B 4 ", " MSR 165 B 4 " 및 " MSR 160 B 4 " 데이터 로 거의 초기 설치 는 시스템 의 시청각 적 인 이상 또는 결함 을 비교 할 수 있 도록 IGR 직원 과 함께 수행 하 는 것 이 좋 습니다 . 실행 중 데이터 로 거의 측정 및 기록 된 이벤트 를 즉시 확인 할 수 있 습니다 . IGR 연구소 에 의한 측정 데이터 의 평가 와 별도 시험 보고서 는 데이터 로 거를 처음 사용 할 때 특히 유용 합니다 . 
 현재 , 데이터 평가 는 이후 에 진행 되 며 현장 에서 직접 수행 될 수 있 습니다 . 측정 데이터 의 많 은 양 과 IPS 요구 등급 때문 에 실시간 평가 는 불 가능 합니다 . IGR 연구소 는 교정 , 준비 , 측정 , 데이터 평가 외 에 도 MSR 소프트웨어 를 이용 한 데이터 로 거의 적절 한 처리 와 데이터 평가 를 위한 교육 을 제공 합니다 . 
 원가 절감 을 위해 도움 이 되 는 데이터 로 거 
 데이터 로 거 를 측정 도구 로 사용 하 는 것 은 충 진 회사 에 만 관심 있 는 것 은 아닙니다 . 예 를 들 어 유리 용기 생산 현장 에서 데이터 로 거의 기록 은 특히 생산 비용 절감 을 위해서 모양 과 무게 를 최적 화 하 기 위한 중요 한 단서 를 제공 할 수 있 습니다 . 
 그리고 특히 불 투명도 가 높 은 황색 유리병 을 사용 하 는 제약 업체 에서 데이터 로 거 를 사용 하 는 것 이 좋 습니다 . 포장 , 보관 및 운송 중 에 내용물 이 햇빛 에 노출 되 지 않 았 음 을 확인 하 기 위해 빛 과 온도 측정 에 사용 할 수 있 습니다 . 
 원칙 적 으로 ' MSR 175 B 4 ', ' MSR 165 B 4 ', ' MSR 160 B 4 ' 데이터 로 거 는 적절 한 위치 와 특정 조건 에 맞 게 구성 할 수 있 어서 좁 고 넓 은 목 형태 의 유리 용기 를 모두 채우 고 운반 하 는 음료 업체 뿐 만 아니 라 전 세계 의 유리 생산 업체 라인 검사 에 도 모두 사용 할 수 있 습니다 . 
 " 실리콘 튜브 내 MSR 175 " 의 전 세계 판매 는 IGR 연구소 에서 독점 적 으로 처리 합니다 .