또 다른 실시 양태 는 배럴 , 및 배럴 의 내부 표면 의 적어도 일부 와 접촉 하 는 스토퍼 를 포함 하 는 의료 용 전달 장치 에 관한 것 이 다 . 배럴 의 내부 표면 은 친수성 이 다 . 스토퍼 와 접촉 하 는 배럴 부 의 표면 에너지 는 물 접촉각 이 약 58 ° 미만 이 되 는 정도 이 다 . 스토퍼 의 활 주력 편차 는 본원 에 기술 된 활 주력 편차 시험 방법 에 따라 산 출시 , 약 0 . 01 N 내지 약 1 . 3 N 이 다 . 일부 실시 양태 에서 , 스토퍼 의 평균 활 주력 은 약 4 N 미만 이 다 . 추가 로 , 스토퍼 는 추가 로 약 7 . 9 초과 의 압축률 에서 측정 시 , 약 2 . 0 mm 미만 인 슬라이딩 면 을 포함 한다 .