도 6 은 통상 적 인 환자 의 전기 절연 원리 의 단순 화 된 블록 도 를 도시 한다 . 도 6 에 도시 된 바 와 같이 , 호스트 장치 ( 602 ) 는 일반 적 으로 통신 및 전력 을 통해 환자 장치 ( 604 ) 와 관련 된다 . 환자 장치 ( 604 ) 는 종종 센서 등 과 같이 , 환자 에 근접 하 거나 연결 된 전자 장치 를 포함 하 기 때문 에 , " 특정 안전 필수 조건 은 예 를 들 어 호스트 장치 에 연결 된 전력 그리드 로부터 의 전기 서지 가 환자 로 향한 전기 경로 를 찾 지 못 해야 한다고 지시 한다 . 이것 은 일반 적 으로 당 업계 에 공지 된 용어 인 "" 환자 절연 "" 으로 지칭 되 며 ", 여기 서 호스트 장치 ( 602 ) 와 환자 장치 ( 604 ) 사이 의 직접 적 인 비 차단 전기 경로 의 제거 를 포함 한다 . 이러 한 절연 은 예 를 들 어 전력 도체 ( 608 ) 와 통신 도체 에 대한 절연 장치 ( 606 ) 를 통해 달성 된다 . 특히 전력 도체 에 대한 절연 장치 를 사용 하 면 구성 요소 가 값비싸 고 크기 가 크 고 드레 인 전원 이 소모 될 수 있 다 . 전통 적 으로 , 절연 장치 는 환자 장치 ( 604 ) 에 통합 되 었 지만 , 환자 장치 ( 604 ) 는 점점 작아지 고 있 어 모든 장치 가 절연 장치 를 포함 하 는 것 은 아니 다 .