도 2 는 이러 한 LDV 의 일반 예 로서 특히 집속 렌즈 의 초점 거리 가 길 지 않 은 경우 저 출력 의 소형 다이오드 레이저 를 일체 화 한 소형 LDV 프루브 의 개념 도 를 나타낸 것 이 다 . 작동 원리 를 살펴보 면 , 유동 장 의 측정 위치 에 조준 된 LDV 프루브 ( 100 ) 에 레이저 발생 을 위한 동력 ( 131 ) 이 공급 되 면 다이오드 광 생성 유닛 ( 130 ) 에서 레이저 가 발생 하 고 이 는 분광 유닛 ( 150 ) 과 반사경 ( 151 ) 에 의하 여 평행 광 ( 132 ) 으로 양분 되 어 집속 렌즈 ( 110 ) 로 전달 된다 . 집속 렌즈 에 의하 여 측정 점 ( 133 ) 즉 , 초점 거리 ( y ) 에 집속 된 레이저 는 프린지 ( fringe ) 를 형성 하 며 이 영역 을 지나 는 부유 입자 ( 101 ) 들 은 레이저 광 을 산란 시킨다 .