환자 에게 O 2 전달 은 일정 한 흐름 또는 펄스 될 수 있 다 . O 2 유량 이 NO 모듈 을 통과 할 때 , NO 유량 이 적절 하 게 스케일링 되 도록 NO 모듈 에 의해 O 2 의 유량 이 감지 될 수 있 다 . 펄스 O 2 전달 동안 NO 모듈 은 NO 전달 을 O 2 펄스 와 동기 화 하 기 위해 O 2 흐름 의 압력 , 흐름 또는 사운드 변화 를 감지 할 수 있 다 . 대안 적 으로 , NO 농도 장치 는 유선 또는 무선 수단 을 통해 O 2 소스 로부터 직접 흐름 및 타이밍 데이터 를 수신 할 수 있 다 .