컨트롤러 ( 112 ) 는 상이 한 피부 치료 프로토콜 들 을 저장 및 검색 ( retrieve ) 하 고 검색 된 피부 치료 프로토콜 ( 예컨대 , 비 박피 피부 치료 프로토콜 ) 에 따른 피부 치료 파라미터 들 을 설정 하 는 메모리 ( 160 ) 를 갖 는 메커니즘 ( 158 ) 을 포함 할 수 있 다 . 메모리 장치 ( 160 ) 는 컨트롤러 ( 112 ) 와 통신 할 수 있 다 . 컨트롤러 ( 112 ) 는 센서 들 각각 과 통신 하 고 , 센서 들 로부터 치료 상태 신호 들 을 수신 한다 . 메모리 장치 ( 160 ) 는 , 컨트롤러 에 의해 실행 될 때 컨트롤러 로 하여금 전극 과 피부 사이 의 접촉 의 품질 을 검출 하 고 ; 동시 에 동작 되 는 전극 의 수 를 결정 하 고 ; 적절 한 치료 프로토콜 을 검색 하 고 검색 된 피부 치료 프로토콜 에 따라 치료 파라미터 를 설정 하 도록 하 는 치료 프로토콜 또는 명령 들 을 저장 한다 . 선택 된 프로토콜 과 피부 치료 파라미터 들 은 안전 한 피부 치료 ( 예 를 들 면 , 비 박피 피부 치료 ) 를 보장 한다 . 또한 , 컨트롤러 ( 112 ) 는 치료 과정 에서 설정 되 거나 미리 결정 된 프로토콜 의 이탈 이 존재 하 면 수신 된 신호 들 에 따라 피부 치료 파라미터 를 조정 할 수 있 다 . 안전 상 의 이유 로 장치 ( 100 ) 는 또한 진행 중 인 피부 치료 상태 를 감시 하 고 박리 가 개시 된 상황 을 검출 하 는 피부 박리 검출 메커니즘 ( 144 ) 과 같 은 피부 치료 안전 수단 을 포함 한다 . 그 와 같 은 상황 이 검출 되 는 경우 그 정보 는 컨트롤러 ( 112 ) 에 전달 되 고 그 다음 컨트롤러 ( 112 ) 는 피부 치료 파라미터 를 적절히 조정 하 여 비 박피 피부 치료 를 유지 한다 . RF 발생기 ( 116 ) 는 복수 의 출구 를 갖 고 피부 접촉 소자 들 또는 전극 들 ( 132 ) 의 각각 에 독립 적 으로 및 개별 적 으로 RF 전압 을 제공 한다 . 상기 전압 은 전극 들 과 피부 사이 의 접촉 의 품질 의 결정 을 가능 하 게 하 는 테스트 전압 및 피부 치료 전압 및 / 또는 치료 전압 일 수 있 다 .