신호원 ( 205 ) 으로부터 의 신호 는 환자 ( 230 ) 를 통과 하 고 , 센서 ( 235 ) 에 의하 여 받 아 진다 . 바람직 하 게 , 센서 ( 230 ) 는 입력 증폭기 ( 240 ) 를 포함 한다 . 입력 증폭기 ( 240 ) 는 저조 하 거나 가변 적 인 패드 접촉 의 측정 에 대한 영향 을 억제 한다 . 입력 증폭기 ( 240 ) 의 게인 이 바람직 하 게 MP ( 275 ) 에 의하 여 조절 되 어 다른 모듈 에 향상 된 신호 를 제공 한다 . 센서 ( 230 ) 는 바람직 하 게 파워 그리드 로부터 간섭 을 제거 하 기 위한 신호 필터 ( 245 ) 를 포함 한다 . 신호 필터 ( 245 ) 는 표준 하이 패스 필터 ( 도 30 에서 와 같이 ) , 복조기 ( 도 31 에서 와 같이 ) , 또는 다른 신호 필터 일 수 있 다 . 동기 복조기 는 종종 바이오 - 임피던스 변화 를 감지 하 고 신호 내 운동 아티 팩 트 를 제거 하 기 위하 여 사용 된다 .