일부 구현 에서 다중 바이탈 사인 핑거 커 프 ( 406 ) 는 광전지 검역 ( PPG ) 센서 와 최소 하나 의 소형 동적 광 산란 ( mDLS ) 센서 를 단일 센서 에 통합 합니다 . 둘 다 멀티 바이탈 리티 사인 핑거 커프스 ( 406 ) 에 부착 된다 . 다중 활력 기호 손가락 커 프 ( 406 ) 의 PPG 및 mDLS 구현 은 검 지 또는 가운데 손가락 으로부터 PPG 센서 를 통해 다음 과 같 은 1 차 및 2 차 인간 활력 부호 측정 을 측정 하 는 단계 ; 정확 한 측정 을 보장 하 기 위해 심장 높이 에서 왼쪽 과 오른쪽 손 모두 에 : 혈압 ( 확 장기 및 수축 기 ) , SpO 2 , 심박수 및 호흡 속도 와 같 은 기본 인간 의 활력 기호 측정 . 이 차 인간 활력 부호 측정 은 심박수 가변성 및 혈류 를 포함 합니다 . MPSB 402 는 휴식 시 심박수 , 심박수 변동성 , 호흡 속도 , SpO 2 , 혈류 , 혈압 , 총 헤모글로빈 ( SpHb ) , PVi , 메테 모 글로빈 ( SpMet ) , 음향 호흡률 ( RRa ) , 카르복시헤모글로빈 ( SpCO ) 등 다음 과 같 은 활력 징후 를 추정 할 수 있 습니다 . , 산소 예비 지수 ( ORi ) , 산소 함량 ( SpOC ) 및 EEG . 미심 수 의 심박수 는 PPG 센서 의 데이터 에서 추정 됩니다 . 호흡 속도 , 심박수 변동 성 및 혈압 확 장기 는 mDLS 센서 및 PPG 센서 의 데이터 에서 추정 됩니다 . 호흡 과 혈압 수축 기 는 mDLS 센서 의 데이터 에서 추정 됩니다 . SpO 2 혈액 산소 화 는 PPG 센서 의 데이터 에서 추정 됩니다 . PPG 센서 는 두 개 의 IR 발광기 에서 조직 을 통과 하 는 빛 을 광학 적 으로 측정 합니다 . PPG 센서 는 두 개 의 서로 다른 투과 파장 에서 적외선 에너지 를 감지 하 는 하나 의 적외선 검출기 를 포함 합니다 . 빨간색 과 근적외선 . 빛 의 신호 변동 은 일반 적 으로 동맥 혈압 파 로 인한 국소 혈액 량 의 변동 에 기인 하 며 , 이 는 조명 된 퍼 퓨즈 된 조직 에 있 는 혈액 의 양 이 심장 박동 의 속도 로 변동 한다는 것 을 의미 합니다 . 광 투과 또는 광 굴절 도 마찬가지 입니다 . 따라서 PPG 데이터 는 혈액 부피 변화 의 추정 을 간접 적 으로 하 는 방법 이 다 . 혈압 은 압력 주기 를 모방 하 여 암 커 프 와 같 은 폐색 을 생성 하 는 혈압 핑거 커 프 와 함께 mDLS 센서 의 데이터 에서 추정 됩니다 . 생물학 적 표적 은 레이저 에 의해 조명 되 고 , 신호 는 검출기 에 의해 수집 되 고 레이저 반점 특성 의 시간 의존 성 이 분석 된다 . 일반 적 인 mDLS 지오 메트리 는 신호 의 직접 신호 산란 반사 를 검출기 로 생성 하 도록 설계 되 었 습니다 . 각 mDLS 센서 에 는 2 개 의 광 다이오드 수신기 와 1 개 의 레이저 송신기 가 포함 되 어 있 습니다 .