환자 가 정기 적 으로 매트 어셈블리 ( 500 , 502 , 504 ) 등 을 사용 하 면 발 의 건강 변화 를 검출 할 수 있 다 . 예 를 들 어 , 궤양 이 없 다거나 궤양 의 형성 이 환자 에게 초래 될 수 있 는 손상 의 표시 가 없 다는 것 을 확인 하 는 임상의 의 검사 시 각 발 의 전기 용량 , 예 를 들 어 , 커패시턴스 를 측정 하 여 베이스 라인 을 확립 할 것 이 다 . 다음 , 환자 는 매트 ( 500 , 502 , 504 ) 를 집 에서 쉽 게 접근 할 수 있 는 위치 , 예 를 들 어 욕실 싱크대 앞 에 놓 는다 . 매일 치아 를 칫솔질 하 는 것 과 같이 정기 적 으로 , 환자 는 센서 ( 520 ) 에 의해 발 의 측정 을 트리 거 한다 . 환자 가 동일 한 위치 에 서 있 는 경우 , 예 를 들 어 윤곽 ( 540 L 및 540 R ) 에 의해 안내 되 는 경우 , 각각 의 센서 ( 520 및 550 ) 는 각각 의 반복 측정 에 대해 동일 한 위치 를 측정 한다 . 일 양태 에서 , 온도 측정 은 매트 어셈블리 ( 500 , 502 , 504 ) 내 의 적외선 센서 ( 550 ) 또는 하나 이상 의 온도 센서 ( 도 7 c 에 도시 되 지 않 음 ) 에 의해 이루어진다 . 하나 의 양태 에서 , 이미지 는 매트 어셈블리 ( 504 ) 내 의 광학 센서 ( 550 ) 에 의해 캡 처 된다 . 이 정보 는 로컬 메모리 에 저장 되 거나 의사 사무실 과 같 은 원격 저장 위치 로 전송 된다 . 각 매일 의 측정 은 이전 측정 , 예 를 들 어 임상 의 사무실 에서 이루어진 측정 에서 도출 된 기준치 또는 지난 주 의 평균 측정치 와 비교 된다 . 가장 최근 의 측정치 가 기준치 를 벗어나 면 , 환자 에게 편차 가 통보 된다 . 그러면 환자 는 추가 평가 및 가능 한 개입 을 위해 임상의 와 상담 할 수 있 다 . 일 양태 에서 , 임계 값 보다 큰 측정 된 SEM 값 의 변화 는 통지 를 트리 거 한다 . 하나 의 양태 에서 , 제 1 임계 값 보다 큰 측정 된 SEM 값 의 변화 및 제 2 임계 값 보다 큰 측정 온도 의 변화 는 함께 통지 를 트리 거 한다 . 일 양태 에서 , 제 1 임계 값 보다 큰 측정 된 SEM 값 의 변화 또는 제 2 임계 값 보다 큰 측정 온도 의 변화 중 어느 것 은 통지 를 트리 거 한다 . 하나 의 양태 에서 , 제 1 임계 값 은 대응 기준 SEM 값 에 적어도 5 %, 예컨대 적어도 10 %, 적어도 15 %, 적어도 20 %, 적어도 25 %, 적어도 30 %, 적어도 35 %, 적어도 40 %, 적어도 45 %, 적어도 50 %, 적어도 55 %, 적어도 60 %, 적어도 65 %, 적어도 70 %, 적어도 75 %, 적어도 80 %, 적어도 85 %, 적어도 90 %, 적어도 95 %, 적어도 100 %, 적어도 150 %, 적어도 200 %, 적어도 250 %, 적어도 300 %, 적어도 400 %, 또는 적어도 500 % 를 더한 것 으로 설정 된다 . 하나 의 양태 에서 , 제 2 임계 값 은 대응 기준 온도 값 에 적어도 5 %, 예컨대 적어도 10 %, 적어도 15 %, 적어도 20 %, 적어도 25 %, 적어도 30 %, 적어도 35 %, 적어도 40 %, 적어도 45 %, 적어도 50 %, 적어도 55 %, 적어도 60 %, 적어도 65 %, 적어도 70 %, 적어도 75 %, 적어도 80 %, 적어도 85 %, 적어도 90 %, 적어도 95 %, 적어도 100 %, 적어도 150 %, 적어도 200 %, 적어도 250 %, 적어도 300 %, 적어도 400 %, 또는 적어도 500 % 를 더한 것 으로 설정 된다 . 일 양태 에서 , 환자 발 의 아래쪽 의 이미지 와 같 은 정보 는 항상 검토 를 위해 임상의 에게 보내 진다 .