이러 한 구조 의 차이 로 인해 두 개 의 유전체 사이 의 높이 는 제 1 이동 통로 ( 108 b - 1 ) 에서 H 1 로 제일 크 고 , 그 다음 이 제 2 이동 통로 ( 108 b - 2 ) 의 H 2 이 며 , 제 3 이동 통로 ( 108 b - 3 ) 의 H 3 이 가장 작 을 것 이 다 . 유전체 의 높이 및 이동 통로 의 높이 의 차이 로 인해 각 이동 통로 내부 의 정전 용량 은 모두 다르 게 측정 된다 . 서로 다른 정전 용량 을 가진 이 동통 로 내부 를 공기 가 지나가 면서 측정 되 는 정전 압 값 을 측정 함 으로써 보다 정확 한 정전 용량 을 구할 수 있 으며 , 이 로부터 정학 한 상대 습도 값 을 계산 할 수 있 게 된다 .