1 . Amperometric i - t technique 을 이용 하 여 , 실시 예 2 에서 제조 된 바이오센서 의 글루코오스 검출 효과 를 확인 하 였 다 . 상기 실험 에서 는 PBS 를 전해질 로 하 는 삼 전극 시스템 이 사용 되 었 고 , 실시 예 2 에서 제조 된 바이오센서 가 워킹 전극 으로 , Ag / AgCl 전극 이 레퍼런스 전극 으로 , 백금 전극 이 카운터 전극 으로 각각 사용 되 고 , - 1 . 0 V 의 initial potential , 0 . 1 초 의 sampling interval 및 5 × 106 ( A / V ) 의 sensitivity 로 진행 되 었 다 . 10 mM 농도 의 글루코오스 10 μ L 를 5 mL 의 PBS 용액 에 투입 하 여 , 바이오센서 1 및 2 가 각각 사용 되 었 을 때 amperometric i - t curve 데이터 를 얻 어 그 결과 를 도 6 에 나타내 었 다 . 또한 , 바이오센서 1 의 한계 값 ( Detection limit ) 을 얻 기 위해 넣 어 주 는 글루코오스 의 양 을 500 nM 에서 5 nM 까지 줄여 가 며 amperometric i - t 전류 값 을 측정 하 여 , 그 결과 를 도 7 에 나타내 었 다 . 또한 , 바이오센서 1 이 글루코오스 만 선택 적 측정 이 가능 한지 확인 하 기 위해 , 글루코오스 와 더불 어 동량 의 L - ascorbic acid ( AA ) 및 uric acid ( UA ) 를 순차 적 으로 투입 하 여 amperometric i - t curve 데이터 를 얻 어 그 결과 를 도 8 에 나타내 었 다 . 또한 , 실제 샘플 에서 바이오센서 1 의 글루코오스 측정 능력 을 확인 하 기 위하 여 , 혈액 샘플 로 구성 된 세 럼 ( human serum ) 에 100 nM 의 글루코오스 를 투입 하 여 amperometric i - t curve 데이터 를 얻 어 그 결과 를 도 9 에 나타내 었 다 .