부가 적 으로 , 센서 ( 230 ) 는 측정 된 전압 신호 를 전류 모니터링 회로 로부터 의 신호 로 나누 어 임피던스 를 계산 하 는 아날로그 디바이더 ( 250 ) 를 포함 할 수 있 다 . 센서 ( 230 ) 는 또한 바람직 하 게 캐리어 주파수 를 제거 하 기 위한 로우 패스 필터 를 가지 는 직류 ( RMS 에서 DC ) 칩 ( 255 ) 에 대한 평균 평방근 또는 정밀 정류기 를 포함 할 수 있 다 . 상기 센서 ( 230 ) 의 출력 은 바람직 하 게 환자 의 임피던스 에 비례 하 는 DC 신호 이 다 . 센서 ( 230 ) 는 또한 호흡 에 해당 되 지 않 는 신호 부분 을 여과 함 으로써 호흡수 만 을 선택 하 기 위한 밴드 - 패스 필터 ( 260 ) 를 포함 할 수 있 다 . 밴드 - 패스 필터 ( 260 ) 는 MP ( 275 ) 에 의하 여 수동 으로 또는 자동 으로 보정 될 수 있 다 . 바람직 하 게 , 센서 ( 230 ) 는 복수 프로브 쌍 을 수용 하 기 위한 MP ( 275 ) 에 의하 여 조절 되 는 멀티플렉서 ( 265 ) 를 포함 한다 . 바람직 하 게 , 2 프로브 쌍 이 있 으나 , 더 많 거나 적 은 프로브 쌍 이 고려 된다 . 센서 ( 230 ) 는 또한 출력 증폭기 ( 270 ) 를 포함 할 수 있 다 . 출력 증폭기 ( 270 ) 는 바람직 하 게 MP ( 275 ) 에 의하 여 조절 되 고 , 고 정밀 디지털 화 를 위하 여 아날로그 - 디지털 변환기 ( ADC ) ( 280 ) 에 신호 를 제공 한다 . 오버 샘플링 을 사용 하 여 상이 한 기원 ( 예 를 들 어 , 열 , 전자 , 생물학 적 또는 EM 간섭 ) 으로부터 유래 될 수 있 는 측정 노이즈 를 감소 시킨다 . MP ( 275 ) 는 ADC 가 가능 한 한 높 은 카 덴 스 를 가지 는 측정치 를 취하 도록 명령 한 다음 , 샘플링 주기 에 상응 하 는 시간 간격 에 따라 얻 어 진 데이터 의 평균 을 낸다 . 샘플링 주기 는 임피던스 측정 장치 에 의하 여 컴퓨터 에 제시 되 는 임피던스 샘플링 의 주기 이 다 . 상기 주 기 는 바람직 하 게 호흡 의 매 순간 특징 을 모니터링 하 기 에 충분히 높 게 설정 된다 .