도 4 에서 참조 되 는 바 와 같이 , 자기공명영상 의 여러 가지 시퀀스 로 촬영 해 보 았 으나 왼쪽 종래 에 사용 중 인 MRI 마커 ( conventional mark ) 는 T 1 에서 만 밝 고 나머지 다른 시퀀스 에서 는 왜곡 이 심하 거나 보이 지 않 음 을 확인 할 수 있 다 . T 1 시퀀스 하나 에서 만 밝 고 나머지 시퀀스 에서 는 밝 지 않 아 조영제 를 쓰 지 못하 는 환자 나 다른 다양 한 자기공명영상 이 필요 한 환자 는 내비게이션 을 이용 한 정위 수술 을 하 는데 한계 가 있 고 또 한 기존 상용 화 된 액체 제형 의 마커 물질 은 자기 감수성 인 공물 의 영향 이 크 고 영상 왜곡 의 문제 로 내비게이션 마커 로 사용 할 수 없 다 .