또한 , 모드 절환 스위치 ( 21 d ) 의 조작 에 의해 , 관찰 모드 가 초음파 광 변조 모드 로 절환 된 것 으로 한다 . 이 경우 , 모드 절환 회로 ( 57 ) 는 , 제 2 광원 장치 ( 4 ) , 변 조광 검출 장치 ( 54 ) , 회전 부재 제어 회로 ( 59 ) 및 초음파 발생 장치 ( 7 ) 를 동작 시키 는 동시 에 , 제 1 광원 장치 ( 3 ) 및 촬상 신호 처리 회로 ( 51 ) 의 동작 을 정지 시킨다 . 이 에 의해 , 초음파 광 변조 모드 에 있 어서 는 , 니 들 ( 22 f 1 ) 로부터 조사 광이 출력 되 는 동시 에 , 초음파 출력 부 ( 22 d ) 로부터 초음파 가 출력 된다 . 또한 , 이 초음파 광 변조 모드 에 있 어서 는 , 생체 조직 ( LT ) 의 내부 에 찔러 넣 어 진 니들 ( 22 f 2 ) 이 수광 한 광 에 따른 변조 특성 정보 가 취득 된다 . 그리고 , 모드 절환 회로 ( 57 ) 는 , 초음파 광 변조 모드 에 있 어서 , 메모리 회로 ( 56 b ) 로부터 의 영상 신호 가 모니터 ( 6 ) 에 대해 출력 되 도 록 신호 절환 회로 ( 56 c ) 를 제어 한다 .