힘줄 또는 장력 부재 는 카 테터 의 조절 가능 한 만곡 을 제공 하 기 위해 카 테터 벽 의 일 측 에 압축력 을 발생 시키 기 위한 카 테터 구조 의 내부 루멘 에 사용 될 수 있 다 . 힘줄 내 의 장력 은 예컨대 카 테터 핸들 내 에서 떨어져서 작동 되 는 나사 또는 풀리 메커니즘 에 의해 발생 된다 . 말단 카 테터 팁 의 만곡 은 카 테터 벽 자체 , 예컨대 카 테터 내 에 유연 성 을 허용 하 기 위해 벽 두께 , 노치 ( notches ) , 또는 특징 의 형성 에 의해 결정 된다 . 모든 목적 을 위해 그 전체 가 여기 에 참조 로 병합 되 어 있 는 제 US 6 , 976 , 987 호 에서 , 예컨대 심장 부정맥 을 성형 하 기 위해 사용 되 는 이중 형상 의 조종 가능 한 카테 터 가 개시 되 어 있 다 . 카 테터 는 덮개 내 에 수용 된 힘줄 을 구비 하 여 인접 한 방향 으로 힘줄 이 이동 하 면 덮개 의 말 단부 부위 가 구부러진다 .