경과 시간 초음파 유량계 는 , 터빈 및 능동 변위 유량계 와 는 달리 , 체적 유량 을 연속 적 으로 측정 하 지 못하 고 대신 에 다수 의 유속 샘플 로부터 체적 유량 을 추정 한다 . 구체 적 으로 , 체적 유량 은 하나 이상 의 음향 경로 - 초음파 펄스 들 의 경과 시간 을 측정 하 는 경로 - 상 으로 투사 되 는 축 방향 유속 의 주기 적 측정 에 의해 결정 된다 . 상기 경로 의 속도 측정 들 은 관 내 의 속도 측정 개수 및 위치 에 적합 한 규정 에 따라 결합 된다 . 많 은 수 의 유량계 들 이 특별 한 수치 적분법 에 따라서 배치 된다 .