사용 자 가 캘 리브레 이 션 가스 를 포함 하 는 고압 가스 캐니 스터 를 시스템 에 연결 해야 하 므로 , 현재 시스템 의 캘리 브레이 션 이 어려울 수 있 다 . 캘 리브레 이 션 가스 에 는 일반 적 으로 NO , NO 2 및 O 2 가 포함 된다 . 한 번 에 하나 의 농도 와 하나 의 가스 에 대해 , 가스 는 센서 챔버 를 통해 유동 되 어 알려진 입력 을 제공 한다 . 이 수동 캘 리브레 이 션 에 는 약 15 분 이상 의 훈련 된 직원 시간 이 소요 될 수 있 다 . 탱크 기반 시스템 이 유입 되 면 , 환기 시스템 으로 고농도 ( 약 800 ppm ) 의 NO 가 방출 된다 . 탱크 기반 시스템 에 의한 처리 가 일시 중지 되 면 , 수동 회로 ( Ambu - 백 또는 동급 ) 의 NO 가 정지 되 고 , NO 로 변환 되 어 수동 환기 를 재개 하 기 전 에 수동 환기 장치 회로 를 퍼징 해야 한다 .