단백질 확인 . 이중 질량 분석기 에 의한 새로운 펩티드 에 대해 , Q - TOFMICRO ™ ( Waters Micromass MS Technologies Milford , MA , USA ) , 혼 성 직교 4 중극 자 비행 시간 질량 분석기 를 LC / MS / MS 분석 을 위해 사용 하 였 다 . Q - TOF MICRO ™ 은 MASSLYNX ™ 소프트웨어 버전 4 . 1 ( Waters Micromass MS Technologies , Milford , MA USA ) 을 사용 하 여 완전히 마이크로프로세서 조절 한다 . Q - TOF MICRO ™ 을 ULTIMATE ™ 모세관 , 및 농축 및 탈염 샘플 을 위해 FAMOS ™ 마이크 로 오토 샘플러 및 SWITCHOS ™ II 컬럼 스위칭 장치 ( LCPackings / Dionex Sunnyvale , CA , USA ) 와 결합 한 나노 - 흐름 HPLC 시스템 으로 적합 화 하 였 다 . 샘플 을 주입 루프 에 맞춘 가드 컬럼 ( 300 μ m ID X 5 cm PEPMAP ™ C 18 ) 에 로딩 하 였 고 Switchos II 펌프 를 사용 하 여 2 분 동안 분 당 40 μ l 에서 물 중 의 O . 1 % 포름산 으로 세척 하 였 다 . 펩티드 를 NAN - 75 캘 리브레 이터 ( Dionex , Sunnyvale , CA , USA ) 를 사용 하 여 175 μ l / 분 의 분류 로부터 175 nl / 분 의 흐름 속도 에서 75 μ m ID x 15 cm , C 18 , 3 μ m 100 Å PEPMAP ™ ( LC Packings , San Francisco , CA , USA ) 나노 흐름 융합 된 모세관 컬럼 에서 분리 하 였 다 . 0 . 1 % 포름산 중 에서 5 % 내지 80 % 아 세토 니트릴 의 단계 용리 기울기 를 45 분 간격 에 걸쳐 적용 하 였 다 . 컬럼 용리 액 을 215 nm 에서 모니터링 하 였 고 나노 스프레이 계면 으로 적합 화 된 전자 분사 이온 공급원 을 통해 Q - TOF MICRO ™ 에 도입 하 였 다 .