벤 틸 레이터 는 다양 한 추가 특징 을 가질 수 있 다 . 이유 는 벤 틸 레이터 이유 또는 벤 틸 레이터 로 측정 할 수 있 는 SpO 2 를 기준 으로 할 수 없 다 . 벤 틸 레이터 는 NO 생성 모듈 을 통합 하 여 NO 를 추가 하 여 O 2 농도 가 얼마나 많이 희석 되 는지 알 수 있 으며 그 에 따라 정보 를 표시 할 수 있 다 . 따라서 흡기 사지 에서 샘플링 되 는 중복 센서 가 필요 하 지 않 는다 . 벤 틸 레이터 는 NO 도입 후 흡기 가스 의 O 2 수준 을 측정 하 거나 알고리즘 또는 조회 테이블 을 사용 하 여 NO 볼륨 추가 및 초기 O 2 수준 을 기준 으로 O 2 수준 을 결정 하 는 등 다양 한 기술 을 사용 하 여 최종 농도 를 결정 할 수 있 다 . 이 를 통해 업 스트림 및 다운 스트림 측정 이 아닌 단일 O 2 측정 을 제공 함 으로써 사용 자 혼동 을 제거 할 수 있 다 .