장치 의 내부 는 낮 은 전압 백 열 전구 배열 에 의해 데워 지 고 밝혀진다 . 이 전구 배열 은 설정 값 온도 를 유지 하 기 위하 여 필요 에 따라 사이클 을 가동 하 여 기기 콘솔 온도 조절 장치 로부터 조절 된다 . 이 들 램프 로부터 나온 열 은 방출 되 어 오리피스 플레이트 로 전도 되 며 , 그 후 환자 의 피부 를 따뜻 하 게 한다 . 체임버 는 복합 진공 및 저전압 전기 시스템 을 통해 콘솔 에 연결 된다 . 제거 와 저장 을 촉진 하 기 위하 여 진공 및 전기 시스템 에 빠른 접속 부가 이용 된다 .