검출 정확도 를 향상 시키 기 위해 측방 흐름 장치 ( 20 ) 에 사용 될 수 있 는 또 다른 대역 은 대조 대역 ( 32 ) 이 다 . 대조 대역 ( 32 ) 은 시험 이 적절 하 게 수행 되 고 있 다는 신호 를 사용 자 에게 제공 한다 . 색 형성 대 조군 은 장치 상 에서 지시 제 대역 으로부터 하류 에 나타난다 . 특정 실시 양태 에서 , 대조 지시 제 는 pH 조절 제 와 함께 대조 대역 에 고정 되 어 뇨 샘플 에 전형 적 인 pH 범위 밖 의 초기 pH 를 생성 한다 . 특정 실시 양태 에서 , 이러 한 범위 는 5 . 5 미 만 또는 9 . 5 초과 를 포함 할 수 있 다 . 대조 지시 제 는 초기 pH 하 에서 초기 색 을 생성 한다 . 일단 뇨 샘플 이 지시 제 대역 을 통과 하 고 대조 대역 으로 이동 하 면 , 대조 대역 중 pH 는 변화 하 여 대조 지시 제 에 색 변화 를 유도 하 고 , 충분 한 샘플 이 지시 제 대역 을 통해 대조 대역 으로 통과 하 여 시험 이 올바르 게 완료 되 었 음 을 표시 한다 .