도 6 을 참조 하 면 , 정전 용량 주파수 변환 그래프 에서 , 정전 용량 C 값 은 점 적 챔버 ( 101 ) 에서 수액 방울 이 낙하 할 때 증가 하 고 이 는 주파수 f 에서 감소 로 나타난다 . 여기 서 , 수액 방울 이 떨어지 지 않 을 때 는 고정 된 주파수 클럭 이 발생 할 것 이 며 , 수액 방울 이 떨어지 면 구리판 의 정전 용량 값 이 변하 여 출력 되 는 주파수 클럭 이 변한다 . 이때 변화 하 는 주파수 를 체크 하 고 이 를 수액 방울 의 낙 하 수와 대응 시켜 카운터 하 면 , 외부 빛 에 영향 이 없이 정밀 한 수 액량 을 산출 할 수 있 다 .