먼저 도 8 을 참조 하 면 , 도 1 에 도시 된 바이오센서 와 평면형 전극 을 가진 종래 의 바이오센서 에서 전극 의 반응 속도 를 비교 한 결과 가 도시 된다 . 산화 전압 이 걸려 있 는 바이오센서 에 일정 시간 이 지난 후 시료 주입 을 하 고 , 시료 주입 후 에 바이오센서 에서 일어나 는 전류 변화 를 전류계 ( Amperometry ) 장비 를 사용 하 여 계속 모니터링 한 결과 가 그래프 에 표시 되 어 있 다 . 도 8 에 도시 된 바 와 같이 시료 주입 직후 , 즉 시그널 이 급격히 증가 하 는 구간 이후 에 전류 값 이 안정 화 되 는 데 에 걸리 는 시간 이 종래 의 바이오센서 에 비해 훨씬 덜 걸린다는 것 을 알 수 있 다 . 이 는 본 발명 에 따른 바이오센서 가 평면형 전극 에 비해 전 극간 거리 가 가까워서 전자 전달 이 더 용이 하 기 때문 이 다 . 또한 , 같 은 샘플 을 사용 하 여 테스트 한 결과 인데 , 시그널 의 크기 가 종래 바이오센서 에 비해 훨씬 크 다는 것 을 알 수 있 다 . 즉 , 측정 을 위해 필요 로 하 는 시료 의 양 을 최소 화 할 수 있 는 장점 이 있 다 . 나아가 , 전기 화학 적 센서 에서 시그널 이 클수록 데이터 를 분석 물질 의 특성 , 예 를 들 면 혈당 , 콜레스테롤 수치 등 으로 환산 하 는 것 이 용이 하 고 , 정확 성 도 높 아 진다 . 이 는 본 발명 에 따른 바이오센서 의 전극 이 종래 평면형 전극 바이오센서 에 비해 전극 및 리드선 의 효율 적 인 배치 가 가능 하 여 전극 의 크기 를 상대 적 으로 크 게 할 수 있 기 때문 이 다 .