리드 ( 1 및 4 ) 는 생물학 적 신호 와 의 간섭 을 피하 기 에 충분히 큰 , 바람직 하 게 20 KHz 보다 큰 일정 주파수 로 전류 원 에 연결 된다 . 전류 원 의 진폭 은 바람직 하 게 50 mA 미만 이 고 , 선택 된 주파수 에서 섬유 화 를 야기 할 수준 아래 이 다 . 리드 ( 2 및 3 ) 를 이용 하 여 옴 의 법칙 에 따라 임피던스 를 계산 한다 . 임피던스 측정기 에 의하 여 취해진 전압 측정치 를 샘플링 함 으로써 , 상기 프로그램 가능 한 엘리먼트 ( PC 와 같 은 ) 는 심박수 및 호흡 과 같 은 생물학 적 기능 에 상응 하 는 흉곽 임피던스 변화 를 추적 하 고 곡선 화 한다 . 그 다음 , 임피던스 변화 를 이용 하 여 폐 기능 을 모니터링 한다 . 바람직 하 게 , 상기 장치 는 본원 에 기재 되 는 방법 에 의하 여 보정 되 어 폐 용량 을 계산 하 고 이 를 조작자 에게 보인다 .