예 를 들 면 , 제 1 기준 전압 발생 부 ( 330 ) 가 발생 하 는 제 1 기준 전압 이 2 . 5 V 이 고 , 계측 용 증폭기 ( 311 ) 에서 증폭 한 아날로그 신호 의 전압 범위 가 0 ∼ 5 V 라고 가정 할 경우 에 계측 용 증폭기 ( 311 ) 는 0 ∼ 5 V 의 아날로그 신호 를 제 1 기준 전압 인 2 . 5 V 를 중점 전압 으로 하 여 제 1 기준 전압 을 중심 으로 - 2 . 5 ∼ 2 . 5 V 로 출력 하 고 , 출력 한 - 2 . 5 ∼ 2 . 5 V 의 아날로그 신호 는 델타 - 시그마 형 아날로그 디지털 변환기 ( 320 ) 의 입력 단자 ( IN +) 로 입력 된다 . 그리고 델타 - 시그마 형 아날로그 디지털 변환기 ( 320 ) 는 입력 단자 ( IN -) 로 입력 되 는 제 1 기준 전압 을 중심 으로 입력 단자 ( IN +) 로 입력 되 는 아날로그 신호 의 전압 이 - 2 . 5 ∼ 2 . 5 V 임 을 판단 하 고 , 기준 전압 단자 ( REF ) 에 인가 되 는 제 2 기준 전압 의 레벨 에 따라 설정 되 는 전압 범위 를 최대 값 으로 하 여 - 2 . 5 ∼ 2 . 5 V 의 아날로그 신호 를 디지털 신호 로 변환 한다 .