플라 즈 마 챔버 ( 24 ) 에서 생성 된 NO 가 풍부 한 생 성 가스 ( 32 ) 형태 의 NO 발생 시스템 으로부터 의 출력 은 호흡기 또는 환자 에게 전달 하 기 위한 다른 장치 로 보내 질 수 있 고 , 또는 NO 발생 시스템 의 자체 테스트 또는 교정 을 위해 제공 된 복수 의 구성 요소 에 관한 것 일 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 시스템 은 2 가지 방식 으로 샘플링 하 기 위해 가스 를 수집 한다 : 1 ) 환자 근처 의 환자 흡기 회로 로부터 가스 가 수집 되 고 샘플 라인 ( 48 ) , 필터 ( 50 ) 및 워터 트랩 ( 52 ) 을 통과 하 는 가스 , 또는 2 ) 가스 는 그 들 은 플 라즈 마 챔버 를 빠져 나가 면서 공 압 회로 에서 직접 분로 했 다 . 다른 실시 예 에서 , 생성 가스 는 분로 밸브 ( 44 ) 를 사용 하 여 세정 된 후 환자 공기 흐름 으로 희석 되 기 전 에 가스 센서 로 분로 된다 . 다른 실시 예 에서 , 생성 가스 는 장치 근처 및 / 또는 희석 후 장치 내 에서 흡기 흐름 으로부터 수집 된다 . 장치 의 가스 분석 부분 내 에서 , 생성 가스 는 하나 이상 의 센서 를 통과 하 여 다양 한 가스 의 농도 , 압력 및 유량 을 측정 한다 .