정량 적 1 H NMR 스펙트럼 을 400 . 15 MHz 에서 작동 하 는 Bruker Advance III 400 NMR 분광계 를 사용 하 여 용액 상태 에서 기록 하 였 다 . 모든 스펙트럼 을 모든 공 압 용 질소 기체 를 사용 하 여 , 100 ℃ 에서 표준 브로드 - 밴드 인버스 5 ㎜ 프로브 헤드 를 사용 하 여 기록 하 였 다 . 대략 200 mg 의 물질 을 , 안정 화제 로서 디 - tert - 부틸 히드록시 톨루엔 ( BHT ) ( CAS 128 - 37 - 0 ) 을 사용 하 여 , 1 , 2 - 테트라 클로로에탄 - d 2 ( TCE - d 2 ) 에 용해 시켰 다 . 30 도 펄스 , 3 s 의 완화 지연 을 이용 하 고 , 샘플 회전 을 이용 하 지 않 으면서 표준 단일 - 펄스 여기 를 이용 하 였 다 . 2 더미 스캔 ( dummy scan ) 을 사용 하 여 , 스펙트럼 당 총 16 의 트랜 젼 트 를 획득 하 였 다 . 60 μ s 의 체류 시간 으로 FID 당 총 32 k 데이터 포인트 를 수집 하 고 , 이 는 대략 20 ppm 의 스펙트럼 윈도우 에 해당 하 였 다 . 이후 , FID 를 64 k 데이터 포인트 로 제로 충전 하 고 , 지수 윈도우 함수 는 0 . 3 Hz 라인 - 확장 적용 되 었 다 . 이러 한 설정 은 , 동일 한 중합체 에 존재 하 는 경우 , 메틸 아크릴 레이트 및 비닐 트리 메틸 실록 산 공중합 으로부터 수득 한 정량 적 신호 를 분석 하 는 능력 으로 주로 선택 되 었 다 .