상류 측면 이 원 가스 시험 을 위한 실험 설정 이 도 2 에 도시 되 어 있 다 . 시험 된 필터 는 밀리 포어 시그마 의 10 인치 주름 카트리지 형식 의 멸균 등급 PVDF 필터 ( CVGL 듀 라 포어 ® 카트리지 필터 10 in , 0 . 22 ㎛) 였 다 . ( 주로 산소 및 질소 로 구성 되 는 ) 공기 는 저렴 한 비용 , 쉬운 접근성 , 및 안전 한 사용 으로 인해 , 사용 하 기 편리 한 공급 물 가스 이 다 . 이 시험 에서 , 21 . 38 % O 2 및 잔량 N 2 의 합성 공기 혼합물 이 사용 되 었 다 . 산소 는 N 2 의 약 2 배 의 속도 로 물 을 투과 하 므로 , 투과 가스 는 산소 가 풍부 할 것 으로 예상 되 는 반면 , 보유 액 가스 는 질소 가 풍부 할 것 으로 예상 된다 . 필터 는 물 로 습윤 되 었 고 , 유입 가스 는 40 psig 에서 필터 에 도입 되 었 다 . 투과 가스 는 대기 로 배출 되 었 다 . 계량 밸브 는 질량 흐름 계측기 를 사용 하 여 측정 된 보유 액 흐름 속도 를 제어 하 기 위해 사용 되 었 다 . 산소 의 농도 는 산소 분석기 ( 세르보 멕스 ( Servomex ) 모델 4100 ) 로 측정 되 었 다 . 보유 액 측면 시험 을 위해 , 보유 액 흐름 속도 는 산소 분석기 의 흐름 속도 로 적합 한 약 88 sccm 로 일정 하 게 유지 되 었 다 .