광학 밀도 - 광학 밀도 는 코팅 된 막 또는 직물 을 통해 투과 되 는 광 의 양 을 결정 하 는 데 사용 될 수 있 다 . 본 명세서 에 사용 된 바 와 같이 , 광학 밀도 는 XRITE 농도계 를 사용 하 여 측정 된다 . 금속 화 된 막 의 광학 밀도 를 측정 하 기 위해 , 2 인치 x 2 인치 의 치수 를 갖 는 5 개 의 시료 가 얻 어 진다 . 농도계 는 구경 ( aperture ) 위 에 샘플 없이 주둥이 ( snout ) 를 아래 로 누르 는 것 에 의해 제로 로 된다 . 버튼 이 눌러 지 고 조작자 는 디스플레이 에 0 . 00 이 나타나 는지 를 확인 해야 한다 . 광학 밀도 판독 값 은 샘플 을 구경 위 에 놓 고 ( 금속 측 을 위 로 하 고 ) 주둥이 를 누름 으로써 만들 어 진다 . 5 개 의 광학 밀도 판독 값 이 시료 를 사용 하 여 취해 지 고 평균값 이 계산 된다 . 기계 는 매 판독 후 에 제로 로 된다 .