PPG 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2802 ) 는 PPG 신호 처리 ( 2808 ) 에서 분석 되 고 , mDLS 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2804 ) 는 mDLS 신호 처리 ( 2810 ) 에서 분석 되 며 , 원시 데이터 ( 2806 ) 는 압력 커 프로 부터 수신 되 는 압력 커 프 에서 분석 된다 . f 압력 처리 ( 2812 ) 는 가속도계 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2824 ) 가 가속도계 처리 ( 2826 ) 에서 분석 되 고 3 축 자이로스코프 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2832 ) 는 자이로스코프 처리 ( 2834 ) 에서 분석 된다 . PPG 신호 처리 ( 2808 ) 와 mDLS 신호 처리 ( 2810 ) 에서 분석 한 결과 , PPG 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2802 ) 에서 불량 한 신호 대 잡음 비 ( 2814 ) 를 나타내 면 , mDLS 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2804 ) 는 측정 이 종료 된다 . 2815 . PPG 신호 처리 ( 2808 ) 와 mDLS 신호 처리 ( 2810 ) 에서 분석 한 경우 PPG 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2802 ) 와 mDLS 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2804 ) 에서 양호 한 신호 대 잡음 비 ( 2814 ) 를 나타낸다 . 그런 다음 파형 분석 ( 2818 ) 은 PPG 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2802 ) 와 mDLS 센서 로부터 수신 되 는 원시 데이터 ( 2804 ) 에 대해 수행 된다 . 커 프 압력 처리 ( 2812 ) 에서 분석 한 결과 , 손가락 폐색 커 프 의 방광 을 나타내 는 경우 는 필요 한 압력 으로 팽창 될 수 없 거나 필요 한 압력 량 이 다 활력 기호 핑거 커 프 ( 2816 ) 의 방광 에서 유지 될 수 없 음 을 나타낸다 . 측정 은 2815 종료 된다 . 가속도계 처리 2826 에서 분석 이 가속도계 로부터 신뢰 할 수 없 는 데이터 를 나타내 는 경우 , 측정 은 2815 로 종료 된다 . 3 축 자이로스코프 처리 ( 2834 ) 에서 분석 이 3 축 자이로스코프 로부터 신뢰 할 수 없 는 데이터 를 나타내 면 , 측정 은 2815 로 종료 된다 .