플라 즈 마 생 성 레벨 을 제어 하 기 위해 다양 한 입력 이 사용 될 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 주변 압력 은 주변 압력 센서 를 사용 하 여 주 어 진 산화 질소 출력 농도 에 대한 플라 즈 마 생 성 레벨 을 결정 하 는 데 제어 알고리즘 에 대한 입력 으로서 작용 할 수 있 다 . 존재 하 는 N 2 및 O 2 의 양 을 결정 하 기 위해 플 라즈 마 챔버 내 에서 플라 즈 마 챔버 압력 이 측정 될 수 있 다 . 인클로저 온도 센서 를 사용 하 여 인클로저 의 과열 을 감지 할 수 있 다 . 과 열 시 시스템 은 인클로저 팬 속도 를 높이 고 산화 질소 가스 유량 을 증가 시키 며 사용 자 에게 경고 하 거나 다른 유형 의 알림 으로 응답 할 수 있 다 . 주변 온도 센서 는 산화 질소 시스템 에서 생성 된 열 과 격리 된 위치 에 있 을 수 있 다 . 더 차가운 공기 가 더 조밀 하 여 NO 생성 효율 이 향상 되 기 때문 에 센서 로부터 의 측정 은 플라 즈 마 생 성 알고리즘 에 대한 입력 으로 사용 될 수 있 다 . 습도 센서 를 사용 하 여 주변 공기 조건 을 측정 하 여 산화 질소 생 성 제 어 알고리즘 및 추정 값 에 입력 할 수 있 다 . 습도 센서 를 사용 하 여 가스 분석 센서 챔버 의 습도 를 모니터링 하 여 센서 가 허용 가능 한 습도 조건 에서 유지 되 도록 하 거나 온도 에서 샘플 을 제어 하 여 샘플 라인 내 응결 을 방지 하 는 입력 으로 사용 할 수 있 다 . 가스 분석 센서 는 제어기 에 개별 적 으로 장착 하 거나 센서 팩 에 조립 하 여 한 번 의 작업 으로 모든 센서 를 처리 할 수 있 다 . 샘플 가스 를 처리 하 는 가스 라인 은 가스 샘플 의 습도 에 따라 수분 응축 을 방지 하 고 너무 건조 한 가스 로부터 센서 를 보호 하 기 위해 Nafion 또는 이 와 동등 한 튜브 로 만들 수 있 다 . 분석 센서 용 가스 샘플 은 플 라즈 마 챔버 , 스캐빈저 의 출구 , 스캐빈저 카트리지 , 벤 틸 레이터 카트리지 또는 환자 흡기 사지 내 의 위치 에서 직접 공급 될 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 가스 는 환자 흡기 팔 다리 에서 환자 Y 피팅 직전 에 샘플링 되 어 Y 와 환자 사이 에서 샘플링 이 이루어진 경우 와 같이 회로 에 추가 공간 을 추가 하 지 않 고 가스 가 환자 에 들어가 기 직전 에 분석 된다 . 다른 실시 예 에서 , 가스 는 통기 카트리지 의 출구 에서 샘플링 된다 . 이 는 인공 호흡 회로 의 건조 한 부분 에 있 는 동안 환자 농도 로 희석 된 샘플링 가스 의 장점 을 나타내 므로 습도 , 분무식 약물 및 기타 잠재 적 오염 물질 에 의해 오염 되 지 않 는다 . 이 옵션 은 워터 트랩 및 필터 가 벤 틸 레이터 회로 의 건조 한 부분 에 있 기 때문 에 외부 샘플 라인 이 없 기 때문 에 시스템 설정 을 위한 사용 단계 를 줄일 수 있 으므로 이 점 이 있 다 . 당업자 는 여기 에 설명 된 센서 의 임의 의 수 및 임의 의 조합 이 시스템 과 함께 사용 될 수 있 음 을 이해 할 것 이 다 .