또한 , 초음파 유량계 ( 10 ) 를 사용 함 에 있 어서 , 미리 유량 계측 관 ( 21 ) 을 조립 해 둔다 . 구체 적 으로 는 , 제 1 L 형 튜브 커넥터 ( 24 ) 의 직 관부 ( 72 ) 에 설치 된 끼워 맞춤 구멍 부 ( 76 ) 에 , 연결 관 ( 26 ) 의 상류 측 단부 ( 도 6 a 에서 는 좌 단부 ) 를 내측 에서 끼우 게 한다 . 또한 , 제 2 L 형 튜브 커넥터 ( 25 ) 의 직 관부 ( 72 ) 에 설치 된 끼워 맞춤 구멍 부 ( 76 ) 에 , 연결 관 ( 26 ) 의 하류 측 단부 ( 도 6 a 에서 는 우단 부 ) 를 내측 에서 끼우 게 한다 . 이 시점 에서 , 유량 계측 관 ( 21 ) 이 완성 된다 ( 도 6 b 참조 ) .