이상 의 관계 를 일반 화 하 면 , 유체 진동 에 의해 유량계 가 발생 하 는 기전력 의 크기 가 매우 작 은 저 유량 영역 에서 는 외부 로부터 유입 되 는 전기 적 잡음 이 신호 처 리부 ( 30 ) 및 유량 연산 부 ( 50 ) 에 의한 유체 진동 주기 연산 에 영향 을 미칠 가능 성 이 크 며 , 따라서 유량 계측 에 오 차 가 발생 할 가능 성 도 크 므로 오 차 보정 이 필요 하 다 . 그러나 유량계 를 통과 하 는 유체 의 유량 이 어느 범위 를 넘 으면 유량계 에서 발생 하 는 기전력 의 크기 가 외부 로부터 유입 되 는 전기 적 잡음 에 비해 상대 적 으로 훨씬 더 커 지 므로 신호 처 리부 ( 30 ) 및 유량 연산 부 ( 50 ) 에 의한 유체 진동 주기 의 연산 및 그 에 따른 유량 의 계측 에 영향 을 미칠 가능 성 은 극히 작 으므로 오 차 보정 을 하 지 않 아도 좋 은 것 으로 생각 할 수 있 다 .