인장 시험 을 위해 , 유리 섬유 부직 수초 지를 1 × 5 in 의 스트립 으로 절단 한다 . 로드 쎌 ( load cell ) 이 200 lb 이 고 크로스헤드 속도 가 1 in / min 이 며 민감 도 가 20 % 이 고 갭 ( gap ) 이 3 in 인 트 윙 - 앨버트 인텔 렉 트 ( Thwing - Albert Intellect ) 500 인장 시험기 [ 미국 뉴 저 지주 웨스트 벌린 에 본부 를 둔 트 윙 - 앨버트 인스트 루 먼 트 캄파 니 ( Thwing - Albert Instrument Company ) 에서 제조 ] 를 사용 하 여 각각 의 샘플 로부터 7 개 의 스트립 에 대해 건식 및 열 / 습식 인장 시험 을 수행 한다 . 준비 한 스트립 에 대하 여 건식 인장 시험 을 수행 한다 . 스트립 을 85 ℃ 의 물 에 10 분 동안 침지 시킨 후 에 열 / 습식 인 장강 도 시험 을 수행 하 는데 , 시험 하 는 동안 스트립 은 젖 어 있 다 . 1 kN 로드 셀 과 온도 범위 성능 이 - 100 내지 400 ℉ 인 조 ( jaw ) 를 둘러싸 는 오븐 챔버 가 장착 된 인스트 론 4201 인장 시험기 [ 미국 매사 츄 세츠 주 노우드 에 본부 를 둔 인스트 론 ( Instron ) 이 제조 ] 를 사용 하 여 준비 된 스트립 에 대해 열 / 습식 인장 시험 을 수행 한다 . 오븐 챔버 는 시험 하 기 전 에 302 ℉( 150 ℃) 로 예열 한다 . 일단 예열 한 후 , 스트립 을 조 ( jaw ) 에 놓 고 , 오픈 챔버 를 밀폐 시킨 다음 , 302 ℉( 150 ℃) 로 평형 을 맞춘다 . 이어서 , 샘플 을 3 in 갭 으로 하 여 1 in / min 의 크로스헤드 속도 로 잡아당긴다 .