상술 한 「 치수 변화 율 ( ％, 70 ℃)」 의 측정 방법 에 대하 여 이하 에 설명 한다 . 긴 방향 ( 반송 방향 ) 의 치수 변화 율 을 측정 하 는 경우 에 는 , 반송 방향 ( MD ) 으로 10 mm , 그것 과 직교 하 는 방향 으로 3 mm 의 직사각 형 형상 의 샘플 편 을 작성 한다 . 반송 방향 과 직교 하 는 방향 의 치수 변화 율 을 측정 하 는 경우 에 는 , 반송 방향 과 직교 하 는 방향 ( TD 라 칭하 는 일 이 있 음 ) 으로 10 mm , 반송 방향 ( MD ) 으로 3 mm 의 직사각 형 의 샘플 편 을 작성 한다 . 세이코 인스트 라먼 트 제 TMA / SS 6100 을 사용 하 여 70 ℃ 에 있 어서 의 치수 변화 율 을 측정 한다 . 측정 조건 은 , 이하 와 같 다 . 샘플 편 을 상온 스타트 하 고 , 10 ℃/ min 으로 - 50 ℃ 까지 냉각 하 고 , - 50 ℃ 에서 그 후 30 분 유지 한다 . 다음 에 10 ℃/ min 으로 100 ℃ 까지 승 온 시키 고 , 100 ℃ 에서 그 후 30 분 유지 한다 . 이 사이클 을 3 사이클 반복 하 였 다 . 3 사이클 반복 하 였을 때 의 치수 변화 를 TMA / SS 6100 으로 측정 하 였 다 . 2 사이클 째 의 데이터 로 치수 변화 율 을 평가 하 였 다 . 평가 는 , 70 ℃ 에 있 어서 의 치수 변화 량 을 10000 으로 나누 고 , 100 곱 하 여 산출 하 였 다 ( ( 70 ℃ 에 있 어서 의 치수 변화 량 ) ÷ 10000 × 100 ) .