장치 구성 및 상태 표시 : 일부 구현 에서 다중 바이탈 사인 캡처 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 이 브리지 ( 302 ) 에 연결 되 면 다중 바이탈 사인 캡처 시스템 ( 들 ) ( 104 ) 이 브리지 ( 302 ) 에 대해 현재 구성 설정 을 쿼리 합니다 . 아래 에 설명 된 대로 특정 장치 유형 및 장치 에 대한 설정 : 1 . 해당 장치 의 고유 ID 를 기반 으로 하 는 지정 된 장치 입니다 . 각 장치 는 EMR 데이터 캡처 시스템 100 , 200 및 300 에서 고유 하 게 식별 되 어야 합니다 . 2 . 병원 의 물리 적 위치 에 할당 된 장치 그룹 ( 예 : 다른 고유 한 위치 참조 의 와드 번호 에 따라 ) . 따라서 , 일부 구현 에서 일부 구현 에서 특정 위치 에 있 는 장치 그룹 은 동일 한 병원 환경 에서 다른 위치 에 있 는 동일 한 유형 의 다른 장치 , 즉 복구 병동 1 과 반 대로 별도 로 업데이트 됩니다 . 응급실 에 있 습니다 . 제품 유형 ( 즉 , 동일 한 설정 으로 업데이트 된 모든 다중 활력 기호 캡처 시스템 ( 들 ) 104 에 따라 장치 그룹 입니다 . 브리지 302 장치 구성 옵션 은 다중 바이탈 - 사인 캡처 시스템 ( 들 ) 104 에 따라 조정 되 었 습니다 . 일부 구현 에서 브리지 ( 302 ) 는 구성 되 는 다중 활력 부호 캡처 시스템 ( 들 ) 의 기능 에 따라 운영 자 에게 제시 된 구성 옵션 을 조정 한다 . EMR 데이터 캡처 시스템 ( 100 , 200 및 300 ) 에 의해 여러 개 의 서로 다른 다중 바이탈 - 사인 캡처 시스템 ( 104 ) 이 지원 되 는 경우 , 각 디바이스 가 다른 제조 또는 동일 한 제조 에서 동일 한 제조 에서 그러나 동일 한 장치 의 다른 모델 이 라고 가정 할 수 없 다 . 레벨 구성 매개 변수 를 참조 하 십시오 . 따라서 일부 구현 에서 브리지 ( 302 ) 는 이러 한 옵션 에 대해 유효 한 매개 변수 범위 가 있 는 해당 장치 에 대해 유효 한 구성 옵션 만 을 구성 하 고 제시 하 는 다중 활력 기호 캡처 시스템 ( 들 ) 104 에 대한 구성 기능 을 결정 합니다 . .