도 1 a 에서 보 듯 , 캔틸레버 가 측정 물 의 전 영역 에서 원 하 는 일정 한 힘 을 받 도록 압 전 저항 센서 에서 나오 는 신호 와 제어기 를 이용 하 여 액추에이터 를 제어 한다 . 비접 촉식 방식 에서 도 이 와 같 은 원리 로 캔틸레버 와 측정 물 의 표면 을 구성 하 고 있 는 원자 사이 에 발생 하 는 인력 이 일정 하 도록 액추에이터 를 구동 한다 .