도 3 에 도시 된 바 와 같이 , 실시 예 에서 는 구어 압력 측정 장치 를 통해 발화 시 사용 자 의 발성 유량 과 발화 압력 을 측정 하 고 이 를 교체 형 튜브 사용 여부 에 따라 보상 한 후 피드백 값 을 산출 한다 . 실시 예 에서 는 측정 된 발성 유량 과 발화 압력 에 따라 피드백 값 및 발화 훈련 값 , 측정 된 값 과 기준 값 과 의 차이 등 을 LCD 로 구성 된 출력 모듈 을 통해 디스플레이 한다 . 유량 센서 는 발화시 공기 사용량 을 실시간 으로 측정 하 고 , 압력 센서 는 공기 에 의해 생성 되 는 압력 을 실시간 으로 측정 한다 . 또한 , 구어 압력 측정 장치 는 발성 유량 과 발화 압력 측정값 과 , 이전 에 측정 된 발성 유량 과 발화 압력 측정값 을 비교 하 여 비교 결과 를 출력 할 수 있 다 . 도 3 에 도시 된 바 와 같이 , 실시 예 에 따른 출력 모듈 의 LCD 창 에 는 폐활량 수치 또한 표시 될 수 있 다 . 이 는 압력 센서 와 유량 센서 에서 측정 한 수치 를 단위 별로 변환 하 여 TLC ( total lung capacity ) 는 ml 단위 로 표시 하 고 , PEF ( peak expiratory flow ) 는 mL / sec 단위 로 표시 하 고 , 압력 ( press ) 는 kPa 단위 로 표시 할 수 있 다 .