이제 도 19 를 참조 로 하 면 , 분석 소프트웨어 를 통한 데이터 진행 을 보이 는 흐름 도 가 도시 된다 . 미 가공 데이터 가 임피던스 측정기 에 의하 여 기록 되 고 , 아날로그 - 디지털 변환기 를 이용 하 여 디지털 화 되 고 , 표준 데이터 포트 를 통하 여 프로그램 가능 한 엘리먼트 에 입력 된다 . 데이터 처리 는 신호 에서 잡 음 과 운동 아티 팩 트 를 제거 한다 . 분석 알고리즘 은 , 이 에 제한 되 지 않 으나 , 임피던스 및 / 또는 계산 된 용량 추적 의 주파수 및 시간 도메인 곡선 , 호흡수 , 일 호흡량 , 및 분당 환 기수 를 포함 하 는 의학 적 으로 적절 한 정보 뿐 아니 라 용량 추적 을 계산 한다 . 일 구 현예 에서 , 임피던스 를 용량 추적 으로 변환 시키 는 분석 알고리즘 은 폐활량계 또는 인공호흡기 데이터 와 함께 보정 을 이용 하 거나 , 또는 다른 구 현예 에서 , 생리 적 파라미터 에 근거 한 보정 을 이용 한다 . 상기 알고리즘 은 , 임피던스 데이터 로 곱해 지 면 , 임피던스 크기 를 용량 크기 로 변환 시키 는 상관 계수 를 생산 한다 . 또한 , 상기 알고리즘 은 상기 측정 법 들 의 다양 성 을 고려 하 고 , 표준 화 된 호흡 충분 지수 ( RSI ) 를 계산 한다 . 이러 한 RSI 는 하나 이상 의 측정치 으로부터 의 정보 를 통합 하 고 및 / 또는 다음 측정 의 허용 가능 한 값 들 의 범위 를 개별 적 으로 및 조합 하 여 이용 하 여 호흡 충분 성 또는 불 충분 성 과 관련 되 는 단일 수 를 제공 하 는 정보 를 함유 한다 : 호흡수 , 호흡량 , 호흡 곡선 특징 , 호흡 가변성 또는 복잡 성 .