시스템 의 다른 부분 에 의해 다양 한 측정 이 이루어질 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 하나 이상 의 가스 센서 는 벤 틸 레이터 내 의 별도 의 모듈 또는 센서 모듈 과 같 은 다른 장치 일 수 있 으며 , 이 는 아래 에 보다 상세히 설명 된다 . NO 및 NO 2 센서 는 etCO 2 장치 또는 기타 환자 모니터 , 가스 모니터 또는 혈액 가스 모니터 와 결합 될 수 있 다 . NO 전달 의 자발 적 인 중단 을 방지 하 기 위해 NO 모듈 은 NO 발생기 , 스캐빈저 , 전극 조립 체 , 제 어 회로 , 유량 센서 등 과 같 은 중복 구성 요소 를 가질 수 있 다 . 유량 측정 은 다양 한 구성 요소 로 수행 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 흐름 은 벤 틸 레이터 에 의해 측정 되 고 , 측정 된 결과 는 유선 ( 아날로그 , I 2 C 또는 RS 232 ) 또는 무선 연결 에 의해 전달 될 수 있 다 . NO 생성 모듈 은 또한 벤 틸 레이터 배출구 의 유량 을 측정 하 고 같 은 위치 의 벤 틸 레이터 유량 으로 NO 를 유입 시킬 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 및 NO 생성 모듈 은 RS 232 , I 2 C , 아날로그 신호 , 광학 , 무선 ( 예 : 블루투스 ) 또는 다른 수단 을 포함 하 지만 이 에 제한 되 지 않 는 임의 의 허용 가능 한 접근 에 의해 통신 할 수 있 다 .