즉 , 제 1 , 2 습도 센서 ( 30 , 80 ) 의 신호 가 과다 하 게 출력 되 는 경우 수분 제거 기능 에 고장 이 났 다고 판단 하 거나 설령 수분 이 제거 되 었 더라도 잔류 수분 이 지나치 게 많 아서 정확 한 오염 물질 의 농도 측정 이 불 가능 하 다고 판단 한다 . 그리고 , 제 1 , 2 압력 센서 ( 32 , 820 ) 의 신호 가 과다 하 게 출력 되 는 경우 공정 중 일부 에 폐색 이 발생 하 여 폭발 이나 과부하 의 위험 이 있 고 압력 이 지나치 게 낮 게 출력 되 는 경우 상류 의 폐색 으로 하류 에서 가스 의 흐름 이 거의 발생 하 지 않 는 경우 라고 판단 한다 .