도 12 는 도 1 의 허브 에 대한 채널 시스템 의 단순 화 된 블록 도 를 도시 한다 . 도 12 를 참조 하 면 , 도 11 에 도시 된 것 과 같 은 수 케이블 커넥터 는 EPROM 과 같 은 메모리 를 포함 한다 . 메모리 는 허브 ( 100 ) 가 수신 할 수 있 는 데이터 의 유형 및 이 의 수신 방법 을 기술 하 는 정보 를 유리 하 게 저장 한다 . 허브 ( 100 ) 의 제어기 는 EPROM 과 통신 하 여 데이터 를 수신 하 는 방법 , 및 가능 하 다면 디스플레이 ( 104 ) 에 데이터 를 디스플레이 하 는 방법 , 필요 할 때 알람 등 을 협상 한다 . 예 를 들 어 , " 의료 장치 공급 업체 는 허브 공급 업체 에 연락 하 여 해당 장치 에서 출력 되 는 데이터 유형 을 설명 하 는 방법 을 통해 공급 업체 를 안내 하 는 소프트웨어 개발 키트 ( "" SDK "") 를 받 을 수 있 다 . SDK 로 작업 한 후 ", 맵 , 이미지 또는 다른 변환 파일 , 뿐 만 아니 라 위 에서 논의 된 전력 요구 조건 및 절연 요구 조건 이 EPROM 에 로드 되 는 것 이 바람직 하 다 . 채널 케이블 이 채널 포트 ( 212 ) 를 통해 허브 ( 100 ) 에 연결 될 때 , 허브 ( 100 ) 는 EPROM 을 판독 하 고 허브 ( 100 ) 의 제어기 는 들어오 는 데이터 를 처리 하 는 방법 을 협상 한다 .