즉 , 광섬유 부 ( 101 ) 에서 나온 빛 은 스캐닝 부 ( 106 ) 에 의해 측정 대상 물체 ( 108 ) 의 특정 면 을 따라서 조사 되 고 , 조사 된 빛 은 산란 되 고 이중 초점 이 맞 는 빛 은 반사 되 어 다시 광섬유 부 ( 105 ) 를 거쳐 광섬유 커플러 ( 104 ) 로 유도 된다 . 광섬유 커플 러 ( 104 ) 에서 방출 된 빛 은 빔 스플리터 ( 103 ) 에 의해 반사 되 어 영상 처 리부 ( 109 ) 로 입사 되 는 것 이 다 . 이때 영상 이 형성 되 기 위해서 는 측정 대상 물체 ( 108 ) 로 조사 되 는 빛 의 초점 이 관찰 하 고자 하 는 특정 부분 과 일치 하 여야 하 는데 , 이러 한 초점 조절 은 스캐닝 부 ( 106 ) 가 상하 로 , 즉 Z 축 을 따라서 이동 하 면서 조절 된다 .