언급 한 바 와 같이 , 바로 위 에서 설명 한 대로 구성 된 전도성 와이어 는 도 2 에 도시 된 탐침 ( 130 ) 과 유사 하 다 . 즉 , 일 실시 예 에서 초기 카테 터 배치 에 이용 된 탐침 ( 130 ) 은 그것 을 카 테터 ( 72 ) 의 루멘 에 삽입 하 고 , 도 2 에 도시 된 바 와 같이 테더 ( 134 ) 를 통해 조작 가능 하 게 시스템 ( 10 ) 에 연결 함 으로써 초기 배치 이후 다시 카 테터 말단 팁 위치 를 재 확인 하 는 데 이용 될 수 있 으며 , 이 로써 현재 위치 에서 의 카 테터 말단 팁 의 제 2 ECG 프로 파일 을 얻 을 수 있 도록 한다 . 게다가 , 다른 적절 한 탐침 이나 안내 와이어 가 카 테터 말단 팁 으로부터 시스템 까지 의 상술 한 도전 경로 를 제공 하 기 위해 사용 될 수 있 다 .