Viscotek TriSEC 소프트웨어 ( 버전 3 ) 및 4 - 채널 Viscotek Data Manager DM 400 을 사용 하 여 데이터 수집 을 수행 하 였 다 . 상기 시스템 에 는 Polymer Laboratories ( Shropshire , UK ) 사 의 온라인 용매 탈기 장치 가 장착 되 어 있 었 다 . 4 개 의 30 cm 길 이 Shodex HT 803 13 미크론 컬럼 , 또는 20 미크론 혼합 공극 크기 패킹 을 갖 는 4 개 의 30 cm Polymer Labs 컬럼 ( MixA LS , Polymer Labs ) 과 같 은 적합 한 고온 GPC 컬럼 을 사용 할 수 있 었 다 . 샘플 캐 러셀 ( carousel ) 구획 을 140 ℃ 에서 작동 시키 고 , 컬럼 구획 을 150 ℃ 에서 작동 시켰 다 . 샘플 을 용매 50 밀리리터 중 에 0 . 1 그램 의 농도 로 제조 하 였 다 . 크로마토그래피 용 용매 및 샘플 제조 용매 는 200 ppm 의 부틸 화 히드록시 톨루엔 ( BHT ) 를 함유 하 고 있 었 다 . 두 가지 용매 모두 에 질소 를 살포 하 였 다 . 폴리에틸렌 샘플 을 160 ℃ 에서 4 시간 동안 약 하 게 교반 하 였 다 . 주입 부피 는 200 마이크 로 리터 ( μ L ) 였 다 . GPC 를 통한 유량 은 1 mL / 분 으로 설정 하 였 다 .