환자 흡기 흐름 의 측정 과 관련 하 여 , 벤 틸 레이터 회로 내 의 유속 범위 는 상당히 달라질 수 있 다 . 이 범위 는 개별 유량 센서 의 범위 를 초과 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 흐름 제한 은 동일 한 차압 을 측정 하 는 병렬 구성 에서 2 개 이상 의 차압 센서 와 함께 유로 내 에서 사용 될 수 있 다 . 압력 센서 는 높 고 낮 은 벤 틸 레이터 유량 에 대해 서로 다른 범위 를 가질 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 유동 이 적 을 때 추가 적 인 유동 제한 을 생성 하 기 위해 외부 로부터 변형 될 수 있 는 엘라스토머 영역 이 통기 유로 에 존재 할 수 있 다 . 이 는 압력 센서 가 유량 을 정확 하 게 측정 할 수 있 도록 압력 강하 를 증가 시킬 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 저 유량 동안 압력 강하 를 증가 시키 기 위해 통 기류 에 대한 실린더 또는 다른 방해물 이 도입 될 수 있 다 . 예 를 들 어 , 솔레노이드 로 번역 된 실린더 를 사용 할 수 있 다 .