호흡 검출 을 위해 다양 한 방법 이 사용 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 와이어 는 하나 의 튜브 를 위 로 그리고 비강 캐 뉼라의 다른 튜브 를 아래 로 연장 시킨다 . 콧 구멍 사이 에 는 스퍼터링 알루미늄 ( 서미스터 와 같 은 ) 이 있 는 마일 라 조각 이 있 다 . 호흡 은 서미스터 의 저항 변화 를 살펴보 면 흡입 냉각 의 호기 가 따뜻 함 을 나타낸다 . 하나 의 튜브 에 2 개 의 와이어 가 연결 될 수 도 있 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 온도 감지 영역 에서 와이어 를 더 얇 게 신장 시킴 으로써 감지 가 또한 수행 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 코 캐 뉼라의 미늘 은 서미스터 회로 의 일부 가 되 도록 금속 성 및 전도성 일 수 있 다 . 이것 은 2 개 의 루멘 에 와이어 가 있 고 제어기 에 2 개 의 바브 연결 이 있 을 때 가장 효과 적 이 다 . 일부 실시 예 에서 , 코 아래 에 열전대 가 제공 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 전달 장치 는 제어기 에 도달 함 에 따라 분기 되 는 캐 뉼라 NO 루멘 을 포함 할 수 있 다 . 하나 의 루멘 은 스캐빈저 에 연결 되 고 다른 루멘 은 호흡 을 감지 하 기 위한 압력 센서 로 막힌 구멍 에 연결 된다 . 일부 실시 예 에서 , 환자 의 호흡 이 압력 을 통해 감지 될 수 있 도록 캐 뉼라 연결 점 근처 의 제어기 내 에서 NO 라인 압력 이 감지 되 는 NO 전달 장치 가 제공 된다 .