압축 제어기 ( 180 ) 는 샘플 들 을 더 중요 한 서브 세트 및 덜 중요 한 서브 세트 로 분류 하 기 위한 압축 제어 파라미터 들 로서 하나 이상 의 진폭 임계 치 들 을 결정 한다 . 도 3 의 예 에서 , 압축 제어기 ( 180 ) 는 히스토그램 피크 들 ( 205 및 215 ) 의 중간 쯤 의 104 의 값 을 갖 는 단일 진폭 임계 치 ( 220 ) 를 선택 할 수 있 다 . 대안 적 으로 , 압축 제어기 ( 180 ) 는 진폭 임계 치 들 ( 220 a 및 220 b ) 을 선택 할 수 있 는데 , 이 들 은 천 이 영역 들 에 대한 서브 세트 들 을 발생 시킬 것 이 다 . 진폭 임계 치 들 은 또한 다양 한 조직 들 ( tissues ) 또는 구조 들 에 해당 하 는 x - 레이 카운트 범위 들 과 같 은 요인 ( factor ) 들 에 기초 하 여 결정 될 수 있 다 . 압축 제어기 ( 180 ) 에 제공 되 는 사용자 입력 ( 182 ) 은 서브 세트 들 의 수 , 임계 치 들 의 수 , 히스토그램 을 계산 하 는 데 에 이용 되 는 투영 데이터 의 부분 , 얼마나 자주 히스토그램 을 계산 하 는지 등 을 포함 하 는 제어 정보 와 , 그리고 임계 값 들 을 직접 공급 하 는 것 등 을 포함 하 는 임계 값 들 자체 에 대한 사전 정보 ( prior informatioin ) 를 제공 할 수 있 다 .