대기 펌프 는 대기 를 공급 하 여 플 라즈 마 챔버 로 보내 는데 필요 하 다 . 플 라즈 마 챔버 로 의 공기 흐름 을 측정 하 면 공기 펌프 가 작동 한다 . 일부 실시 예 에서 , 이 측정 은 데워진 서미스터 를 사용 하 여 이루어지 지만 , 유동 저항 을 통한 차압 과 같 은 다른 유량 측정 기술 도 동일 하 게 효과 적 이 다 . 목표 공기 펌프 속도 는 규정 된 NO 수준 , 흡기 공기 유량 , 공기 온도 , 기압 , 공기 습도 및 / 또는 기타 요인 의 함수 일 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 설정 된 가스 유량 은 원 하 는 NO 몰 / 분 및 상기 열거 된 변수 에 기초 하 여 하나 이상 의 룩 업 테이블 에 나타난다 .