한편 , 초음파 진단 시스템 은 혈관 내 혈류 의 이동 속도 를 측정 하 거나 심장 의 움직임 을 측정 하 기 위해 , 도플러 효과 ( Doppler Effect ) 를 이용 한다 . 도 1 은 B - 모드 ( Brightness - mode ) 영상 ( BI ) 과 도플러 스펙트럼 영상 ( SV ) 을 동시 에 디스플레이 한 예 를 보이 는 예 시도 이 다 . 사용자 가 입력 수단 ( 예 를 들 어 , 트랙볼 ) 을 이용 하 여 B - 모드 영상 ( BI ) 에서 혈관 에 대응 하 는 영상 에 샘플 볼륨 ( SV ) 을 설정 하 면 , 초음파 진단 시스템 은 대 상체 에서 샘플 볼륨 ( SV ) 에 해당 하 는 영역 에 초음파 신호 를 집속 하 여 반복 적 으로 송신 하 고 , 이 에 따른 수신 신호 에 기초 하 여 도플러 성분 을 연산 한다 . 이렇게 획득 한 스펙트럴 도플러 성분 에 기초 하 여 샘플 볼륨 ( SV ) 에 대응 하 는 도플러 스펙트럼 영상 ( DS ) 을 디스플레이 된다 . 도플러 스펙트럼 영상 ( DS ) 은 혈관 이나 심장 내 의 혈류 또는 심장 벽 과 같 은 움직이 는 물체 의 움직임 방향 및 속도 등 과 같 은 정보 를 나타내 며 , 도플러 스펙트럼 영상 ( DS ) 의 가로축 은 시간 을 나타내 고 세로축 은 속도 ( 또는 주파수 ) 를 나타낸다 .