통상 , 수분 제거 중 의 헤마토크릿 값 은 , 10 ∼ 60 ％ 정도 를 나타내 는 것 이 지만 , 환자 가 쇼크 증상 이나 혈압 저하 를 초래 하 면 소 정치 보다 높 아지므로 , 이러 한 파라미터 를 투석 치료 에 있 어서 의 수분 제거 시 에 리얼타임 으로 감시 하 여 , 이 에 근거 하 여 수분 제거 펌프 의 구동 을 제어 하 면 , 환자 에 대하 여 가장 부담 이 적 은 적절 한 수분 제거 속도 로 할 수 있 는 것 이 다 . 이 와 같 은 헤마토크릿 값 을 측정 하 는 수단 을 헤마토크릿 센서 또는 프로브 ( Probe ) 라고 칭하 기 로 하 며 , 통상 , 발광 소자 및 수 광소자 를 혈액 튜브 ( 가요 성 튜브 등 ) 를 사이 에 두 고 대치 ( 對峙 ) 시켜서 , 발광 소자 로부터 조사 된 광 을 수 광소자 에서 수 광 함 으로써 , 혈액 에 대한 광 의 투과 량 을 측정 하 여 , 이 측정치 에 근거 하 여 헤마토크릿 값 을 얻 도록 구성 되 어 있 다 .