상기 방법 으로 서로 다른 농도 의 살모넬라균 이 들 어 있 는 시료 를 분석 한 결과 를 도 8 에 나타내 었 다 . 도 8 은 나타낸 바 와 같이 , 살모넬라균 농도 에 비례 하 여 과산화수소 용액 이 이동 하 는 것 을 확인 할 수 있 었 다 . 이 와 같 은 용액 의 이동 거리 는 별도 의 장치 를 사용 하 지 않 아도 검출 장치 에 그려진 눈금 을 이용 하 여 정량 적 으로 측정 할 수 있 다 .