바람직 하 게 는 , 센서 는 위치 센서 , 이동 센서 또는 가속 도 센서 이 다 . 위치 센서 로서 구성 된 센서 에 의해 출력 된 신호 는 갑작스런 이동 을 나타내 는 신호 를 생성 하 기 위해 한 번 또는 여러 번 시간 에 맞 게 차별 화 될 수 있 다 ( 시간 에 따라 차별 화 될 수 있 다 ) . 그렇게 할 때 , 수술 결과 에 무해 한 환자 의 느린 또는 약간 의 이동 으로 인한 원 하 지 않 는 스위치 오프 를 피할 수 있 다 . 그러나 갑작스런 비틀림 이나 격렬 한 이동은 이미 처음 에 감지 된다 . 센서 는 신호 평가 회로 에 의해 평가 되 고 발전기 의 스위치 오프 를 위해 고려 되 는 각각 의 신호 를 생성 한다 .