다른 예시 적 인 실시 양태 에서 , 복수 개 의 상이 한 유형 의 검출기 가 사용 되 어 소정 의 시스템 내 의 다양 한 검출기 응답 들 및 상기 검출기 응답 들 의 변화 를 관찰 할 수 있 다 . 도 8 에서 도시 하 는 예시 적 인 액체 크로마토그래피 시스템 ( 80 ) 에서 , 증발 입자 검출기 ( EPD ) , 예 를 들 어 증발 광 산란 검출기 ( ELSD ) ( 즉 , 제 1 검출기 ( 13 ) ) 가 단독 으로 사용 되 거나 또는 UV 검출기 ( 즉 , 제 2 검출기 ( 16 ) ) 와 함께 사용 된다 . 예 시 적 인 액체 크로마토그래피 시스템 ( 80 ) 은 추가 로 크로마토그래피 컬럼 ( 11 ) ; 제 1 주입구 ( 21 ) , 제 1 배출구 ( 22 ) 및 제 2 배출구 ( 23 ) 를 갖 는 티 ( 12 ) ; 분획 수집 기 ( 14 ) ; 상기 티 ( 12 ) 의 제 2 배출구 ( 23 ) 와 유체 연통 되 는 EPD ( 13 ) ; 상기 EPD ( 13 ) 에 유체 유동 을 능동 적 으로 제어 하 는 스플리터 펌프 ( 15 ) ; 및 상기 티 ( 12 ) 의 제 1 배출구 ( 22 ) 와 유체 연통 되 는 UV 검출기 ( 16 ) 를 포함 한다 . 이러 한 예시 적 인 실시 양태 에서 , 증발 입자 검출기 의 사용 은 몇 가지 의 장점 을 제공 한다 . 비발 색성 이동상 은 UV 검출기 와 함께 사용 되 어야 만 하 거나 , 아니면 이동상 의 바탕 ( background ) 흡광도 가 샘플 신호 를 없앨 수 있 다 . 이 는 , 톨루엔 , 피리딘 및 그렇 지 않 으면 가치 있 는 크로마토그래피 특성 을 갖 는 다른 용매 와 같 은 용매 의 사용 을 불 가능 하 게 한다 . 증발 입자 검출 을 사용 하 는 경우 , 이동상 의 발색 성 은 중요 하 지 않 다 . 이동상 이 샘플 보다 보다 휘발 성 이 기 만 하 다면 , 증발 입자 검출 과 함께 사용 될 수 있 다 . 이것 은 , 이동상 으로서 매우 선택 적 인 발색 성 용매 의 사용 으로 인한 분리 개선 가능 성 을 열 어 준다 . 게다가 , UV 검출기 는 비 발색 성 샘플 성분 들 을 검출 하 지 않 을 것 이 다 . UV 검출 에 기초 하 여 수집 된 분획 은 단지 하나 이상 의 미확인 된 비 발색 성 성분 들 을 함유 할 수 있 으며 , 이 는 분획 순도 를 위태 롭 게 한다 . 반대 로 , 비 발색 성 샘플 은 UV 검출 에 의해서 는 모두 손실 되 고 폐기물 로 직접 전송 되 거나 샘플 - 부재 분획 ( 블랭크 분획 ) 에 모일 것 이 다 . 순 ( net ) 결과 는 , 생산 성 의 손실 , 분획 의 오염 , 또는 가치 있 는 샘플 성분 들 의 손실 로 이어질 것 이 다 . 플 래쉬 시스템 에서 EPD ( 예 를 들 어 , ELSD ) 가 단독 으로 또는 UV 검출 과 함께 사용 되 는 경우 , 발색 성 및 비 발색 성 성분 들 이 검출 되 고 수집 되 어 , 분획 순도 가 개선 된다 . UV 검출기 만 포함 하 는 플 래쉬 시스템 은 샘플 성분 들 을 손실 시키 거나 순수 한 분획 을 부정확 하 게 표시 할 수 있 기 때문 에 , 많 은 플 래쉬 사용자 는 순도 를 확인 하 고 블랭크 분획 이 진정한 블랭크 임 을 확인 하 기 위해서 박막 크로마토그래피 에 의해 수집 된 분획 을 스크리닝 할 것 이 다 . 이 는 작업 흐름 ( workflow ) 을 늦추 는 , 시간 - 소모 적 인 분리 후 작업 이 다 . 하나 초과 의 성분 을 함유 하 는 것 으로 발견 된 분획 들 은 성분 들 을 적당 하 게 구분 하 기 위해서 종종 제 2 의 크로마토그래피 단계 를 요구 한다 .