상기 식 을 고찰 해 보 면 , 상기 변수 들 , 일례 로 , 검정 작동 중 에 누적 된 샘플 의 수 N 과 조합 되 어서 유량 샘플 들 의 표준 편차 S 에 영향 을 미치 는 난류 강도 는 , 초음파 유량계 에서 만족 스런 검증 성능 을 얻 을 수 있 기 위해서 는 조절 되 어야 함 을 보여 주 고 있 다 . 이 들 매개 변수 들 은 , 측정 된 유량계 계수 들 의 범위 가 요건 을 초과 하 지 않 도록 σ mean ( N ) 을 충분히 작 게 해야 한다 . 계산 해 보 면 , σ mean ( N ) 을 작 게 할 수 있 으면 유량계 들 은 그 시간 의 99 % 이상 에서 성공 적 으로 검정 될 수 있 음 을 보여 주 었 다 .