이제 , 도 1 의 장치 ( 20 ) 을 사용 하 여 뇨 의 이온 강도 를 검출 하 는 방법 의 특정 한 실시 형태 를 보다 상세히 설명 할 것 이 다 . 처음 에 , 뇨 시험 샘플 은 샘플 적용 대역 ( 24 ) 에 적용 되 고 , " "" L "" 방향 으로 버퍼링 대역 ( 22 ) 으로 이동 한다 . 버퍼링 대역 ( 22 ) 에서 ", 뇨 샘플 에 존재 하 는 이온 은 고분자 전해질 과 의 이온 교환 을 유도 하 고 , 이 로써 뇨 중 수소 이온 농도 가 증가 하 거나 감소 한다 . 혼합물 이 장치 ( 20 ) 를 통해 흐르 면서 , 뇨 및 수소 이온 은 지시 제 대역 ( 31 ) 으로 흐르 고 수소 이온 농도 의 변화 가 pH 지시 제 에 의해 검출 된다 . 따라서 , 지시 제 대역 ( 31 ) 의 색 또는 색 강도 를 시각 적 으로 또는 기기 를 사용 하 여 측정 할 수 있 다 . 원한다면 , 지시 제 대역 ( 31 ) 에서 색 강도 를 측정 하 여 뇨 의 이온 강도 및 그 에 따라 USG 를 정량 적 으로 또는 반정량 적 으로 측정 할 수 있 다 .