( 3 ) 본 실시 형태 에서 는 , 연결 관 ( 26 ) 이 압축 되 었 을 때 발생 하 는 가압 력 ( P 1 ) 에 더 하 여 , 스프링 유닛 ( 50 ) 의 압축 스프링 ( 51 ) 이 압축 되 었 을 때 발생 하 는 가 압력 에 의해서 도 , L 형 튜브 커넥터 ( 24 , 25 ) 의 직 관부 ( 72 ) 의 기단 면 ( 73 ) 이 초음파 센서 ( 31 , 32 ) 에 바짝 대 어 진다 . 그 결과 , 유량 계측 관 ( 21 ) 과 초음파 센서 ( 31 , 32 ) 의 밀착 성 이 한층 더 높 아 지 기 때문 에 , 유량 계측 관 ( 21 ) 내 의 수액 ( W 1 ) 중 에 초음파 를 보다 효율 좋 게 전파 시킬 수 있 고 , 정확 한 초음파 계측 을 행할 수 있 다 .