샘플 A , B , 및 C 의 진폭 은 도 7 a , 도 7 b , 및 7 c 에 각각 도시 되 어 있 다 . 도 7 a 및 도 7 b 에 도시 된 바 와 같이 , 일 실시 예 에 따른 커버 로 둘러싸인 청진기 ( 샘플 B ) 는 대조 표준 ( 즉 , 청진기 자체 의 음향 성능 - 샘플 A ) 을 식별 가능 하 게 변경 하 지 않 는다 . 대조 적 으로 , 청진기 ( 샘플 C ) 를 둘러싸 고 있 는 기존 의 상용 제품 ( 강성 , 반강 성 , 또는 다공성 재료 로 제조 된 청진기 용 캡 ) 은 정상 적 인 손가락 압력 으로 탁탁거리 는 소리 를 유발 한다 . 샘플 C 에서 테스트 된 산물 로 검출 되 는 소음 은 도 7 c 에 도시 된 파형 에서 볼 수 있 다 . 이러 한 소음 은 오진 으로 이어질 수 있 다 . 도 8 a 내지 도 8 e 는 , 심장 과 폐 음 의 표준 라이브러리 , 여기 선 3 M 리트 만 청진 음 라이브러리 대 주파수 분석 을 이용 하 여 청진 음질 감소 를 이해 하 도록 의도 된 음향 정밀도 를 나타내 도록 청진기 헤드 를 덮 고 있 는 5 개 의 상이 한 재료 의 테스트 와 커버링 재료 를 사용 하 지 않 는 대조 테스트 의 테스트 결과 를 도시 한다 . 도 8 a 는 커버링 재료 를 갖 지 않 는 대조 테스트 ( 상측 곡선 ) 및 청진기 를 덮 는 커버 재료 로서 방직 폴리에틸렌 을 이용 한 테스트 ( 하측 곡선 ) 를 도시 한다 . 도 8 b 는 커버링 재료 가 없 는 대조 테스트 ( 상측 곡선 ) 및 하측 곡선 의 비닐 ( PVC ) 을 이용 한 테스트 를 도시 한다 . 도 8 c 는 커버링 재료 를 갖 지 않 는 대조 테스트 ( 상측 곡선 ) 및 열 가소 성 폴리우레탄 ( TPU ) 을 이용 한 테스트 ( 하측 곡선 ) 를 도시 한다 . 도 8 d 는 커버링 재료 를 갖 지 않 는 대조 테스트 ( 상측 곡선 ) 및 청진기 용 커버링 재료 로서 폴리우레탄 ( LDPU ) 을 이용 한 테스트 ( 하측 곡선 ) 를 도시 한다 . 도 8 e 는 청진기 용 커버링 재료 를 갖 지 않 는 대조 테스트 ( 상측 곡선 ) 및 하측 곡선 에서 의 청진기 를 덮 기 위한 커버링 재료 로서 폴리이소프렌 ( 단백질 없 는 라텍스 ) 을 이용 한 테스트 ( 하측 곡선 ) 를 도시 한다 . 도 9 는 음질 요약 을 성능 의 순서 로 도시 하 며 , 선택 은 도 8 a 내지 도 8 e 의 테스트 에 의해 보여 지 는 바 와 같이 정성 적 정확 도 평가 에 기초 한다 . 도 10 a 내지 도 10 f 는 , 청진기 헤드 를 덮 는 5 개 의 상이 한 재료 를 이용 하 고 도 10 a 의 청진기 를 덮 는 재료 가 없 는 테스트 대 커버링 재료 를 이용 하 지 않 는 전술 한 대조 테스트 의 테스트 결과 를 도시 하 며 , 테스트 결과 는 , 두 개 의 음원 을 사용 함 으로써 청진기 헤드 의 다양 한 테스트 재료 를 이용 하 는 경우 대 커버링 재료 를 이용 하 지 않 는 경우 의 음 볼륨 의 감소 를 이해 하 도록 의도 된 음향 진폭 을 나타내 며 , 제 1 심장 음원 은 정상 적 인 심장 음 이 고 , 제 2 음원 은 심각 한 대동맥 협착증 이 있 는 심장 의 심장 음 이 며 , 양측 심장 음 은 3 M 리트 만 청진 음 라이브러리 로부터 취해진 것 이 다 . 도 10 a 는 청진기 용 커버링 재료 가 없 는 대조 진폭 을 도시 한다 . 도 10 b 는 좌측 상단 모서리 에서 대조 진폭 을 도시 하고 주 다이어그램 에서 방직 폴리에틸렌 ( 예 를 들 어 , Tyvek ) 을 청진기 용 커버링 으로서 사용 할 때 의 진폭 을 도시 한다 . 도 10 c 는 , 왼쪽 상단 모서리 에서 커버링 재료 가 없 는 대조 진폭 을 도시 하고 주 다이어그램 에서 비닐 ( PVC ) 을 청진기 용 커버링 재료 로서 사용 할 때 의 진폭 을 도시 한다 . 도 10 d 는 , 좌측 상단 모서리 에서 청진기 를 덮 기 위한 재료 를 사용 하 지 않 을 때 의 대조 진폭 을 도시 하고 주 다이어그램 에서 열가소성 폴리우레탄 ( TPU ) 을 청진기 용 커버링 재료 로서 사용 하 는 테스트 결과 의 진폭 을 도시 한다 . 도 10 e 는 , 좌측 상단 모서리 에 커버링 재료 없이 테스트 를 위한 제어 진폭 을 도시 하고 , 주 다이어그램 에서 는 청진기 를 덮 기 위한 폴리에틸렌 인 커버링 재료 를 사용 하 여 테스트 할 때 의 진폭 을 도시 한다 . 도 10 f 는 , 좌측 상단 모서리 에 커버링 재료 없이 테스트 를 위한 대조 진폭 을 도시 하고 , 주 다이어그램 에서 는 열경화성 폴리이소프렌 으로 청진기 를 덮 을 때 의 결과 진폭 을 도시 한다 . 도 11 은 , 제 1 음원 , 즉 , 정상 적 인 심장 음 을 사용 한 도 10 a 내지 도 10 f 에 도시 된 테스트 결과 의 요약 을 도시 한다 . 도 12 는 , 제 2 음원 , 즉 , 심각 한 대동맥 협착증 이 있 는 심장 의 심장 음 을 사용 한 도 10 a 내지 도 10 f 의 테스트 의 요약 을 도시 한다 . 도 13 은 도 8 내지 도 12 에 도시 된 모든 테스트 에 사용 된 테스트 장비 를 도시 한다 . 도 8 내지 13 에 도시 되 고 설명 된 테스트 로부터 , 본 발명 은 , 하나 이상 의 재료 에 가장 바람직 한 재료 가 탄성 열 가소 성 폴리우레탄 필름 ( TPU ) 임 을 확인 할 수 있 다 . 도 8 내지 도 13 과 관련 하 여 도시 되 고 설명 된 상기 테스트 들 은 , TPU 재료 가 나머지 테스트 재료 들 보다 가청 진단 정보 를 더욱 정확 하 게 유지 하 고 또 한 볼륨 손실 이 거의 없 음 을 보여준다 . 잡음 이 있 는 환경 에서 , 이것 은 중요 한 이점 이 될 수 있 다 . 또한 , TPU 의 부드러운 탄성 면은 본 체 와 의 비 마모 성 접촉 을 제공 한다 . PE 와 같이 유연 성 이 떨어지 는 재료 를 테스트 할 때 , 위치 설정 움직임 으로 인해 탁탁거리 는 소리 를 유발 할 수 있 고 , 이 는 심장 이나 폐 에 문제 가 있 는 증상 이 며 진단 오류 로 이어질 수 있 다 . TPU 는 , 제 2 음원 의 심각 한 대동맥 협착증 의 예 에 따라 더 부드럽 고 더 조용 하 며 더 복잡 한 음 을 사용 할 때 훨씬 더 잘 기능 하 였 다 .