LC - MS / MS 시스템 은 시마즈 ( Shimadzu ) HPLC 및 에이비 사이 엑스 트리플 ( AB - SCIEX Triple ) TOF 5600 하이브리드 사중 극자 및 TOF 질량 분광계 ( 매사추세츠주 프레이밍햄 ) 으로 구성 하 였 다 . 시마즈 HPLC ( 교토 , 일본 ) 는 통신 버스 모듈 ( CBM - 20 A ) , 부착 된 랙 체인 저 ( 랙 체인 저 II ) 2 개 펌프 ( LC - 30 AD ) 가 구비 된 자동 샘플러 ( SIL - 30 AC ) 및 칼럼 오븐 ( CTO - 30 A ) 으로 이루 어 졌 다 . 질량 분광계 는 음성 및 양성 보정 용액 ( 매사추세츠주 프레이밍햄 ) 둘 다 에서 에이비 사이 엑스 APCI 를 사용 하 여 보정 하 였 다 . 간세포 와 의 인 큐 베이 션 으로부터 획득 된 샘플 은 둘 다의 음성 및 양성 스캔 모드 하 에 분석 하 였 다 . 기초 적 분석 방법 및 기기 조건 은 아래 요약 된다 . 분광계 셋 팅 의 변형 은 분석 물 의 필요 성 에 의존 한다 .