표 1 과 표 2 를 비교 하 여 살펴보 면 , 항복 강도 , 인 장강 도 및 탄성 계수 의 수치 가 매우 유사 하 여 오 차 범위 내 로 해석 할 수 있 음 을 알 수 있 다 . 즉 , 본 실시 예 들 에 의한 압입 시험 수행 방법 에 의하 면 로드 셀 의 변형 량 을 고려 하 여 변위 센서 측정값 을 보정 함 으로써 변위 센서 측정값 에 로드 셀 변형 량 이 포함 되 는 압입 시험기 에 대해서 도 기존 의 압입 시험기 와 동일 한 하중 - 변위 곡선 을 도출 하 고 그 로부터 물 성 을 정확 하 게 측정 할 수 있 는 것 이 다 .