이하 에서 , CPB 현미경 및 관련 구성 요소 , 하위 구성 요소 및 방법 과 같 은 CPB 시스템 의 대표 적 인 예 들 이 개시 된다 . 많 은 실제 적 인 예 들 에서 , 전자 빔 은 관심 의 대상 이 지만 , 해당 예 들 은 임의 의 CPB 를 참조 하 여 설명 된다 . 대부분 의 예 들 에서 , 렌즈 , 편 향기 , 비점 수차 조정기 ( stigmator ) , 및 부가 적 인 애퍼처 ( aperture ) 들 과 같 은 추가 적 인 CPB 구성 요소 들 이 사용 되 지만 , 예시 의 편의 를 위해 도시 되 지 는 않 는다 . 개시 된 방법 및 장치 는 샘플 이미지 및 회절 패턴 을 획득 하 는데 있 어서 투과 및 주사 현미경 법 모두 에서 사용 될 수 있 다 . 이하 설명 되 는 바 와 같이 , 일부 예 들 에서 , 진공 챔버 는 밸브 에 의해 분리 되 는 2 개 이상 의 영역 들 로 분할 되 어 , 샘플 들 이 교환 되 거나 조작 될 때 CPB 소스 에서 의 진공 이 유지 될 수 있 다 . 이러 한 예 들 에서 , CPB 정렬 은 샘플 교환 동안 또는 다른 시간 에 수행 될 수 있 다 . 다른 예 들 에서 는 , 이러 한 다수 의 진공 영역 이 이용 가능 하 지 않 지만 , 임의 의 경우 에 , 샘플 이 조사 되 지 않 는 시간 에 추가 적 인 사용 자 주 의 없이 , 필요 에 따라 정렬 이 수행 될 수 있 다 . 일부 예 들 에서 , 빔 전류 들 및 연관 된 편향 구동 들 의 측정 된 값 들 은 하나 이상 의 이미지 들 로서 컴퓨터 판독 가능 매체 에 저장 되 며 , 이러 한 데이터 는 이미지 로 지칭 될 수 있 다 . 이미지 는 조작자 에 의한 시각 적 검사 를 위한 디스플레이 상 의 그러 한 데이터 의 표시 를 지칭 하 는 데 사용 될 수 도 있 지만 , 많 은 실제 적 인 예 들 에서 , 조작자 의 개입 은 회피 된다 .