그리고 열화상 데이터 처 리부 ( 223 ) 는 온도 변환 부 ( 221 ) 에서 변환 된 온도 를 설정 된 방사 율 , 주위 온도 , 피 측 정체 와 의 거리 등 에 의거 하 여 보정 하 고 , 저 장부 ( 210 ) 에서 읽 어 온 디지털 신호 에서 출력 장치 ( 225 ) 에 출력 하 기 위한 각종 정보 ( 예 를 들 어 , 이미지 ( 또는 영상 ) 데이터 , 최대 온도 값 을 갖 는 좌표 , 최소 온도 값 을 갖 는 좌표 등 ) 를 추출 하 기 위한 연산 처리 를 수행 한 후 , 보정 된 온도 와 연산 처리 된 이미지 ( 또는 영상 ) 데이터 를 출력 장치 ( 225 ) 에 출력 한다 ( S 60 ) .