O 2 수준 은 또한 시스템 에 의해 측정 될 수 있 다 . 플 라즈 마 챔버 를 통해 주변 공기 를 공급 하 는 시스템 은 벤 틸 레이터 의 흡기 내 가스 를 희석 할 수 있 다 . 이것 은 환자 에게 100 % 산소 를 처방 했 을 때 특히 중요 하 다 . 따라서 , 환자 가 산화 질소 도입 후 호흡 하 고 있 다는 실제 O 2 수준 을 사용 자 에게 알리 는 것 이 바람직 하 다 . 예 를 들 어 , 처방 된 것 과 실제 의 O 2 수준 의 불 일치 는 100 % O 2 의 경우 8 % 만큼 높 을 수 있 다 . O 2 측정 은 흡기 가스 내 에서 직접 플 라즈 마 를 생성 하 는 시스템 에서 제어 알고리즘 의 입력 으로 사용 될 수 도 있 다 . O 2 및 N 2 수준 이 50 / 50 의 화학 양 론 적 비율 에 근접 함 에 따라 NO 생산 수준 이 향상 된다 . 따라서 , 주어진 양 의 NO 를 생성 하 기 위해 감소 하 는 전력량 이 필요 할 수 있 다 . 혈장 생성 알고리즘 에서 O 2 수준 을 고려 하 지 않 으면 서 환자 는 처방 된 것 보다 많 거나 적 은 NO 를 받 을 위험 이 있 다 . 일 실시 예 에서 , 산소 농축기 에서 사용 되 는 것 과 같 은 막 을 사용 하 여 플 라즈 마 챔버 로 들어가 기 전 에 공기 중 의 산소 수준 을 증가 시켜 NO 생성 효율 을 증가 시킬 수 있 다 .