송풍기 카트리지 는 전형 적 으로 송풍기 회로 의 건조 부분 ( 즉 , 가습기 상류 ) 에 사용 된다 . 벤 틸 레이터 의 상류 에 가습기 가 사용 되 는 경우 벤 틸 레이터 카트리지 내 에서 습기 가 응축 되 어 환자 의 습도 가 감소 하 여 NO 생 성 및 전달 장치 내 또는 벤 틸 레이터 카트리지 내 의 전자 부품 이 손상 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 카트리지 는 응축 이 발생 하 지 않 도록 가열 된다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 카트리지 내 의 습도 센서 는 시스템 으로 유입 되 는 가습 가스 를 검출 하 고 경보 를 생성 할 수 있 다 .