D 장 보다 훨씬 짧 아 레일리 기준 을 만족 하 는 각 이 아주 작 다 . 따라서 전자 현미경 은 광학 현미경 보다 훨씬 큰 배 율 로 물체 를 관찰 할 수 있 다 . 
 ② 광학 현미경 의 최대 배율 은 약 2 , 000 배 이 고 , 전자 의 드 브로 이 파장 이 1 . 0 nm 이하 인 전자 현 미경 의 최대 배율 은 수 백만 배 이 다 . 
 ③ 전자 현미경 은 자기장 에 의해 전자 의 진행 경로 가 휘어지 는 현상 을 이용 하 는 것 으로 , 코일 을 감 은 원통형 전자 석인 ( 전 ) 자기 렌즈 는 전자 를 초점 으로 모으 는 역할 을 한다 . 전자 현미경 은 이러 한 ( 전 ) 자기 렌즈 를 사용 하 여 광학 현미경 처럼 물체 를 확대 하 여 볼 수 있 다 . 
 ④ 전자 현미경 은 시료 를 진공 속 에 넣 어야 하 기 때문 에 살 아 있 는 생명체 를 관찰 하 는 것 은 어렵 고 얇 은 시료 를 만들 거나 코팅 을 해야 하 는 준비 작업 을 필요 로 하 지만 , 높 은 배율 과 분해능 을 얻 을 수 있 는 장점 이 있 다 . 
 ( 3 ) 전 자 현미경 의 종류 
 ① 투과 전자 현미경 ( TEM , Transmission Electron Microscope ) 
 • 전자 가 특별 하 게 제작 된 얇 은 시료 를 통과 하 게 되 고 , 이때 시료 내부 의 물질 에 의해 전자 가 산란 되 는 정도 가 달라진다 . 
 • 시료 를 통과 한 전자 는 대물 렌즈 와 투사 렌즈 를 차례 로 지난 후 확대 된 영상 을 만든 다 . 
 • 전자 는 눈 에 보이 지 않 으므로 확대 된 영상 은 필름 이나 형광 면 에 투사 시키 면 볼 수 있 다 . 
 • 투과 전자 현미경 으로 관찰 하 려는 시료 는 아주 얇 게 만들 어 져야 하 며 , 그렇 지 않 으면 투과 하 는 동안 전자 의 속력 이 느려져 전자 의 드 브로 이 파장 이 커지 므로 분해능 이 떨어져 시료 의 영 상 이 흐려진다 . 
 • 투과 전자 현미경 은 전자 선 이 얇 은 시료 를 투과 하 므로 평면 영상 을 관찰 할 수 있 다 . 
 ② 주사 전자 현미경 ( SEM , Scanning Electron Microscope ) 
 • 전자 선 을 시료 의 전체 표면 에 차례 대로 쪼일 때 시료 에서 튀어나오 는 전자 를 측정 한다 . 
 • 감지기 에서 측정 한 신호 를 해석 하 여 상 을 재 구성 한다 . 
 • 주사 전자 현미경 으로 관찰 하 려는 시료 는 전기 전도 도 가 좋 아야 한다 . 따라서 전기 전도 도 가 낮 은 생물 시료 는 금 , 백금 , 이리듐 등 과 같이 전기전도도 가 좋 은 물질 로 얇 게 코팅 해야 한다 . 
 • 주사 전자 현미경 은 투과 전자 현미경 보다 배율 은 ; 1 ¡ 0 ; 정도 로 낮 지만 표면 의 3 차원 적 인 구조 를 볼 수 있 다는 장점 이 있 다 . 
 접안 렌즈 전자 총 전자 총 
 ( 전 ) 자기 렌즈 
 ( 전 ) 자기 렌즈 대물 렌즈 시료 
 조절 나사 감지기 집광 렌즈 모니터