도 3 을 참조 하 면 , 건강 밴드 기기 는 허리 보호 대 구조 를 가질 수 있 고 , 보호 밴드 는 허리 에 착용 될 수 있 는 구조 로 만들 어 질 수 있 다 . 보호 밴드 는 허리 에 착용 되 는 허리 착용 밴드 ( 41 ) ; 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 연장 방향 을 따라 형성 된 신축 조절 밴드 ( 42 ) ; 허리 착용 밴드 ( 41 ) 에 형성 된 적어도 하나 의 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) ; 및 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 중심 에 형성 된 고정 유닛 ( 46 ) 을 포함 할 수 있 다 . 허리 착용 밴드 ( 41 ) 는 전체 적 으로 허리 에 착용 될 수 있 는 직사각 형 판 형상 으로 연장 될 수 있 고 , 양쪽 끝 부분 에 형성 된 벨 크로 또는 이 와 유사 한 형상 의 체결 부분 ( 411 a , 411 b ) 에 의하 여 허리 에 안정 적 으로 착용 되 어 고정 될 수 있 다 . 신축 조절 밴드 ( 42 ) 는 다수 개 의 스트립 으로 이루어질 수 있 고 , 다수 개 의 스트립 의 양쪽 끝 에 벨 크로 또는 이 와 유사 한 체결 수단 ( 43 a , 43 b ) 이 형성 되 어 착용 상태 에서 허리 에 가해 지 는 압력 이 조절 될 수 있 다 . 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 길 이 방향 의 중심 부분 에 고정 유닛 ( 46 ) 이 형성 될 수 있 고 , 고정 유닛 ( 46 ) 은 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 연장 방향 에 대하 여 수직 이 되 는 형상 으로 배치 될 수 있 고 , 허리 착용 밴드 ( 41 ) 가 착용 된 상태 에서 허리 가 곧 은 상태 로 유지 되 도록 한다 . 고정 유닛 ( 46 ) 은 견고 한 금속 또는 합성수지 소재 로 스트립 형상 으로 만들 어 질 수 있 다 . 이 와 같 은 고정 유닛 ( 46 ) 의 양쪽 에 전도 성 을 가지 는 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 이 배치 될 수 있 다 . 선택 적 으로 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 의 바깥쪽 에 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 과 유사 한 구조 를 가지 는 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 가 설치 될 수 있 다 . 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 과 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 은 전기 전도성 소재 로 만들 어 지 면서 고정 유닛 ( 46 ) 과 유사 한 구조 로 만들 어 질 수 있 다 . 이 와 같 은 구조 에 의하 여 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 또는 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 은 허리 가 곧 은 상태 로 유지 되 도록 하 면서 전기 자극 을 가하 는 기능 을 가질 수 있 다 . 그리고 전도 전극 ( 44 a , 44 b ) 과 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 이 전기 적 으로 연결 되 고 , 전도 전극 ( 44 a , 44 b ) 의 한쪽 끝 에 전기 커넥터 ( 451 , 452 ) 가 형성 될 수 있 다 . 전기 커넥터 ( 451 , 452 ) 에 전기 자극 발생 수단 ( 20 b ) 이 연결 될 수 있 고 , 자극 발생 수단 ( 20 b ) 은 자극 발생기 ( 22 ) ; 체크 유닛 ( 23 ) 및 자극 제어 수단 ( 10 b ) 과 연결 되 는 통신 유닛 ( 21 a ) 을 포함 할 수 있 다 . 체크 유닛 ( 23 ) 에 의하 여 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 착용 상태 가 확인 될 수 있 고 , 예 를 들 어 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 또는 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 의 접촉 상태 가 확인 될 수 있 다 . 허리 착용 밴드 ( 41 ) 에 예 를 들 어 압력 센서 와 같 은 접촉 탐지 를 위한 수단 이 설치 될 수 있 고 , 체크 유닛 ( 23 ) 은 접촉 탐지 수단 으로부터 전송 된 정보 에 기초 하 여 허리 착용 밴드 ( 41 ) 의 착용 상태 를 확인 하 여 자극 제어 수단 ( 10 b ) 으로 전송 할 수 있 다 . 자극 제어 수단 ( 10 b ) 은 예 를 들 어 자동 리모컨 과 같 은 전자 제어 수단 이 될 수 있 고 , 설정 유닛 ( 112 ) 및 표시 유닛 ( 113 ) 을 포함 할 수 있 다 . 체크 유닛 ( 23 ) 에 의하 여 탐지 된 착용 정보 가 표시 유닛 ( 113 ) 에 표시 될 수 있 고 , 설정 유닛 ( 112 ) 에 의하 여 인가 되 는 자극 이 설정 되 면 자극 발생기 ( 22 ) 가 작동 되 어 자극 전극 ( 44 a , 44 b ) 및 보조 전극 ( 45 a , 45 b ) 에서 전기 자극 이 발생 되 어 인체 에 인가 될 수 있 다 . 이 와 같 은 전기 자극 은 건강 밴드 의 착용 상태 에서 설정 유닛 ( 112 ) 의 설정 에 따라 다양 한 형태 로 인가 될 수 있 다 .