결국 , 유체 거동 측정 장치 ( 500 ) 는 유체 의 액 위 와 더불 어 요동 변화 를 동시 에 측정 함 으로써 , 종래 의 액 위 센서 에 대한 대부분 의 문제 를 해결 할 수 있 다 . 즉 , 유체 거동 측정 장치 ( 500 ) 를 이용 하 면 , 영점 조정 또는 스판 조정 을 통해 , 정밀 하 고 민감 하 게 유체 의 액 위 또는 요동 을 측정 할 수 있 으며 , 종래 압력 등 을 이용 하 여 유체 의 상태 를 측정 하 던 기계 적 인 방식 에 비해 빠른 속도 로 유체 의 액 위 또는 요동 을 측정 할 수 있 다 . 더불 어 , 유체 거동 측정 장치 ( 500 ) 를 이용 하 면 , 유체 의 측정 범위 , 예 를 들 어 유체 를 담 고 있 는 용기 의 크기 및 모양 과 는 무관 하 게 유체 의 액 위 또는 요동 을 측정 할 수 있 고 , 유체 의 액 위 / 요동 측정 에 있 어서 변수 로 작용 하 는 온도 , 압력 , 또는 이 물질 이 액 위 측정 에 미치 는 영향 을 최소 화 할 수 있 다 .