실선 으로 도시 된 스템 ( S ) 및 골 두 ( 200 ) 는 상기 제 2 측정 방향 ( D 2 ) 으로 최대한 이동 된 상태 를 도시 한 것 이 고 , 점선 으로 도시 된 스템 ( S ) 및 골 두 ( 200 ) 는 상기 제 1 측정 방향 ( D 1 ) 으로 최대한 이동 된 상태 를 도시 한 것 이 다 . 즉 , 제 1 측정 방향 ( D 1 ) 및 제 2 측정 방향 ( D 2 ) 으로 의 스템 ( S ) 의 가동 범위 ( ROM ) 를 나타낸다 . 도 12 에서 볼 수 있 듯이 , 라이너 ( 100 ) 의 형태 및 방향 에 의해 스템 ( S ) 의 가동 범위 가 결정 된다 . 스템 ( S ) 의 가동 범위 는 가능 한 정상 고관절 의 가동 범위 를 포함 하 도록 넓 게 구비 되 는 것 이 바람직 하 다 . 또한 , 라이너 ( 100 ) 의 방향 이 알맞 지 않 게 고정 되 면 스템 ( S ) 의 가동 범위 가 잘못 된 방향 을 향할 수 있 으므로 , 수술 전 라이너 ( 100 ) 의 형태 및 방향 을 결정 할 수 있 도록 가동 범위 테스트 가 이루어지 는 것 이 바람직 하 다 .