소작 도구 는 도 12 a 및 도 12 b 에 도시 된 콜 릿 및 죠 구조물 에 의해 파지 및 해제 되 도록 된다 . 이러 한 파지 또는 해제 는 작동 케이블 ( 38 ) 로부터 제어 된다 . 소작 도구 는 비관 절식 도구 이 기 때문 에 , 메인 케이블 은 도구 작동 에 는 필요 하 지 않 고 또 한 대신 소작 도구 자체 의 선택 적 인 포획 을 위해 사용 된다 . 소작 도구 ( 320 ) 는 , 도구 바닥 의 접촉자 ( 322 ) 가 베이스 ( 362 ) 내 의 접촉자 ( 366 ) 에 닳 을 때 까지 이완 된 죠 안 으로 밀려 진다 . 그 후 , 레버 ( 22 ) 를 압착 하 여 ( 핸들 쪽 내부 로 누름 ) , 케이블 ( 38 A ) 이 콜 릿 ( 360 ) 안 으로 죠 ( 364 ) 를 당기 도록 한다 . 죠 와 콜 릿 간 의 이러 한 상대 운동 은 도구 에 대하 여 죠 를 본질 적 으로 폐쇄 시킨다 . 이 는 도 12 b 에서 화살표 369 방향 으로 도시 하 였 다 . 그리하여 , 소작 도구 는 콜 릿 ( 360 ) 에 고정 되 고 전압 원 ( 328 ) 에 전기 접속 된다 . 통전 된 죠 ( 364 ) 및 접촉자 ( 322 ) 는 환자 에게 쇼크 를 주 지 않 도록 절연 된 콜 릿 ( 360 ) 의 원위 단부 로부터 리세 스 가공 된다 . 레버 ( 22 ) 에는 1 개 이상 의 멈춤쇠 가 제공 될 수 있 고 , 그리하여 레버 는 특정 소망 위치 , 잠김 또는 해제 위치 에 유지 될 수 있 다 .