분류기 ( 162 ) 는 , 진폭 임계 치 대신 에 또는 진폭 임계 치 에 부가 하 여 , 샘플 들 을 더 중요 한 서브 세트 및 덜 중요 한 서브 세트 로 분류 하 는 데 에 경계 지점 들 을 적용 할 수 있 다 . 몇몇 CT 이미 징 프로토콜 들 은 투영 데이터 내 에서 스캔 된 물체 에 대한 경계 들 을 근사 화 하 는 데 에 스카우트 스캔 ( scout scan ) 을 이용 한다 . 이러 한 스카우트 스캔 또는 경계 들 을 측정 또는 근사 화 하 는 다른 방법 들 을 이용 하 여 , 분류 에 이용 되 는 경계 지점 들 을 확립 할 수 있 다 . 분류기 ( 162 ) 는 투영 데이터 내 의 샘플 들 의 위치 들 을 관련 된 경계 지점 과 비교 하 여 , 각 샘플 에 대한 적절 한 서브 세트 를 결정 할 수 있 다 . 경계 지점 들 은 또한 , 물체 와 빈 영역 간 의 경계 외 에 , 스캔 되 는 물체 내 의 관심 영역 의 경계 들 에 해당 한다 . 압축 제어기 ( 180 ) 는 이러 한 경계 지점 들 을 분류기 ( 162 ) 에 분류 제어 파라미터 들 로서 제공 한다 . 관심 영역 의 우선 적 인 압축 을 위해 , 분류기 는 관심 영역 에 해당 하 는 투영 샘플 들 에 대한 더 중요 한 서브 세트 와 , ( 관심 영역 이 아닌 ) 물체 의 영역 에 해당 하 는 투영 샘플 들 에 대한 덜 중요 한 서브 세트 와 , 그리고 빈 영역 에 해당 하 는 투영 샘플 들 에 대한 다른 덜 중요 한 서브 세트 를 정의 할 수 있 다 . 압축 제어기 ( 180 ) 는 다양 한 서브 세트 들 에 대한 압축기 들 에게 서로 다른 압축 파라미터 들 을 제공 하 며 , 이 에 따라 압축 의 정도 는 영역 의 중요 성 에 의존 하 게 될 것 이 다 . 사용자 입력 ( 182 ) 은 관심 영역 을 정의 하 고 , 서로 다른 클래스 의 샘플 들 에 대해 압축 데이터 레이트 들 을 특정 할 수 있 다 . 이하 , 도 8 및 9 를 참조 하 여 , 관심 영역 에 대해 샘플 들 을 분류 하 는 예 에 대해 설명 한다 .