도 123 은 마취 기계 ( 1522 ) 를 갖 는 NO 생성 모듈 ( 1520 ) 의 예시 적 인 실시 예 를 도시 한다 . 마 취기 ( 1522 ) 는 NO 생성 모듈 ( 제거 가능 하 게 결합 되 거나 머신 내 에 내장 됨 ) 및 NO 생성 모듈 과 일체 형 이 거나 필요 에 따라 스캐빈저 가 제거 및 교체 될 수 있 는 한 분리 될 수 있 는 스캐빈저 ( 1524 ) 를 포함 한다 . 마 취기 ( 1522 ) 및 NO 생성 모듈 ( 1520 ) 은 NO 및 마취 를 포함 하 는 공기 를 환자 에게 제공 한다 . 환자 로부터 의 배출 된 가스 는 스캐빈저 저 장소 ( 1526 ) 로 전달 될 수 있 고 , 그 출력 은 마취 기계 로 되돌아갈 수 있 다 . 샘플 가스 ( 1528 ) 는 가스 가 환자 에게 도달 하 기 전 에 흡기 림 으로부터 샘플링 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 샘플 가스 는 다양 한 가스 의 농도 를 측정 하 기 위해 마취 기계 에 의해 사용 된다 . 일부 실시 예 에서 , 상기 샘플 가스 는 센서 모듈 또는 NO 생성 모듈 의 센서 에 의해 테스트 될 수 있 다 . NO 수준 을 설정 하 기 위한 제어 입력 으로서 마취 기계 에 대한 선택 적 인 혈액 산소 포화 레벨 ( SpO 2 ) 입력 및 폐동맥 압력 ( PaP ) 입력 ( 1529 ) 이 또한 도시 되 어 있 다 .