도 7 내지 도 8 a 및 도 8 b 를 참조 하 면 , 의료 장치 의 실시 예 에 의해 심장 판막 을 성형 하 는 방법 이 기술 될 것 이 다 . 첫 번 째 로 , 심장 판막 으로 접근 은 심장 을 정지 시키 고 흉부 를 개방 하 는 것 을 포함 하 는 전통 적 인 기술 에 의해 달성 된다 . 도 7 에서 , 장치 가 승모판 ( 18 ) 으로 삽입 될 때 도시 되 었 다 . 제 1 나선 형 부재 ( 102 ) 의 말 단부 ( 101 ) 는 승모판 ( 18 ) 의 판 첨 ( 22 , 24 ) 사이 개구 의 귀퉁이 로 보내 진다 . 단부 ( 101 ) 는 개구 를 통해 안내 되 고 코일 - 형상 의료 장치 ( 10 ) 는 예컨대 360 도 회전 된다 . 따라서 , 제 1 나선 형 부재 ( 102 ) 는 판막 ( 18 ) 의 일 측 에서 소정 위치 로 회전 해 들어가 고 , 제 2 나선 형 부재 ( 103 ) 는 판막 ( 18 ) 의 타 측 에 배치 된다 . 이 방법 으로 , 의료 장치 ( 10 ) 는 도 7 에 도시 된 바 와 같이 판막 ( 18 ) 과 맞물리 게 배치 된다 .