유체 주입기 시스템 ( 100 ) , MUDS ( 130 ) , 및 SUDS ( 190 ) 의 구성 요소 를 일반 적 으로 설명 하 였 고 , SUDS ( 190 ) 를 사용 하 는 동작 방법 이 이제 상세히 설명 될 것 이 다 . 사용 시 에 , 의료 요원 또는 사용 자 는 일회용 SUDS ( 190 ) 를 그 패 키 징 ( 도시 생략 ) 으로부터 제거 하 고 , 유체 입 구 포트 ( 202 ) 를 MUDS ( 130 ) 상 의 연결 포트 ( 192 ) 내 로 삽입 한다 . 전술 된 바 와 같이 , SUDS ( 190 ) 는 유체 입 구 포트 ( 202 ) 가 연결 포트 ( 192 ) 와 연결 을 위해 정렬 되 고 폐기물 출구 포트 ( 204 ) 가 폐기물 입 구 포트 ( 196 ) 와 연결 을 위해 정렬 되 도록 , 정확 한 배향 으로 삽입 되 어야 한다 . SUDS ( 190 ) 는 MUDS ( 130 ) 상 의 수용 슬롯 ( 217 ) 내 로 잠금 탭 ( 216 ) 을 삽입 함 으로써 , MUDS ( 130 ) 에 고정 될 수 도 있 다 . 예 를 들 어 , 센서 ( 242 ) 에 의해 감지 되 는 바 와 같이 , 일단 SUDS ( 190 ) 가 MUDS ( 130 ) 에 확실히 연결 되 면 , 유체 주입기 시스템 ( 100 ) ( 도 1 에 도시 되 어 있 음 ) 은 MUDS ( 130 ) 의 복수 의 주사기 ( 132 ) 의 하나 이상 내 로 유체 를 흡인 하 고 , MUDS ( 130 ) 및 SUDS ( 190 ) 로부터 공기 를 제거 하 기 위한 자동 프라이밍 동작 을 수행 한다 . 이러 한 프라이밍 동작 중 에 , MUDS ( 130 ) 로부터 의 유체 는 연결 포트 ( 192 ) 를 통해 SUDS ( 190 ) 의 튜 빙 ( 208 ) 내 로 주입 된다 . 유체 는 튜 빙 ( 208 ) , 커넥터 ( 214 ) 를 통해 그리고 폐기물 출구 포트 ( 204 ) 를 통해 폐기물 저장조 ( 156 ) 내 로 유동 한다 . 일단 자동 프라이밍 동작 이 완료 되 면 , 의료 요원 은 폐기물 출구 포트 ( 204 ) 로부터 커넥터 ( 214 ) 를 분리 한다 . 커넥터 ( 214 ) 는 이어서 카 테터 , 혈관 액세스 디바이스 , 바늘 , 또는 부가 의 유체 경로 세트 에 연결 되 어 환자 로 의 유체 전달 을 용이 하 게 할 수 도 있 다 . 일단 유체 전달 이 완료 되 면 , SUDS ( 190 ) 는 MUDS ( 130 ) 상 의 수용 슬롯 ( 217 ) 으로부터 SUDS ( 190 ) 의 잠금 탭 ( 216 ) 을 결합 해제 함 으로써 환자 및 MUDS ( 130 ) 로부터 분리 된다 . 의료 요원 은 이어서 SUDS ( 190 ) 를 폐기 할 수 도 있 다 . 특정 예 에서 , MUDS ( 130 ) 로부터 SUDS ( 190 ) 를 제거 하 는 것 은 재 사용 방지 특징 부 ( 도시 생략 ) 가 활성 화 되 게 하 여 , 이 에 의해 SUDS ( 190 ) 의 재 삽입 및 재 사용 을 방지 한다 .