일부 실시 예 에서 , 센서 모듈 은 하나 이상 의 표준 입력 ( 예 를 들 어 , 샘플 가스 , 전력 , 샘플 가스 펌프 명령 , 모드 명령 ) 을 포함 할 수 있 으며 , 하나 이상 의 출력 을 반환 할 수 있 다 ( 예 : 하나 이상 의 가스 의 가스 농도 , 워터 트랩 수준 , 샘플 가스 유량 및 / 또는 경보 조건 ) . 경보 조건 은 비틀림 샘플 라인 과 같 은 샘플 라인 의 문제 를 나타내 는 NO 2 높 음 , 워터 트랩 가득 참 , 샘플 가스 흐름 제로 를 포함 할 수 있 지만 이 에 국한 되 지 않 는다 . 일부 실시 예 에서 , 센서 모듈 은 펌프 , 센서 및 / 또는 마이크 로 프로세서 에 전력 을 공급 하 기 위해 12 VDC 와 같 은 단일 전력 입력 을 수신 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 센서 는 디지털 화 되 어 I 2 C 통신 을 통한 출력 으로서 제공 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 센서 모듈 은 또한 가스 샘플 로부터 수분 을 수집 하 기 위해 사용 되 는 워터 트랩 에서 수위 를 모니터링 할 수 있 다 . 워터 트랩 은 센서 모듈 의 일부 로 포함 될 수 있 다 . 샘플 가스 의 건조 는 유착 필터 , 구심 와류 , 소수성 막 , 화학 적 건조제 또는 다른 수단 을 사용 하 여 달성 될 수 있 다 . 센서 방법 에 따라 지나치 게 건조 한 샘플 가스 는 센서 성능 에 영향 을 줄 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 습도 가 불 충분 한 샘플 가스 로부터 샘플 센서 를 보호 하 기 위해 주변 공기 에서 샘플 로 습도 를 끌 어 오 기 위해 센서 에 길이 의 Nafion 튜 빙 을 포함 시킬 수 있 다 .