본 설명 전반 에 걸쳐 언급 되 는 혈전 회수 장치 는 다수 의 구매 가능 한 제품 중 임의 의 것 일 수 있 고 , " 이 들 중 대부분 은 많 은 공통 적 인 특징 부 를 공유 한다 . 포획 시 혈전 을 압축 시키 는 장치 는 혈전 을 더 단단 하 게 만들 거나 "" 더 점착성 "" 이 되게 하 는 경향 이 있 으며 ", 이 는 회수 를 복잡 하 게 할 수 있 다 . 다른 장치 는 혈전 을 혈관 벽 으로부터 느슨 하 게 하 면서 압축 을 최소 화 하 도록 하 는 방식 으로 혈전 과 혈관 사이 에서 확장 하 도록 의도 된다 . 포획 후 에 혈전 특성 들 이 어떻 게 점진 적 으로 변화 되 더라도 , 이 들 은 회수 장치 가 가할 수 있 는 파지 수준 에 영향 을 미치 고 , 후속 적 으로 이 들 이 이어서 세정 과정 동안 에 장치 로부터 어떻게 유리 되 는지 에 영향 을 미친다 . 이러 한 설계 의 이점 은 치료 의사 에게 고도 의 융통 성 을 제공 하 면서 장치 의 완전 한 원주 방향 영역 과 의 상호 작용 을 허용 하 는 것 이 다 . 보다 신속 한 후속 회수 시도 를 허용 하 는 설계 의 능력 은 혈전 특성 의 잠재 적 인 부정 적 효과 및 의사 의 제어 능력 을 넘어설 수 있 는 다른 상세 사항 을 줄일 수 있 다 .