절대 압력 측정 , 게이지 압력 측정 등 의 측정 기능 을 가지 며 각종 연구소 산업 현장 등 에서 게이지 압력 및   기압 , 진공 압력 을 정확 하 게 측정 할 수 있 는 정밀 압력 측정기 , 정밀 기압 측정기   WIKA MENSOR CGP 2400 모델 을 추천 소개 합니다 . 이 제품 은 최대 6000 psi 압력 측정 범위 와 정확도 는 +- 0 . 03 % FS 입니다 .   << WIKA 그룹 사 의 Mensor CPG 2400 모델 >> Applications 적용 분야 Desk top monitoring of barometric pressure changesProduction and test environmentsPressure test benchesKey FeaturesRanges to 6000 psi 측정 범위 0 . 03 % FS accuracy 정확도 Absolute , gauge , bidirectional or vacuumRS - 232 or RS - 485 communications 17 selectable pressure units and 1 user defined uniDescriptionGeneral 개요 Mensor ’ s CPG 2400 Digital Pressure Gauge is a low cost , single range pressure measuring instrument . With an accuracy of 0 . 03 % FS and a small package design , this unit is perfect as a desktop pressure monitor or a   Digital Barometer . The unique design of the CPG 2400 provides peak and null features , selectable from the main menu screen . Pressure units are selectable from a choice of 17 different units and one user defined unit . The small package , combined with lower uncertainty levels , make this a perfect choice where high levels of uncertainty are not required and cost is a concern . Applications 적용 The CPG 2400 is ideal for use as a desktop pressure monitor , barometer , or in production and test environments as a replacement for test gauges . The CPG 2400 is temperature compensated from 15 to 45 degrees Celsius and can be used in this range without degradation of accuracy . Pressure ranges are available in either absolute , gauge or bidirectional modes from as low as 10 in . H 2 O to as high as 6 , 000 psi . The price and accuracy of the CPG 2400 makes it an ideal replacement for a mercury manometer in environments where mercury may be a hazard . It is used in the health care industry , weather monitoring ( as a barometer ) , and as a process or laboratory pressure indicator . Functional Flexibility 기능 들 The CPG 2400 has a clear LCD display with an intuitive menu structure for easy navigation within the setup screens . A membrane key pad provides the user the capability to navigate within these menus to set display features such as peak , null , pressure units . It also allows access to a password protected calibration section for recalibration of the internal sensor . The CPG 2400 can be operated from a remote computer via a RS - 232 or RS - 485 serial port connection . The serial port can be used to configure , read or calibrate the sensor . This is useful when remote indication of the pressure is required . RS - 232 is used for communication over short distances and the RS - 485 for longer distances and multidrop applications . 이외 에 도   정밀 기압 측정 센서 ,   온도 습도 노점 압력 유속 유량 산소 먼지 오 일 / 유분 기상 경사 토크 분야   센서 및 정밀 측정기 , 검교 정기 기온 습도 노점 압력 코 라스 인정 설비 ,   데이터 로 거 ,   태양광 측정기 , 솔라 판넬 설치 측정기 ,   표준 저항 , 정밀 저항 측정기 , 디 케이드 박스 ,   전기 안전 규격 시험기 등 전문 공급 업체 세인 교정 기기 ( 주 ) 02 ) 419 - 6111 홈피 연결 은   본 블로그 왼쪽 상단 " 홈페이지 바로 가 기 " 클 기 해 보 세요