도 9 를 참조 하 면 , 전극 의 혈당 에 따른 직선 성 을 테스트 한 결과 가 도시 된다 . 5 개 의 농도 가 서로 다른 혈액 을 사용 하 여 측정 하 고 측정값 은 각 시료 마다 10 번 을 테스트 하 여 평균값 을 구하 여 도시 한 것 이 다 . 가로축 은 대표 적 인 혈당 측정 장비 인 YSI 장비 ( YSI 2300 STAT PLUS ) 를 사용 하 여 시료 의 혈당값 을 나타낸 것 이 고 , 세로축 은 전극 에서 각 시료 의 혈당값 을 측정 하 였을 때 발생 되 는 전류 값 의 평균값 을 도시 한 것 이 다 . 도 9 에 도시 된 바 와 같이 본 발명 에 따른 바이오센서 가 종래 의 바이오센서 에 비하 여 시그널 의 크기 도 3 배 정도 크 고 , 직선 성 도 0 . 9958 로서 이상 적 인 1 값 에 가까워 서 더 좋 다는 것 을 알 수 있 다 . 이 에 따라 샘플 부피 를 종래 바이오센서 에 비해 1 / 3 ~ 1 / 2 로 줄여도 측정 이 가능 하 여 , 측정 에 필요 한 시료 를 최소 화 할 수 있 다 .