참고 로 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 가 스마트폰 으로 구현 되 는 경우 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 는 건강 정보 어플리케이션 을 실행 할 수 있 다 . 건강 정보 어플리케이션 이 실행 된 후 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 는 생체 물질 측정 모듈 ( 120 ) 의 플러그 가 소켓 에 결합 되 었 는지 여부 를 판단 할 수 있 다 . 생체 물질 측정 모듈 ( 120 ) 및 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 간 에 접속 이 수립 된 경우 , 생체 물질 측정 모듈 ( 120 ) 은 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 의 전원 으로부터 전력 을 공급 받 을 수 있 고 , 생체 물질 측정 모듈 ( 120 ) 은 내부 테스트 를 실행 할 수 있 다 . 내부 테스트 에 이상 이 없 는 경우 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 는 스트립 삽입 을 요청 하 는 화면 이 디스플레이 부 를 통해 표시 할 수 있 다 . 사용자 에 의해 생체 물질 측정 모듈 ( 120 ) 의 스트립 삽입구 ( 122 ) 에 테스트 스트립 이 삽입 되 는 경우 에 응답 하 여 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 는 스트립 변질 유무 점검 화면 을 표시 하 고 테스트 스트립 의 변질 유무 를 점검 할 수 있 다 . 테스트 스트립 이 정상 으로 판단 된 경우 , 건강 정보 공유 장치 ( 110 ) 는 디스플레이 부 를 통해 혈액 투입 화면 을 표시 할 수 있 다 .