광원 ( 410 ) 은 안구 의 혼탁도 를 감지 하 기 위한 광 을 광학계 ( 420 ) 로 조사 한다 . 광원 ( 410 ) 은 광 을 광학계 ( 420 ) 로 조사 하 며 , 조사 된 광 은 광학계 ( 420 ) 를 거쳐 안구 로 입사 된다 . 광원 ( 410 ) 이 조사 하 는 광 은 전 안부 의 홍 체 근육 이 반응 하 지 않 는 비 가 시광 파장 대역 , 즉 , 일 예 로 근적외선 파장 대역 을 가질 수 있 다 . 광원 ( 410 ) 으로부터 조사 되 는 광 은 광학계 ( 420 ) 를 거쳐 안구 로 입사 되 어야 할 뿐 만 아니 라 , 안구 로 입사 된 후 안구 내부 를 거쳐 망막 면 에서 재귀 반사 되 고 , 이 중 홍 체의 개구 영역 , 즉 , 동공 으로 진행 하 는 광 들 은 다시 안구 외부 로 출사 되 어야 만 한다 . 안구 로 입사 된 후 안구 로부터 다시 반사 되 어 나오 는 광이 존재 하 여야만 , 광원 ( 410 ) 으로부터 조사 된 광과 안구 로부터 반사 되 어 나온 광이 간섭 을 일으키 고 , 안구 혼탁 도 감쇄 장치 ( 400 ) 가 이 에 대한 정보 를 검출 하 여 안구 의 혼탁도 를 정량 화 할 수 있 다 . 이 에 따라 , 광원 ( 410 ) 은 안구 로 입사 된 광이 흡수 되 지 않 고 다시 반사 되 어 나오 는 파장 대역 인 근적외선 파장 대역 의 광 을 조사 할 수 있 다 . 안구 로 입사 된 광 은 안구 내 각막 ( 210 ) , 수정체 ( 220 , 310 ) 및 유리체 를 거치 며 망막 으로 도달 하 고 , 망막 으로부터 반사 되 어 다시 전술 한 구성 을 거쳐 안구 로부터 반사 되 어 나간다 . 이 처럼 , 안구 로 입사 된 광 은 안구 내 각 구성 과 매질 들 을 거치 며 안구 내부 의 혼탁도 에 따른 간섭 패턴 을 발생 시킬 수 있 다 . 광원 ( 410 ) 으로부터 조사 된 광 은 광학계 ( 420 ) 를 거쳐 안구 로 입사 되 기 때문 에 , 광원 ( 410 ) 이 출력 하 는 광 의 세기 는 안구 로 입사 되 어도 망막 의 손상 을 유발 하 지 않 는 정도 의 세기 인 약 800 μ J 내외 일 수 있 다 .