WVTR ( 수증기 투과율 ) 값 은 모든 목적 으로 그 전체 로서 본원 에 참 고 문헌 으로 도입 된 문헌 [ INDA ( Association of the Nonwoven Fabrics Industry ) , number IST - 70 . 4 - 99 , " entitled "" STANDARD TEST METHOD FOR WATER VAPOR TRANSMISSION RATE THROUGH NONWOVEN AND PLASTIC FILM USING A GUARD FILM AND VAPOR PRESSURE SENSOR ""] 에 표준 화 된 시험 절차 를 사용 하 여 결정 하 였 다 . INDA 시험 절차 를 아래 에 요약 한다 . 건조 챔버 를 영구 적 가드 필름 및 시험 될 샘플 물질 에 의해 공지 의 온도 및 습도 의 습윤 챔버 로부터 분리 한다 . 가드 필름 의 용도 는 한정 된 공기 갭 을 규정 하 고 ", 공기 갭 이 특성 화 되 는 동안 공기 갭 내 의 공기 를 가라앉히 거나 정치 시키 기 위한 것 이 다 . 건조 챔버 , 가드 필름 및 습윤 챔버 는 시험 필름 이 밀봉 되 는 확산 셀 을 구성 한다 . 샘플 홀더 는 모 콘 / 모뎀 컨트롤 즈 , 인 크 . ( Mocon / Modem Controls , Inc . , 미네소타주 미 네 아 폴리스 ) 에서 제조 된 퍼 마트 란 - 더블유 모델 ( Permatran - W Model ) 100 K 로 알려져 있 다 . 제 1 시험 은 가드 필름 , 및 100 % 상대 습도 를 생성 하 는 증발기 조립 체 사이 의 공기 갭 의 WVTR 로 이루어진다 . 수증기 는 공기 갭 및 가드 필름 을 통해 확산 한 후 , 수증기 농도 에 비례 하 는 건 조 기체 흐름 과 혼합 된다 . 전기 신호 는 처리 를 위해 컴퓨터 에 전달 된다 . 컴퓨터 는 공기 갭 및 가드 필름 의 투과율 을 계산 하 고 추가 사용 을 위해 값 을 저장 한다 .