도 65 의 우측 으로 이동 하 면 , 다이어그램 의 상단 에 는 반응 가스 를 시스템 내 로 수용 하 기 위한 입구 ( 814 ) 가 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 이것 은 22 mm 의료 용 공기 연결부 이 다 . 유입 되 는 반응 가스 는 미립자 를 제거 하 기 위해 필터 ( 816 ) 를 통해 흐른 다음 2 개 의 병렬 NO 생성 경로 로 분기 된다 . 각 경로 는 펌프 ( 818 a , 818 b ) , 저장조 ( 820 a , 820 b ) , 저장조 압력 센서 ( 822 a , 822 b ) , 비례 유량 밸브 ( 824 a , 824 b ) , 고정 오리피스 , 플라 즈 마 챔버 압력 센서 ( 826 a , 826 b ) 및 플 라즈 마 챔버 ( 828 a ) 로 구성 된다 . 플 라즈 마 챔버 ( 828 a , 828 b ) 이후 에 , 각각 의 유동 경로 는 가스 를 가스 센서 매니폴드 ( 812 ) 또는 환자 흡기 공기 쪽 으로 지향 시킬 수 있 는 유동 디렉터 ( 830 a , 830 b ) 를 갖 는다 . 가스 센서 매니폴드 ( 812 ) 로 의 이 들 측면 경로 는 시스템 이 플 라즈 마 챔버 내 에서 생성 된 가스 를 평가 및 / 또는 가스 를 환자 로부터 멀 어 지 게 하 는 것 을 가능 하 게 한다 . 가스 분석 측면 경로 후 , 가스 경로 중 하나 는 흐름 디렉터 ( 832 ) 를 이용 하 여 생 성 가스 가 벤 틸 레이터 회로 ( 도면 의 B ) 또는 수동 백 배출구 ( 도면 의 C ) 로 흐를 지 여부 를 선택 한다 . 이어서 , 가스 는 일회용 카트리지 ( 833 ) 에서 3 개 의 평행 세 정기 통로 를 통해 흐른다 . 세 정기 통로 는 필터 , 세 정기 재료 , 제 2 필터 및 일 방향 밸브 로 구성 된다 . 단 방향 밸브 는 시스템 외부 의 압력 및 재료 가 카트리지 및 제어기 에 들어가 지 않 도록 한다 .