따라서 전술 한 간격 유지 부재 ( 20 ) 가 더 구비 됨 으로써 차폐 수단 ( 10 ) 으로 인해 발생 되 는 산란 선 이 촬영 영상 이 영향 을 미치 지 않 도록 하 기 위해 산란 선 이 신체 에 다다르 기 전 에 공기 중 으로 흡수 될 수 있 게 하 므로서 촬영 영상 에서 발생 할 수 있 는 스트릭 아티 팩 트 ( Streak Artifact ) 현상 이 방지 될 수 있 다 . 이 와 같 은 간격 유지 부재 ( 20 ) 로 는 제 2 차 산란 선 이 발생 할 수 있 기 때문 이 며 공기 와 밀도 가 유사 한 다공성 스펀지 가 사용 되 는 것 이 바람직 하 다 . 또한 , 간격 유지 부재 의 경우 그 두께 는 10 내지 40 mm 로 형성 되 어야 한다 . 후술 하 는 실험 에서 도 확인 할 수 있 듯이 10 mm 미만 인 경우 차폐 수단 ( 10 ) 으로 인해 발생 된 산란 선 으로 인해 촬영 영상 에서 스트릭 아티 팩 트 ( Streak Artifact ) 현상 이 발생 할 수 있 으며 , 40 mm 를 초과 하 는 경우 에 는 간격 유지 부재 가 너무 두꺼워 그 탄성 으로 인해 환자 에 밀착 고정 이 되 지 않 는 문제 가 있 기 때문 이 다 .