사용 시 에 , 하우징 ( 12 ) 의 상류 측 단부 ( 14 ) 는 투여 셋 트 를 통해 주입 될 액체 의 저장기 의 출구 에 연결 된다 . 적절 한 장전 후 에 , 액체 는 유량 조절기 ( 21 ) 의 개구 플레이트 ( 22 ) 를 통과 하 여 밸브 ( 30 ) 의 동작 부재 ( 36 ) 를 개방 시키 므로 , 액체 가 원 하 는 유속 으로 공급 관 ( 26 ) 속 에 들어가 고 , 그리고 바늘 조립 체 를 거쳐서 환자 의 신체 속 으로 들어간다 .