이어서 초음파 치료 장치 ( 1 ) 의 작용 에 대하 여 설명 한다 . 도 1 B 및 도 2 를 참조 하 면 , 초음파 치료 장치 ( 1 ) 가 구강 내부 ( M ) 에 장착 되 고 감합부 ( 2 ) 는 치아 ( T ) 및 잇몸 ( G ) 에 감합 하 여 고정 되 어 있 다 . 이 때문 에 함 체 ( 3 ) 에 수용 된 진동자 ( 4 ) 는 개구부 ( 3 a ) 에 배설 된 타액 도입 부재 ( 6 ) 를 통하 여 처치 부 ( G 1 ) 의 외주 측 ( G 4 ) 에 당 접한 다 . 또 , 타액 도입 부재 ( 6 ) 는 처치 부 ( G 1 ) 와 감합부 ( 2 ) 및 진동자 ( 4 ) 와 의 사이 에 밀착 하 여 개장 된 상태 가 된다 . 그리고 일 단 ( 6 a ) 은 잇몸 ( G ) 의 외주 측 ( G 4 ) 에서 , 또 타 단 ( 6 b ) 은 내주 측 ( G 5 ) 에서 각각 잇몸 ( G ) 상 으로 배설 되 고 퇴적 한 타액 ( S ) 이 침윤 ( 浸潤 ) 된 상태 가 된다 . 타액 도입 부재 ( 6 ) 는 선 형상 으로 형성 되 어 있 으므로 타액 ( S ) 은 타액 도입 부재 ( 6 ) 로 모세관 현상 에 의하 여 흡인 되 고 진동자 ( 4 ) 와 처치 부 ( G 1 ) 의 사이 에 형성 된 틈새 로 충전 된다 . 이 때문 에 진동자 ( 4 ) 의 초음파 진동 ( W ) 은 진동자 ( 4 ) 로부터 직접 처치 부 ( G 1 ) 로 혹은 틈새 에 충전 된 타액 ( S ) 을 통하 여 처치 부 ( G 1 ) 로 확실 하 게 그리고 효율 적 으로 전파 된다 .