예 를 들 면 , 분동 로딩 / 언로 딩 스테이션 을 이용 하 여 2 단계 에서 의 분동 ( 5 kg 의 분동 ) 과 감도 분동 ( 200 g ) 을 밸런스 에 로딩 하 고 분동 과 감도 분동 의 질량 ( S + Δ ) 을 측정 하 고 ( S 120 ) , 계속 해서 강우량 계 로딩 / 언로 딩 스테이션 과 분동 로딩 / 언로 딩 스테이션 을 각각 이용 하 여 피 교정 강우량 계 와 감도 분동 ( 200 g ) 을 밸런스 에 로딩 하 고 피 교정 강우량 계 와 감도 분동 의 질량 ( T + Δ ) 을 측정 한다 ( S 130 ) .