열 변형 온도 는 최대 250 ° C 까지 액체 열전달 매체 로서 실리콘 오일 이 사용 되 어 자동 화 장치 에서 측정 되 며 고온 용 흑연 분말 은 열전달 매체 및 온도 측정 을 위한 온도계 대신 ASTM E 2846 - 14 에 따라 교정 된 열전대 로 사용 된다 . ASTM D 648 - 07 방법 A 에 따라 3 mm 폭 의 시편 3 개 를 사용 하 며 하중 은 0 . 46 MPa [ 0 . 66 psi ] 또는 1 . 82 MPa [ 264 psi ] 이 며 , 각 측정 된 하중 을 표시 한다 . 분석 시험 시편 과 수조 는 30 ° C 에서 평형 상태 를 유지 하 기 전 가열 속도 는 2 ° C / min 이 다 . 시험 시편 은 다음 에 개시 된 A ~ C 의 성형 방법 에 따라 구한다 . 둘 이상 의 성형 방법 ( A ~ C ) 으로 시편 을 구할 수 있 을 때 , 각 방법 으로 구한 시편 을 시험 하 고 가장 높 은 값 은 열 변형 온도 의 선택 값 이 다 .