전 자식 NO 발생 탱크 교체 장치 를 사용 하 여 NO 발생 이 달성 될 수 도 있 다 . 이 탱크 교체 장치 는 벤 틸 레이터 , CPAP 기계 , 마취 장치 및 환자 모니터 를 포함 하 지만 이 에 국한 되 지 않 는 NO 를 사용 할 수 있 는 모든 장치 와 함께 사용 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 탱크 교체 장치 는 의료 가스 스트림 에 첨가 또는 혼합 되 거나 희석 되 지 않 은 형태 로 환자 에게 직접 전달 되 도록 NO 를 생성 할 수 있 는 독립 형 장치 의 형태 일 수 있 다 ( 예 를 들 어 , cath lab 에서 테스트 하 는 경우 ) . 일부 실시 예 에서 , 탱크 교체 장치 는 일정 한 유량 으로 일정 한 양 의 NO 를 생성 할 수 있 다 . 탱크 교체 장치 에 는 다양 한 기능 이 포함 될 수 있 지만 , 일부 실시 예 에서 장치 는 공기 흐름 ( 펌프 속도 , 공기 압력 , 흐름 제어기 오리피스 직경 , 유량 밸브 듀티 사이클 ) 및 / 또는 플 라즈 마 활동 을 자동 으로 조정 하 도록 구성 할 수 있 어 ( 펄스 폭 , 펄스 주파수 , 전류 주파수 , 전류 레벨 , 플라 즈 마 에너지 , 1 차 스위칭 전압 및 / 또는 전력 을 포함 하 지만 이 에 제한 되 지 않 음 ) 장치 의 출력 내 에서 목표 NO 농도 를 유지 한다 . NO 선량 제어 는 소프트웨어 제어 , 전기 하드웨어 제 어 또는 기계 제어 를 포함 한 다양 한 메커니즘 을 사용 하 여 달성 할 수 있 다 .