" 방광 내 이식 에 의해 치료 된 토끼 들 에 는 "" 3 일 "" 장치 또는 "" 6 일 "" 장치 가 이식 되 었 다 . 두 장치 모두 는 그 형태 가 도 1 에 도시 된 장치 에 상당 하 였으며 ", 각 장치 는 실리콘 의약 저장기 구성 요소 와 결합 된 프레첼 형상 의 유지 프레임 을 구비 하 였 다 . 3 일 장치 의 의약 저장기 구성 요소 는 두께 가 대략 0 . 0065 인치 이 고 , 내경 이 대략 0 . 012 인치 이 고 , 외경 이 대략 0 . 025 인치 이 고 , 리도카인 의 의약 적재량 이 대략 2 mg 이 었 으며 , 6 일 장치 의 의약 저장기 구성 요소 는 두께 가 대략 0 . 0085 인치 , 내경 이 대략 0 . 020 인치 , 외경 이 대략 0 . 037 인치 , " 리도카인 의 의약 적재량 이 대략 2 mg 이 었 다 . "" 3 일 장치 "" 와 "" 6 일 장치 "" 라는 용어 는 이식 기간 이 아니 라 장치 의 구성 을 지칭 하 는 것 이 다 . 각 토끼 에 대하 여 ", 장치 는 도 16 의 참조 에 의해 전술 한 시술 에 의하 여 개량 형 10 Fr . 도뇨 관 을 통해 삽입 되 었 다 . 카 테터 는 장치 이식 후 에 인출 되 었 다 . 혈액 샘플 은 장치 이식 전후 에 다수 의 시점 에서 수집 되 었 다 . 또한 , 1 마리 토끼 에 대해서 는 이식 직후 , 이식 후 2 일 및 이 식 후 9 일 에 좌측 으로 가로 누운 자세 와 뒤 로 누운 자세 로 X - 선 화상 이 촬상 되 었 다 . 여러 시점 에 촬상된 다수 의 X - 선 화상 에 의하 면 , 장치 는 방광 내 에서 일정 위치 에 고정 되 지 않 고 자유로이 이동 하 는 것 으로 나타났 다 . 장치 는 체내 연구 과정 중 에 토끼 의 건강 에 어떠 한 문제 도 일으키 지 않 고 수용 된다 . 이 식 후 1 일 , 2 일 , 3 일 및 4 일 을 비롯 한 여러 시점 에서 토끼 로부터 방광 이 수집 되 었 다 . 방광 이 제거 될 때 에 소변 샘플 도 수집 되 었 다 .