그러면 , 침 바디 의 바늘 이 침 바디 보호 캡 내측 에 위치 되 고 , 이때 , 트리거 를 눌러 장전 바디 가 트리거 에서 이탈 되 도록 하 면 , 발사 스프링 의 복원력 에 의해 장전 바디 가 전방 으로 이동 되 면서 침 바디 를 침 바디 보호 캡 방향 으로 누름 가압 하 고 , 이 에 따라 , 침 바디 의 바늘 이 침 바디 보호 캡 의 소 직경 홀 을 통과 하 여 침 바디 보호 캡 외부 로 노출 된 상태 에서 피부 를 뚫 고 들어가 는 것 이 다 .