도 1 에 도시 된 바 와 같이 , 수액 배출구 가 수액 주머니 ( 10 ) 의 상측 에 위치 한 경우 , 중력 으로 인해서 수액 은 아래 로 내려오 게 되 는데 , 이 경우 수액 을 일정 한 압력 으로 밀 어 올려야 한다 . 수액 을 위 로 밀 어 올리 려면 수액 주머니 ( 10 ) 의 아래쪽 에 팽창 형 에어백 ( 100 ) 을 장착 하 고 여기 에 공기 펌프 ( 40 ) 로 바람 을 넣 어 수액 을 밀 어 올리 는 방법 이 있 다 . 이 경우 수액 은 상측 으로 압력 을 받 게 되 며 , 수액 배출구 가 위쪽 으로 향하 고 있 으므로 , 환자 가 수액 을 소지 하 고 움직이 고자 할 때 , 수액 을 몸 의 일부 에 핸드백 , 배낭 , 파우 치 등 과 같이 어깨 , 등 , 혹은 허리춤 등 에 착용 하 고 수액 주사 를 맞 으면서 이동 하 기 에 편리 하 다 . 그러나 수액 관 ( 20 ) 과 도 징 모듈 ( 30 ) 이 수액 주머니 ( 10 ) 와 수액 배출구 ( 70 ) 에 비해서 위 에 위치 하 기 때문 에 수액 을 자연 스럽 게 주입 하 는 데 문제 가 발생 한다 . 물론 수액 주머니 ( 10 ) 에 구비 된 수액 주머니 걸이 ( 60 ) 를 상측 으로 해서 수액 주머니 를 거꾸로 착용 하 면 중력 으로 인해서 수액 배출구 로 압력 이 발생 하 여 수액 의 주입 이 자연 스럽 게 이루어진다 . 그러나 이 경우 에 수액 관 ( 20 ) 이 몸 에 엉키 는 문제 가 발생 하 여 불편 하 다 .