이 초기 절차 이후 에 애 뉼러스의 중심 을 향한 건삭 의 실제 수축 은 의료 장치 의 형상 에 의해 이미 달성 되 어 있 을 것 이 다 . 선택 가능 하 기 로 또는 추가 적 으로 , 삭 의 수축 은 장치 내 에 설치 된 전기 활성 시스템 에 의해 제공 될 수 있 다 . 이 장치 의 본질 적 인 부분 은 전기 에너지 에 의해 활성 화 될 수 있 다 . 이 장치 의 전체 길이 는 이 방식 으로 짧아질 수 있 고 , 그 원주 가 작아져서 애 뉼러스의 축소 를 야기 한다 . 이 장치 는 그 내부 에서 짧아지 는 한편 그 외부 에서 길 어 지 도록 배치 되 거나 이 들 중 한 가지 배치 일 수 있 다 . 효과 는 장치 가 짧 아 지 는 방향 으로 만곡 , 굴곡 을 갖 는다는 것 이 다 .