본원 에 사용 되 는 바 와 같이 , X 및 Y 는 CPB 전파 축 에 직교 하 는 X 축 및 Y 축 을 따라 생성 되 는 빔 편향 을 나타내 기 위해 사용 된다 . 이러 한 축 들 은 상호 수직 일 필요 가 없 으며 , 2 차원 교정 을 위해 , 서로 평행 하 지 않 은 임의 의 2 개 의 축들 및 빔 전파 축 이 이용 될 수 있 다 . 대부분 의 예 들 에서 , 2 차원 CPB 편향 이 관심 대상 이 지만 , 편향 및 CPB 교정 은 단일 축 을 따라 수행 될 수 있 다 . 이하 의 예 들 에서 , X 및 Y 오프셋 들 및 빔 편향 구동 들 의 측정 을 위해 단일 기준점 이 사용 되 지만 , 상이 한 기준점 들 이 사용 될 수 있 다 . 원형 애퍼처 가 편리 하 지만 , 타원 , 다각형 , 타원 형 , 슬롯 등 과 같 은 다른 형상 의 애퍼처 가 사용 될 수 도 있 다 . 이러 한 기준 애퍼처 는 CPB 시스템 이 사용 되 는 , CPB 를 위한 애퍼처 를 포함 한 플레이트 내 에 정의 될 수 있 지만 , 일부 예 들 에서 , 애퍼처 플레이트 는 주 CPB 축 으로부터 오프셋 된다 . CPB 빔 검출 은 패러데이 컵 과 관련 하 여 설명 되 지만 , 마이크 로 채널 플레이트 와 같 은 다른 검출기 들 이 사용 될 수 도 있 다 . 실제 시스템 에서 구현 하 는 것 이 일반 적 으로 더 어렵 지만 , 기준 애퍼처 대신 에 기준 빔 블록 또는 차단물 이 사용 될 수 있 다 . 해당 예 들 에서 , CPB 는 기준점 에 대해 스캐닝 되 지만 , 기준점 은 고정 된 빔 편향 을 이용 하 여 스캔 될 수 있 다 .