각 저장기 에 도입 된 모든 용액 들 은 약 0 . 45 ㎛ 의 멤 브레인 필터 에 의해 필터링 되 고 , 모든 미세 채널 들 은 탈 이온 화 되 고 정화 된 물 로 플러싱 된다 . 그 후 모든 저장기 및 채널 이 완충액 으로 채워 지 고 난 후 샘플 저장기 ( 110 ) 에 테스 팅 시료 가 채워진다 . 일단 초기 의 시료 가 로딩 된 후 에 는 샘플 저장기 ( 110 ) 와 폐 샘플 저장 기 ( 120 ) 사이 에 전기장 을 가하 여 시료 가 샘플 저장기 ( 110 ) 에 연결 된 미세 유로 에 주입 되 면 , 교차로 를 통과 하 여 분리 채널 ( 150 ) 내 로 흐르 게 된다 . 이 때 검출 저장기 ( 140 ) 을 접지 시킴 과 동시 에 완충액 저장기 ( 130 ) 에 분리 전압 을 가하 고 나머지 저장기 들 을 플로팅 시킨다 . 이 경우 에 시료 는 분리 채널 ( 150 ) 을 따라 이동 을 하 게 되 는데 , 이때 검 출부 ( 200 ) 에서 분리 채널 상 의 시료 에 대한 전기 적 특성 을 측정 하 게 된다 .