개발 품인 단열 소재 의 열 물 성 의 특징 과 원료 간 의 화학 적 인 반응 에 관한 기본 적 인 정보 를 습득 하 기 위해 다음 과 같이 단열 벽재 소재 의 기초 열 적 거동 을 측정 하 였 다 . 단 열 소재 를 PA 2101 applicator 를 이용 하 여 균일 하 게 코팅 한 후 23 oC , 상대 습도 50 % 의 오븐 에서 4 일 이상 건조 하 여 더 이상 의 무게 변화 가 없 음 을 확인 한 후 열 물성 측정 을 시행 하 였 다 . 단 열 소재 의 기본 적 인 열 적 거동 을 분석 하 기 위해 DSC ( Differential Scanning Calorimetry ) 를 대기 분위기 에서 사용 하 여 소재 의 온도 별 화학 반응 여부 와 고온 에 의한 열 물성 변화 를 측정 하 였 다 . DSC 10 oC / min 의 동일 한 조건 으로 실험 을 시행 하 였 다 . DSC ( Differential Scanning Calorimetry ) 는 시료 와 불활성 기준 물질 에 동일 한 온도 프로그램 을 가해서 시료 로부터 발생 되 는 열 유속 차이 를 측정 한다 . 하나 의 가열로 에서 시료 와 기준 물질 이 이상 적 으로 동일 한 pan 에 각각 놓여 열 손실 과 pan 의 영향 이 효과 적 으로 보상 된다 . 열 유속 은 전도 된 전력 에 상당 하 며 와트 ( W , Watt ) 나 밀리와트 ( mW ) 단위 로 측정 된다 . 열 유속 이나 전도 전력 을 시간 으로 미분 하 면 에너지 양 으로 환산 되 며 mW ? s 나 mJ 로 표시 된다 . 전도 된 에너지 는 시료 의 엔탈피 변화 에 해당 하 며 , 시료 가 에너지 를 흡수 하 면 엔탈피 변화 는 흡열 과정 이 며 에너지 를 방출 하 면 이 과정 을 발열 과정 이 라 한다 . 시차 주사 열량계 는 엔탈피 변화 와 전이 에 의해 발생 되 는 열 적 거동 에 대해 다양 한 정보 를 제공 한다 . 본 개발 과제 에서 는 DSC ( Differential Scanning Calorimetry ) 측정 장비 를 이용 하 여 단 열 소재 의 열분석 시험 을 진행 하 고 시험 결과 는 도 1 에 나타낸 바 와 같 다 .