이때 , LC - ESI - MS / MS 로 분석 되 어 정성 되 어 진 결과 를 비 동위 원소 ( label - free ) 정량 분석법 으로 정량 분석 하 기 위해서 는 검출 용 시료 에 포함 된 각종 성분 의 정확 한 분자량 과 액체 크로마토그래피 를 통해 각종 성분 들 이 분리 되 어 나오 는 시간 의 재현 성 이 중요 하 며 , 이 를 산출 하 기 위해 , 질량분석기 에 잠김 분무 ( lock spray ) 방식 을 장착 하 여 액체 크로마토그래피 에서 분리 되 어 질량분석기 로 들어가 는 전자 분무 된 이온 들 을 주기 적 으로 막 고 분자량 을 정확 하 게 알 고 있 는 표준 물질 이 분무 되 도록 하 여 분석 이 끝난 후 , 각종 성분 의 분자량 값 을 보다 정확 하 게 보정 하 여 각종 성분 에 대한 신뢰도 를 높여 주 어 재현 성 있 는 결과 를 얻 도록 구성 할 수 있 다 .