내시경 은 필요 에 따라 도 2 에 도시 된 바 와 같이 160 ° 이상 의 각도 로 굽혀 질 수 있 다 . 이렇게 하 여 , 내시경 ( 10 ) 과 냉동 프로브 ( 11 ) 는 환자 의 좁 고 고도 로 분지 된 혈관 에 삽입 될 수 있 다 . 이 에 의해 , 냉동 프로브 ( 11 ) 는 섹션 ( 25 ) 이 내시경 의 굽 힘 위치 의 영역 에 위치 되 도록 치수 화 된다 . 헤드 ( 20 ) 가 샤프트 ( 15 ) 의 원위 단부 ( 14 ) 의 개구 에 여전히 위치 되 면 , 뿐 만 아니 라 헤드 ( 20 ) 가 도 1 및 도 2 에 도시 된 바 와 같이 샤프트 ( 15 ) 로부터 밖 으로 시프트 되 면 , 섹션 ( 25 ) 의 길이 는 바람직 하 게 굽 힙 이 가능 할 정도 로 길 다 . 바람직 하 게 , 섹션 ( 25 ) 의 길이 는 수 센티미터 보다 큰 , 바람직 하 게 10 cm 보다 큰 양 을 가진다 . 섹션 ( 25 ) 이 대응 하 는 가요 성 방식 으로 구성 되 기 때문 에 , 내시경 ( 10 ) 의 굽 힘 은 모세관 ( 22 a ) 의 강성 에 의해 단지 약간 만 방해 된다 . 호스 ( 18 ) 는 또한 내시경 의 굽 힘 을 단지 약간 만 방해 하 는 가요 성 재료 , 바람직 하 게 플라스틱 , 바람직 하 게 PEEK 또는 PA 로 만들 어 진다 . 인 장력 방지 당김 와이어 ( 27 ) 는 작 은 직경 으로 인해 굽힘 에 대한 현저 한 저항 에 또한 대항 하 지 않 는다 . 당김 요소 ( 26 ) , 특히 당김 와이어 ( 27 ) 의 직경 은 모세관 ( 22 a ) 의 직경 보다 작 다 .