도 4 를 참조 하 면 , 멀티 레벨 의 음향 피드백 의 예시 적 인 실시 예 가 그래프 식 으로 나타난다 . 특히 , 음향 피드백 의 유용 한 범위 가 유리체 망막 수술 을 위해 특별히 개발 되 었 다 . 특히 , " 3 개 의 힘 레벨 구역 들 에서 음향 "" 비프 음 ( beeps ) 들 "" 의 재생 템포 를 조절 하 는 청각 피드백 은 통상 적 인 유리체 망막 시술 들 과 관련 된 힘 시술 범위 들 을 나타내 도록 선택 되 었 다 . 음향 피드백 은 인가 된 힘 이 미리 정해진 범위 내 에 속하 는지 를 기초 로 선택 될 수 있 다 . 바람직 한 실시 예 에 따르 면 ", 음향 은 1 mN 또는 그 초과 의 힘 이 측정 될 때 까지 무음 일 수 있 다 . 일정 한 느린 비프 음 은 1 mN 내지 약 3 . 5 mN 까지 의 범위 로부터 선택 되 었 고 , " 이 는 "" 안전 "" 시술 구역 을 나타낸다 . "" 주의 "" 구역 은 3 . 5 내지 7 . 5 mN 으로서 나타내 었 고 비례 적 으로 증가 하 는 템포 를 가졌 고 l 7 . 5 mN 초과 의 임의 의 힘 에 대하 여 일정 한 높 은 템 보 의 비프 음 을 발생 하 는 "" 위험 구역 "" 이 뒤따른다 . 게다가 ", 높 은 템포 의 비프 음 은 바람직 하 게 는 과도 한 힘 들 이 가해 지 고 있 다는 것 을 외과의 에게 더 나타내 기 위해 인가 된 힘 에 비례 적 으로 증가 한다 .