가스 분석 패널 은 설정 된 경보 한계 뿐 만 아니 라 NO , NO 2 및 O 2 에 대한 전류 측정 값 을 제시 할 수 있 다 . 가스 패널 을 누르 면 각 가스 에 대한 경보 범위 설정 메뉴 가 팝업 되 어 사용 자 가 경보 범위 를 원하 는 값 으로 빠르 게 변경 할 수 있 다 . 빠른 설정 을 통해 사용 자 는 각 가스 측정 의 경보 상태 를 활성 , 비활성 또는 오디오 가 무한정 일시 정지 되 도록 변경 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 디스플레이 된 NO 레벨 은 가스 분석 센서 에 의해 측정 된 NO 레벨 과 가스 샘플링 포인트 로부터 센 서로 의 운송 에서 손실 된 NO 의 양 을 더한 것 과 동일 하 다 . NO 손 실량 , NO 농도 , O 2 농도 및 통과 시간 의 함수 로 계산 된다 . 운송 시간 은 샘플 라인 내부 체적 ( 길 이 , ID 등 ) 및 샘플 펌프 유량 의 함수 이 다 . 일부 실시 예 들 에서 , 디스플레이 된 NO 2 레벨 은 측정 된 NO 2 레벨 에서 가스 샘플링 포인트 로부터 센 서로 의 이동 에서 손실 된 NO 의 양 을 뺀 값 과 동일 하 다 . 제어판 은 정적 이 며 사용 자 인터페이스 의 모든 페이지 에 있 으며 메뉴 , 환자 정보 , 화면 잠금 및 알람 소리 를 포함 할 수 있 다 . 메뉴 를 통해 사용 자 는 메뉴 홈 페이지 로 돌아가 서 더 깊 은 메뉴 를 보 고 사례 데이터 를 검토 할 수 있 다 . 잠금 버튼 은 실수 로 건드리 지 않 도록 화면 을 잠 그거 나 잠금 해제 한다 . 화면 이 잠겨 있 으면 화면 의 아무 곳 이나 누르 면 잠금 해제 애니메이션 이 활성 화 되 어 화면 잠금 을 해제 해야 한다는 것 을 사용 자 에게 알린다 . 하위 메뉴 중 하나 에 있 는 홈 버튼 을 사용 하 면 모든 화면 에서 기본 임상 홈 화면 으로 돌아갈 수 있 다 . 예 시 적 인 사용 자 인터페이스 화면 이 도 58 에 도시 되 어 있 다 .