바람직 한 실시 양태 에서 , 가습 챔버 및 고온 에서 물 을 포함 하 는 제 2 챔버 는 서로 에 동심 으로 배치 될 수 있 고 , 제 2 챔버 는 관형 가습 챔버 를 둘러싼다 ( 도 3 ) . 가습기 는 선형 의 회전 하 는 대칭 배치 를 가질 수 있 다 . 그러나 , 예 를 들 면 공간 구속 이 다뤄 줘야 하 는 경우 , 또한 가습기 에 ( 예 를 들 면 , " "" U "" 의 형상 을 갖 는 ) 접힌 배치 또는 나선형 ", 감긴 또는 권선 배치 를 제공 할 수 있 다 . 보통 가습 챔버 는 10 ∼ 30 ㎝, 15 ∼ 25 ㎝ 또는 약 20 ㎝ 의 길이 를 가질 것 이 다 . 그러나 , 선택 된 특정 한 조건 하 에 원하 는 양 의 수증기 를 가습기 를 통해 흐르 는 에어로졸 에 첨가 하 는 한 , 다른 길이 가 또한 고안 가능 하 다 .