또 다른 실시 예 에서 , 채널 을 구비 하 는 마이크 로 니 들 이 발진 이동 가능 한 베이스 에 장착 된다 . 장치 의 표면 과 피부 사이 의 접촉 은 고정식 케이스 에 의해 관리 되 고 동시 에 제한 된다 . 마이크 로 니 들 은 약 0 kHz 내지 약 3 kHz ( 바람직 하 게 는 , 약 5 kHz 내지 약 2 MHz ) 의 주파수 및 약 0 내지 약 1000 미크론 ( 바람직 하 게 는 약 5 미크론 내지 약 250 미크론 ) 의 진폭 으로 발진 한다 . 발진 의 진폭 은 표피 각질층 ( SC ) / 표피 / 진피 및 / 또는 펌핑 / 약물 의 흡입 / 혈액 / 간질액 에서 채널 을 뚫 거나 개방 하 기 위해 가변 한다 . ( 고정식 장치 케이스 와 관련 해서 ) 발 진식 마이크 로 니 들 은 표피 각질층 에 특정 한 특성 을 가지 는 홀 을 생성 한다 . 마이크 로 니 들 의 설계 는 특정 한 요건 에 따라 그리고 특별 한 어플리케이션 에 의해 변한다 . 표피 각질층 과 장치 사이 에 배압 ( back pressure ) 및 / 또는 SC - 장치 압착 압력 ( interface pressre ) 이 생기 면 약물 이 피내 공간 에서 표적 레벨 로 밀어낸다 . 네거티브 배압 ( 차이 ) 은 피내 영역 으로부터 적절 한 리저 버 ( 들 ) 로 혈액 및 / 또는 간질액 을 추출 하 는 데 사용 되 고 센서 ( 들 ) 와 접촉 한다 . 압력 발진 및 모션 제어 는 체액 을 리저 버 ( 511 ) 로 또는 리저 버 밖 으로 이동 시키 고 센서 ( 들 ) 와 접촉 하 거나 접촉 하 지 않 는다 . 압력 이 가해진 리저 버 는 동기 화 방식 을 사용 한다 . 주파수 및 듀티 사이클 뿐 만 아니 라 동기 화 는 최대 성능 을 발휘 하 도록 최적 화 된다 . 차동 압력 이 장치 내 에 생성 됨 에 따라 샘플 을 끌어내 도록 장치 를 동작 시키 는 것 을 포함 한 , 임의 의 다양 한 기술 을 사용 하 여 생화학 적 샘플 이 얻 어 질 수 있 다 .