도 3 에서 , 하나 의 픽셀 에 해당 하 는 SWLI 신호 를 도표 로 나타내 고 있 다 . 이 도표 는 측정 된 세기 를 주사 위치 ξ 의 함수 로 나타낸 것 이 다 . SWLI 신호 는 , SiO 2 박막 을 갖 는 Si 기판 에서 검출 된다 . 2 개 의 SWLI 신호 는 2 개 의 오버랩 ( overlapping ) 신호 를 포함 하 는데 , 왼쪽 의 신호 는 Si 기판 에 대한 것 이 며 , 오른쪽 의 신호 는 SiO 2 박막 의 상단 면 에 대한 것 이 다 .