이 와 달리 , 탁도 센서 ( 310 , 330 ) 의 측정 방법 이 4 - 빔 측정 방법 인 경우 , 2 개 의 광원 과 2 개 의 검출기 로 구성 되 어 있 다 . 물탱크 ( 32 ) 주위 에 90 ° 간격 으로 발광 부 와 수 광부 를 배치 시키 고 , 처음 에 제 1 광원 부 를 켜 고 , 제 2 수 광부 에서 투과 된 광 을 제 1 수 광부 에서 산란광 을 측정 한 뒤 , 제 2 광원 부 를 켜 고 제 1 수 광부 에서 투과 된 광 을 제 2 수 광부 에서 산란광 을 번갈 아 가 며 검출 한다 . 이 와 같이 , 투과 산란광 과 같 은 방식 으로 측정 하 며 두 위상 에서 측정 한 신호 의 평균 을 얻 음 으로써 탁도 를 측정 한다 .