시차 주사 열량계 의 사용 설명서 에 기술 된 바 와 같이 인듐 금속 표준물 을 사용 하 여 시차 주사 열량계 를 보정 하 고 기준선 수정 을 수행 한다 . 시험 을 위해 시차 주사 열량계 의 시험 챔버 내 에 물질 샘플 을 놓 고 , 빈 팬 을 기준 물 로 사용 한다 . 모든 시험 을 시험 챔버 상 에서 55 세제곱센티미터 / 분 질소 ( 공업 용 등급 ) 퍼지 를 사용 하 여 수행 한다 . 수지 펠 렛 샘플 의 경우 에 , 가열 및 냉각 프로그램 은 - 30 ℃ 로 의 챔버 의 평형 으로 시작 해 , 200 ℃ 의 온도 로 의 10 ℃/ 분 의 가열 속도 에서 의 제 1 가열 기간 , 3 분 동안 의 200 ℃ 에서 의 샘플 의 평형 , - 30 ℃ 의 온도 로 의 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 에서 의 제 1 냉각 기간 , 3 분 동안 의 - 30 ℃ 에서 의 샘플 의 평형 및 그 후 200 ℃ 의 온도 로 의 10 ℃/ 분 의 가열 속도 에서 의 제 2 가열 기간 이 뒤따르 는 2 - 주기 시험 이 다 . 섬유 샘플 의 경우 에 , 가열 및 냉각 프로그램 은 - 25 ℃ 로 의 챔버 의 평형 으로 시작 해 , 200 ℃ 의 온도 로 의 10 ℃/ 분 의 가열 속도 에서 의 가열 기간 , 3 분 동안 의 200 ℃ 에서 의 샘플 의 평형 , 및 그 후 - 30 ℃ 의 온도 로 의 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 에서 의 냉각 기간 이 뒤따르 는 1 - 주기 시험 이 다 . 모든 시험 을 시험 챔버 상 에서 55 세제곱센티미터 / 분 질소 ( 공업 용 등급 ) 퍼지 를 사용 하 여 수행 한다 .