SPR 분석 을 위해 도 4 에 도시 된 바 와 같이 당해 분야 에서 일반 적 으로 사용 되 는 SPR 분석 기기 를 사용 하 였 다 . 좀 더 구체 적 으로 회전 할 수 있 는 시료 회전판 ( 20 ) 에 프리즘 ( 22 ) 과 SPR 칩 ( 10 ) 을 에 멀 젼 오일 로 부착 하 고 시료 셀 ( 21 ) 과 같이 배치 한다 . 670 nm 다이오드 레이저 를 광원 ( 40 ) 으로 이용 하 고 광원 ( 40 ) 과 프리즘 ( 22 ) 사이 에 입사각 과 평행 한 전기장 을 만들 기 위해 편광기 ( 30 ) 를 설치 한다 . 프리즘 ( 22 ) 을 통과 한 빛 은 검출기 ( 50 ) 를 이용 하 여 그 세기 를 측정 하 고 검 출부 ( 60 ) 를 통해 신호 처 리부 ( 80 ) 에서 신호 를 처리 한다 . 시료 회전판 조 절부 ( 70 ) 는 입사각 을 변화 시키 기 위해 시료 회전판 ( 20 ) 의 회전각 을 조절 하 고 이 는 신호 처 리부 ( 80 ) 에 의해 통제 된다 .