3 채널 전력계 > 전력계 | 테 솔 
 3 채널 전력계 > 전력계 
 드라이 웰 ( 전기 로 ) 
 XB 3 - 24 DMRM - J 
 XBee 3 Digi Mesh , Micro , RF Pad 안테나 
 FLUKE - MDA - 500 시리즈 
 압력 펌프 ( 공 압 용 ) 
 3 채널 전력계 
 MODEL : POWERSCOUT ™ 3037 
 - PowerScout 계량기 는 단상 및 3 상 시스템 에서 전압 , 전류 , 전력 , 에너지 및 기타 여러 전기 적 파라미터 를 모니터링 합니다 . 
 - PowerScout 는 BACnet 또는 Modbus 프로토콜 을 사용 하 며 디지털 펄스 출력 이 가능 합니다 . Serial 이 기본 제공 되 며 Ethernet 옵션 이용 가능 . 
 - 양극 과 음극 단자 Modbus 등록 / BACnet 객체 는 PowerScout 가 네트워크 미터 링 프로젝트 에 사용 가능 하 게 합니다 . 
 - Sprit Core 또는 RoCoil ™ 로고스 키 CT 의 어떤 범위 에서 도 매칭 이 가능 
 - PhaseChek ™ LED 표시 는 CT 정확 한 설치 를 확인 합니다 . 
 - 라인 인가 전원 *: 80 - 600 V 상간 전압 에서 전원 공급 받 음 
 - 초당 데이터 업데이트 
 - PS 3037 : 국제 인증 등급 . ANSI C 12 . 20 - 2010 Class 0 . 2 
 - PS 24 : 국제 인증 등급 . ANSI C 12 . 20 - 2010 Class 0 . 5 
 - PS 3037 : DIN 레일 또는 판넬 에 거치 
 - PS 3037 : 기기 설정 과 실시간 값 을 확인 하 는 데 사용 할 수 있 는 백 - 라이트 디스플레이 옵션 . 
 - UL 와 CE 인증 마크 
 - 세입자 용 보조 계량기 
 - 네트워크 검침 
 - 데이터 센터 모니터링 
 - 상업 시설 
 - 소매점 
 산업 용 으로 최고 의 신뢰 성 과 정밀 한 에너지 측정 
 네트워크 용 전력계 인 PowerScout 시리즈 는 오늘날 증가 하 는 에너지 시장 에서 전기 비용 관련 우위 를 점하 기 위한 에너지 소비 데이터 를 정밀 하 고 시기적절 이 제공 하 기 위해 설계 되 었 습니다 . 
 PowerScout 미터 는 3 상 또는 단상 회로 설치 의 진단 과 모니터링 에 관련 된 거의 모든 에너지 파라미터 뿐 만 아니 라 kWh / kW 에너지 와 수요 데이터 를 수집 할 수 있 습니다 . PowerScout 의 유연 성 , 크기 및 쉬운 사용 은 상업 시설 , 산업 분야 , 정부 및 소매 환경 에서 자세 한 소비 데이터 를 얻 기 위한 이상 적 인 도구 가 되게 해 줍니다 . 
 다재 다 능 & 유연 성 
 모든 PowerScout 은 필드 선택 가능 한 Modbus , BACnet 프로토콜 , 교환 가능 한 split - core , 플렉서블 로고스 키 코일 CT , USB 기기 설정 이 특징 입니다 . RS - 485 또는 이더넷 옵션 을 통해 연결 하 고 기기 설정 과 실시간 값 확인 을 위해 백 - 라이트 디스플레이 ( PS 3037 ) 옵션 을 사용 하 세요 . 에너지 및 수요 를 포함 한 총 50 개 이상 의 전기 적 측정값 을 만듭니다 . 
 모든 프로젝트 에 적용 
 PowerScout 3037 은 디스플레이 또는 이더넷 포트 의 필요 여부 에 따라 4 가지 제품군 으로 구성 이 됩니다 . 단일 작업 을 위해서 한 대 의 특정 한 미터 를 보유 하 는 대신 , PowerScout 3037 은 거의 모든 프로젝트 요구 에 부합 할 수 있 습니다 . 
 모든 PowerScout 3037 모델 은 넓 은 범위 의 전원 공급 ( 80 - 600 AC ) 을 받 을 수 있 으며 , 1 A 이하 를 측정 하 는 분리 형 코어 ( Splitcore ) 에서 부 터 4000 A 을 측정 하 도록 만들 어 진 대형 로고스 키 코일 까지 다양 한 전류 CT 와 연결 될 수 있 습니다 . 게다가 통신 프로토콜 은 현장 에서 선택 가능 하 며 , ViewPoint 소프트웨어 를 사용 하 여 Modbus 와 BACnet 을 쉽 게 전환 할 수 있 습니다 . 
 쉽 고 빠른 설정 
 새로운 프로젝트 를 위한 PowerScout 3037 의 기기 설정 은 표준 USB 포트 덕분 에 이전 보다 빨라졌 습니다 . 기기 설정 을 하 려면 , USB 케이블 을 PC 와 미터 에 간단히 연결 하 고 , ViewPoint 소프트웨어 에서 CT 타입 , 통신 프로토콜 , 각각 파라미터 들 을 선택 하 면 됩니다 . PC 에 연결 되 어 있 는 동안 USB 포트 로 미터 에 전원 이 공급 됩니다 . 동일 한 기기 설정 을 해야 하 는 미터 를 여러 대 가지 고 있 습니까 ? 
 ViewPoint 에 셋 업 테이블 을 저장 하 고 계속 사용 하 세요 . 
 가장 쉽 고 빠른 설치 
 PowerScout 3037 은 배전반 내부 에 설치 가능 한 충분히 작 은 사이즈 입니다 . 또는 빠르 고 간단 하 게 배전반 내부 회로 근처 의 설치 를 위해 TS 35 / 7 레일 과 호환 되 는 내장 DIN 레일 채널 을 사용 하 세요 . 
 PowerScout 기기 는 라인 으로부터 전원 을 공급 받 으며 , 외부 전원 은 필요 치 않 습니다 . 전원 공급 은 80 - 600 V ( 상간 ) 범위 의 서비스 전압 에 대응 할 수 있 습니다 . DENT 의 특허 받 은 PhaseChek ™ 회로 는 CT 의 적절 한 위치 와 방향 을 나타내 기 위해 2 가지 색상 으로 변환 되 는 3 개 의 LED 가 장착 되 어 있 습니다 . 
 국제 인증 등급 의 성능 
 PowerScout 3037 은 국제 인증 등급 ANSI C 12 . 20 - 2010 에 적합 한 Class 0 . 2 성능 사양 을 가지 고 있 습니다 . 
 PowerScout 3037 에 DENT CT 을 적절히 조합 하 면 수요 대응 이나 세입자 용 보조 계량기 같 은 고 정밀 어플리케이션 에 이상 적 입니다 . 
 통신 : 산업 용 표준 MODBUS 또는 BACNET 
 PowerScout 3037 의 통신 인터페이스 는 시리얼 RS - 485 , USB 또는 이더넷 옵션 을 통해 통신 할 수 있 습니다 . PowerScout 은 명령 을 보내 거나 데이터 를 수신 받 기 위해 BACnet IP , MS / TP 프로토콜 , Modbus TCP 또는 RS - 485 프로토콜 을 사용 할 수 있 습니다 . 
 표준 펄스 출력 
 kWh 나 다른 펄스 를 외부 장치 에 보낼 수 있 습니다 . 펄스 출력 은 펄스 입력 이 가능 한 데이터 로거 같 은 장비 에 kWh 펄스 를 생성 하 는 데 사용 되 지만 , BACnet 또는 Modbus 기능 을 가지 고 있 지 않 습니다 . 
 카탈로그 ( 한글 )