시준기 ( Collimator ) ( 110 ) 는 원거리 에 위치 하 고 있 는 적외선 혹은 가시 광 표적 ( 105 ) 을 모사 하 여 전자 광학 장비 ( 120 ) 의 광학계 ( 121 ) 로 출력 하 며 , 장착 치구 ( 130 ) 는 시험 하 고자 하 는 전자 광학 장비 ( 120 ) 와 시준기 ( 110 ) 가 광축 이 일치 되 도록 전자 광학 장비 ( 120 ) 를 고정 키는 역할 을 한다 . 영상 획득 부 ( 140 ) 는 전자 광학 장비 ( 120 ) 에서 출력 되 는 영상 을 획득 하 여 컴퓨터 ( 150 ) 에 인터페이스 ( Interface ) 할 수 있 는 형태 의 통신 으로 변환 해 주 며 , 프레임 그래 버 ( Frame grabber ) 를 사용 하 여 구현 할 수 도 있 다 . 컴퓨터 ( 150 ) 는 초점 조절 시험 용 PC 로 , 영상 획득 부 ( 140 ) 가 획득 한 영상 을 표시 부 를 통해 표시 하 고 , MTF 를 계산 한다 . 도 1 에서 참조 번호 190 은 실제 전자 광학 장비 의 초점 조절 시험 시 사용 되 는 시준기 제품 이 다 .