이때 , 바이오센서 100 개 에 평균 적 으로 투입 되 는 평균 양 은 0 . 6 이 었 으며 , 조정 시약 의 상호 작용 으로 혈액 유형 에 따른 영향 이 작 은 그래프 결과 를 보여 주 었 다 . 도 14 에서 는 각 농도 당 평균 변동 계수 ( CV : coefficient of variation ) 가 5 % 이상 의 값 을 나타내 었 고 , 도 15 에서 는 변동 계수 3 % 이하 의 값 을 나타내 었 다 . 이 와 같이 , 미세 결정 셀룰로오스 , 염화 트리 카프릴 메틸 암모늄 및 비누 를 더 첨가 함 에 따라 측정 의 정밀도 가 향상 되 었 음 을 알 수 있 다 .