셀프 보조 공학 서비스 4 탄 . ..^^ 공기방석 빵꾸 떼우 기 . .. ㅋㅋㅋ 처음 사용 했 던 로호 공기방석 이 펑크 가 나 서 사용 하 지 못 하 고 창고 에 있 다가 , 근력 운동 할 때 사용 해 볼 심산 으로 꺼내 어 수리 를 했 다 . 다이어트 를 하 겠 다고 먹 는 양 을 줄이 니 팔다리 가 가늘 어 지 며 근육 이 빠지 는 것 같 아 다리 근육 을 키우 기 위해 운동 을 해야 겠 다고 마음먹 었 다 . . 다리 가 더 이상 가늘 어 지 지 않 게 하 기 위해 . . ㅋㅋ 근력 운동 으로 내 가 할 수 있 는 것 은 벽 에 부착 된 봉 이나 운동 기구 를 활용 하 여 일어서 는 것 이 다 . 봉 을 붙들 고 휠체어 에서 일어났 다 앉 았 다 하 는 동작 이 현재 사용 하 고 있 는 공기방석 이 터질 것 으로 염려 되 었 다 . 터지 면 55 만 이 . . ㅋㅋㅋ 현재 사용 하 고 있 는 방석 은 첫 번 째 사진 과 같이 미끄러지 지 않 게 전체 공기 셀 이 엉덩이 모양 으로 되 어 있 는데 예전 에 사용 하 던 공기방석 은 방석 주변 이 스폰지 같 은 폼 으로 되 어 있 고 , 꼬리뼈 부분 이 공기방석 으로 되 어 있 다 . 공기방석 이 터지 는 주요 부위 는 공기방석 가장자리 셀 의 목 주위 이 다 . 방석 에 앉 거나 일어설 때 , 셀 목 부분 이 접혔 다 펴졌 다 하 면서 잘 터진다 . 그리고 다음 으로 잘 터지 는 부위 가 중앙 에 꼬리뼈 나 허벅지 가 닿 아 셀 표면 이 잘 닳 아서 터지 는 윗면 이 다 . 그 외 땀 또는 오염 물질 에 의해 삭 아서 펑크 나 는 것 이 대부분 이 다 . 고가 의 공기방석 에 는 주로 천연고무 라텍스 가 많이 함유 되 어 있 는데 , 인체 땀 에 있 는 염분 에 의해 삭 아서 터지 는 경우 가 있 다 . 나 는 땀 이나 이 물질 에 의해 공기방석 이 터지 는 것 을 막 기 위해 평상시 에 방석 위 에 수건 을 깔 고 사용 한다 . 위생 적 으로 도 괜찮 은 것 같 다 . ..^^ 펑크 를 떼우 는 것 은 비교 적 어렵 지 않 다 . 자전거 타이어 펑크 수리 키트 를 사 면 사진 과 같이 둥그런 고무 조각 과 접착제 가 들 어 있 다 . 이것 을 펑크 난 부위 에 접착제 를 바르 고 붙여 주 면 된다 . 그런데 펑크 난 부위 를 찾 을 때 는 방석 에 공기 를 넣 은 다음 , 방석 이 들어갈 만 한 대야 에 물 을 담 고 방석 을 물 속 에 잠기 도록 넣 어 , 방석 을 손바닥 으로 눌러 보 면 , 터진 부위 에서 공기 방울 이 보글보글 올라오 는 것 을 확인 할 수 있 다 . 이번 방석 펑크 수리 는 처음 한 번 은 실패 하 고 , 두 번 째 에 수리 할 수 있 었 다 . 자세히 보 니 터진 부위 가 둥근 셀 의 측면 이 굴곡지 고 고무 조각 자체 도 너무 커서 잘 붙 지 않 았 다 . 그리고 접착제 가 한 번 에 잘 붙 지 않 는 것 같 았 다 . 두 번 째 수리 할 때 는 붙 었 던 고무 조각 을 떼 어 낸 후 새로운 고무 조각 을 엄지손톱 만 하 게 잘라서 붙였 다 . 그리고 고무 조각 가장자리 가 잘 붙 도록 본드 를 여러 번 발라 주 었 다 . 접착제 가 마를 때 까지 는 공기 를 뺀 후 묵직 한 것 으로 눌러 놓 았 다 . 첫 번 째 수리 때 공기 를 넣 은 상태 에서 말렸 을 때 는 공기 가 들 어 있 어 표면 이 늘어나 있 다가 공기 가 빠지 고 수축 하 면서 다시 접착 부위 가 떨어지 는 것 으로 생각 되 어 공기 를 빼 고 말려 주 었 다 . 2 주 정도 사용 해 보 았 는데 , 공기 가 빠지 지 않 는 것 으로 보 아 두 번 째 수리 가 성공 적 으로 된 것 같 다 . 이번 공기방석 펑크 수리 를 공유 하 기 로 생각 하 였 던 것 은 실제 휠체어 사용 자 로 오랫동안 앉 아 있 다 보 면 5 ~ 6 시간 쯤 지나 면 통증 이 느껴진다 . 이것 을 피하 기 위해 움직이 다 보 면 자세 가 흐트러진다 . 그러 다 보 면 측 만 이나 다른 이 차 적 인 장애 가 발생 할 수 있 을 것 으로 느껴진다 . 내 가 공기방석 을 사용 하 고 놀라웠 던 것 이 장시간 , 나 의 경우 24 시간 이상 을 앉 아 있 어도 엉덩이 가 아프 지 않 는 것 이 었 다 . 올해 들 어서 공기방석 이 건강 보험 급여 에 들어가 사용 할 수 있 는 접근성 이 높 아 지 긴 한데 , 쓸 만 한 로호 방석 의 경우 기본 30 만 원 이상 을 한다 . 사용자 의 입장 에서 보 면 , 사용 하 던 방석 이 터지 게 되 면 수리 할 곳 이 마땅히 없 다 . 기존 보조 공학 서비스 나 수리 센터 에서 도 방석 등 의 소모품 성 보조 공학 기기 들 의 수리 도 가능 해야 되 지 않 을까 생각 한다 . 공유 하 기 글 요소