동맥류 낭 내부 로 전개 시키 는 실시 예 6 의 방사선 불 투과성 히드로겔 필라멘트 의 능력 과 현재 시판 되 는 다른 코일 을 비교 하 기 위해 , 각종 장치 의 버클링 력 을 측정 하 였 다 . 이러 한 테스트 에서 , 납땜 ( soldering ) 또는 폴리 ( 에틸렌 ) 수축 튜 빙 에 의해 대략 1 인치 조각 의 장치 를 약 15 인치 조각 의 하이포 튜 빙 ( hypo tubing ) 에 부착 하 였 다 . 구성체 의 하이포 튜 빙 말단 을 Instron 5543 싱글 컬럼 테 스팅 시스템 에 부착 하 고 , 물질 의 힘 데 이타 ( force data ) 를 측정 하 는 데 시스템 을 사용 하 였 다 . 구성체 를 폴리 ( 카르보 네이트 ) 블록 에서 막힌 말단 채널 아래 로 전진 시켰 다 . 장치 가 채널 의 바닥 에 도달 하 였을 때 , 버클링 되 도록 힘 이 가해 지 고 해당 힘 을 측정 하 였 다 .