이렇게 제조 된 감광체 드럼 을 정전 체커 시험기 로 - 6 KV ~ - 7 KV 코로나 대전 을 시켜 드럼 표면 의 전위 를 약 - 650 V 로 대전 한 다음 780 nm 파장 의 빛 을 드럼 에 주사 하 여 대전 전위 가 반감 하 는데 필요 한 단위 면적 당 에너지 E 1 / 2 , 적색 LED 광원 으로 드럼 표면 의 전위 를 소거 한 후 전위 Vr , 그리고 대전 후 암소 에서 5 초 후 의 전위 를 유지 하 는 암 감쇄 DD 5 를 각각 측정 하 여 표 2 에 나타내 었 다 . 그리고 , HP 4000 프린터 ( Hewlett - Packard 사 ) 를 이용 하 여 , 흑부 전위 및 600 dpi 의 전위 를 자체 제작 한 JIG 를 이용 하 여 측정 하 고 , 다시 , HP 4000 프린터 를 이용 하 여 , 흑 부농 도 , 600 dpi 농도 를 농도계 ( MACBETH 사 ) 를 이용 하 여 각각 측정 하 였 다 .