도 8 을 참조 하 면 , 복수 의 봉합사 홀 ( 12 ) 각각 에 는 봉합사 ( 110 ) 가 끼워진 상태 로 배치 되 고 , 봉합사 ( 110 ) 에 는 봉합침 ( 120 ) 이 연결 된 상태 로 배치 된다 . 즉 , 수술 이 보다 신속 하 고 간편 하 게 이루어질 수 있 도록 , 네 일 가이드 수술 키트 ( 100 ) 에 는 복수 의 봉합사 홀 ( 12 ) 마다 봉합침 ( 120 ) 이 연결 된 봉합사 ( 110 ) 가 끼워진 상태 로 제공 된다 .