잡음 등 가 온도 차 산출 단계 ( S 150 ) 는 , 상기 초 분광 장치 ( 10 ) 의 고유 노이즈 를 구한다 . 신호 대 잡음 비 를 구하 기 위해서 , 상기 초 분광 장치 ( 10 ) 에 고유 한 잡음 에 해당 하 는 잡음 등 가온 도 차 ( NEDT : Noise Equivalent Differential Temperature ) 를 산출 해야 하 는데 , 이 값 은 장비 에 의한 잡음 을 온 도차 로 변환 한 값 이 다 . 초 분광 장치 ( 10 ) 에서 노이즈 는 검출기 자체 에서 발생 하 는 열 , 간섭계 를 구성 하 는 광학 부품 들 에 의해 발생 하 는 열 등 이 있 다 .