보정 계수 는 신규 한 방식 으로 계산 된다 . 바람직 한 구 현예 에서 , 상기 장치 는 회로 및 상기 장치 를 자동 으로 보정 하 는 소프트웨어 를 포함 한다 . 일 구 현예 에서 , 보정 은 다양 한 주파수 에서 조직 임피던스 를 측정 하 는 절차 인 생체 전기 임피던스 분석 을 통하 여 얻 어 지 는 데이터 에 의하 여 보조 된다 . 이러 한 구 현예 에서 , 생체 전기 임피던스 분석 으로부터 의 데이터 를 사용 하 여 , 이 에 제한 되 지 않 으나 수화 수준 , 기저 임피던스 및 신체 조성 을 포함 하 는 대상 의 특정 한 특징 을 계산 할 수 있 다 . 낮 은 수준 의 수화 는 신체 의 전기 임피던스 가 더 크 게 되 도록 한다 . 높 은 수준 의 체지방 또한 신체 의 평균 전기 임피던스 증가 를 초래 하나 , 전기 가 최소 저항 경로 를 통과 하 므로 전체 임피던스 감소 를 초래 한다 . 근육 은 지방 보다 훨씬 더 혈관 성 이 며 , 더 많 은 전도성 전해질 을 함유 하 므로 , 근육질 환자 의 신체 는 근육질 이 아닌 유사 한 크기 의 사람 보다 훨씬 더 낮 은 전기 임피던스 를 가질 것 이 다 . 이러 한 입력 값 에 근거 한 보정 인자 의 조정 은 이 를 더욱 정확 하 게 한다 .