도 2 b 의 단면도 에서 볼 수 있 는 바 와 같이 , 강모 ( 124 ) 들 에 의해 한정 되 는 개구 ( 126 ) 는 지혈 밸브 조립 체 ( 101 ) 의 내부 루멘 ( 108 ) 보다 반경 방향 으로 더 구속 적 일 수 있 다 . 강모 들 은 이러 한 구성 에서 와 같이 단순 한 균일 한 원통형 구조 인 , 기구 의 길이 를 따른 용적 형 개구 를 가질 수 있 거나 , 사용 되 는 회수 장치 의 형상 에 더 적합 하 게 되 는 더 복잡 한 테이퍼 형 , 원추형 , 또는 다른 기하학 적 형상 일 수 있 다 . 바람직 한 예 에서 , 강모 의 강성 및 휨 특성 은 , 예 를 들 어 혈전 이 특히 높 은 섬유소 ( fibrin ) 함량 으로 단단 한 때 , 포획 될 혈전 의 예상 되 는 안정 성 에 맞추 어 진다 . 이러 한 방식 으로 , 세정 기구 는 각각 의 치료 의 요구 에 적응 가능 하 여 향상 된 효율 을 허용 할 수 있 다 .