도 4 를 참고 로 설명 한 바 와 같이 , 생체 정보 측정 장치 의 움직임 이 감지 되 고 생체 정보 가 설정 범위 에 존재 하 여 자동 으로 센서 감지 부 의 동작 을 활성 화 상태 로 유지 하 고 통신부 의 동작 을 활성 화 하 도록 설정 되 어 있 으면 , 생체 정보 측정 장치 가 설정 범위 의 온도 에서 보관 되 고 사용 의도 없이 생체 정보 측정 장치 에 충격 이 가해져 생체 정보 측정 장치 가 자동 으로 동작 하 여 전원 을 소비 하 게 되 는데 , 도 4 에서 설명 한 바 와 같이 감지 센서 부 의 동작 이 활성 화 되 는 시점 부터 제 1 측정 구간 과 제 2 측정 구간 에서 각각 생체 정보 를 측정 하 여 제 1 측정 구간 에서 는 환자 의 신체 에 생체 정보 측정 장치 가 부착 되 기 전 의 생체 정보 ( 예 를 들 어 , 체온 ) 를 측정 하 고 제 2 측정 구간 에서 는 환자 의 신체 에 생체 정보 측정 장치 가 부착 된 후 의 생체 정보 를 측정 하 여 생체 정보 의 차이 가 임계 크기 이상 이 경우 에 만 작동 을 활성 화 제어 함 으로써 생체 정보 측정 장치 에 단순히 충격 이 가해졌 는지 아니 면 실제 환자 의 생체 정보 를 측정 하 기 위하 여 신체 에 부착 된 상태 인지 를 정확 하 게 판단 하 여 생체 정보 측정 장치 가 불 필요 하 게 동작 하 는 것 을 방지 할 수 있 다 .