전술 한 대로 , 특성 파장 광은 ＰＥＭ 제 어법 과 흡수도 측정 법 에 있 어서 동일 한 경우 가 많 다 . 그 때문 에 , 광 강도 의 수 광소자 를 양자 에서 공유 하 는 것 이 가능 하 다 . 다시 말 해 , ＰＥＭ 에서 사용 하 는 제 1 의 수 광부 ( 20 ) 로부터 의 특성 파장 광과 , 흡광도 측 정부 에서 사용 하 는 제 2 의 수 광부 ( 12 ) 로부터 의 특성 파 장광 을 , 시간 축 에 있 어서 분리 해서 평가 하 면 좋 다 . 예 를 들 면 , 초 핑 기기 ( 61 ) 에 의해 기계 적 으로 광 을 차폐 하 는 타이밍 을 바꾸 고 , 고 분해능 분광기 ( 60 ) 에 광 을 도입 하 는 , 초 핑 기기 ( 61 ) 로부터 연산 부 ( 62 ) 에 초 핑 신호 를 보낸다 . 그리고 , 고 분해능 분광기 ( 60 ) 이 수광 하 는 광 강도 와 초 핑 의 타이밍 을 동기 시켜 , ＰＥＭ 으로부터 의 입력 과 흡수도 측 부 로부터 의 입력 을 , 시간 축 으로 분리 함 으로써 , 수 광소자 1 대 로 의 본 발명 의 실시 가 가능 해진다 .