도시 된 바 와 같이 , 크 게 환자 의 신체 에 착용 되 어 배설물 을 받 아 내 는 기저귀 부 ( 100 ) 와 배설물 처리 기본체 ( 200 ) 그 둘 ( 100 , 200 ) 을 연결 하 는 관로 다발 ( C ) , 배설물 처리 제어 장치 ( 300 ) 로 구성 된다 . 기저귀 부 ( 100 ) 에 비데 노즐 ( 101 ) , 대변 분쇄 노즐 ( 102 ) , 엉덩이 세정 노즐 ( 103 ) , 항문 세정 노즐 ( 104 ) , 건조 노즐 ( 105 ) 이 구비 되 며 , 배설물 처리 기본체 ( 200 ) 에 세 척수 탱크 ( 201 ) , 워터 펌프 ( 202 ) , 배설 물수 거부 ( 203 ) , 진공 탱크 ( 204 ) , 진공 펌프 ( 205 ) , 필터 ( 206 ) , 압력 센서 ( 207 ) , 진공 탱크 ( 204 ) , 각 노즐 ( 101 , 102 , 103 , 104 , 105 ) 에 연결 된 전자 밸브 ( SOL 1 ~ SOL 5 ) 가 구비 된다 . 도 2 에 나타낸 다수 의 전자 밸브 ( SOL 1 ∼ SOL 5 ) 중 , SOL 1 은 진공 탱크 전자 밸브 로 진공 탱크 ( 204 ) 연결 관로 를 개폐 하 고 , SOL 2 는 분쇄 전자 밸브 로 대변 분쇄 노즐 ( 102 ) 을 개폐 하 고 , SOL 3 은 항문 세정 전자 밸브 로 항문 세정 노즐 ( 104 ) 을 개폐 하 고 , SOL 4 는 건조 전자 밸브 로 건조 노즐 ( 105 ) 를 개폐 하 고 , SOL 5 는 비데 / 세정 전자 밸브 로 비데 노즐 ( 101 ) 과 엉덩이 세정 노즐 ( 103 ) 을 개폐 한다 .