상기 한 목적 들 및 기타 목적 들 은 , 본 개시 내용 에 의해 충족 되 며 , 일부 실시 예 에서 , 이러 한 본 개시 내용 은 의료 기기 를 쥐 고 있 는 성인 손 을 단단히 둘러싸 도록 구성 된 내부 공동 ( Cavity ) 을 형성 하 는 하나 이상 의 재료 를 포함 하 는 의료 용 핸드 커버링 에 관한 것 이 다 . 의료 용 핸드 커버링 은 , 손 과 의료 기기 가 내부 공동 내 로 진입 할 수 있 도록 구성 된 개구 를 커버링 의 일단 상 에 더 포함 할 수 있 다 . 하나 이상 의 재료 는 , 열경화성 고무 ( 예 를 들 어 , 라텍스 , 니트릴 , 실리콘 , 폴리이소프렌 , 네오프렌 ) ， 열가소성 우레탄 ( TPU ) , 비닐 , 저밀 도 폴리에틸렌 , 방직 폴리에틸렌 ( spun woven polyethylene ) 또는 에틸렌 및 비닐 아세테이트 ( EVA ) ) 등 의 열가소성 재료 중 하나 이상 을 독립 적 으로 포함 할 수 있 다 . 하나 이상 의 재료 는 열경화성 고무 를 포함 할 수 있 다 . 재료 두께 의 범위 는 약 40 ㎛ 내지 125 ㎛ 일 수 있 고 , 통상 적 으로 는 약 60 ㎛ 일 수 있 다 . 경도 범위 는 약 30 쇼어 ( Shore ) A 내지 약 80 쇼어 A 일 수 있 다 . 파단 연신율 ( DIN EN ISO 527 ) 은 > 600 % 일 수 있 다 . DIN ISO 34 - 1 , B 에 기초 하 는 60 ㎛ 재료 의 사용 시 파열 전파 저항 ( KN / m ) 은 > 40 일 수 있 다 . 하나 이상 의 재료 는 , 바람직 하 게 용접 프로파일링 및 커팅 에 의해 제조 되 는 열가소성 재료 를 포함 할 수 있 다 . 이러 한 열가소성 재료 는 , 약 30 ㎛ 내지 100 ㎛, 바람직 하 게 는 약 50 ㎛ 의 재료 두께 를 가질 수 있 다 . 경도 범위 는 약 40 쇼어 A 내지 약 100 쇼어 A 일 수 있 다 . 연신율 ( DIN EN ISO 527 ) 은 > 400 % 일 수 있 다 . DIN ISO 34 - 1 , B 에 기초 하 는 50 ㎛ 재료 의 사용 시 파열 전파 저항 ( KN / m ) 은 > 40 일 수 있 다 . 이러 한 열가소성 재료 는 , " 착용 과정 동안 "" 들러붙 음 ""( sticking ) 을 감소 시키 도록 높 은 미끄럼 계수 를 갖 는다 . 하나 이상 의 재료 는 수용성 폴리 비닐 알코올 ( PVOH ) 을 포함 할 수 있 다 . 하나 이상 의 재료 는 에코 크 레딧 ( eco credits ) 및 성능 을 개선 하 도록 바이오 기반 재료 를 포함 할 수 있 다 . 상술 한 열경화성 고무 와 열 가소 성 재료 의 모든 예 는 약 222 Nm 의 원거리 자외선 C ( far - UVC ) 를 사용 하 여 즉시 세 척 / 살균 하 기 가 더욱 쉽 다 . 상술 한 열경화성 고무 와 열 가소 성 물질 의 모든 예 는 전술 한 예 들 에 해당 하 지 않 는 열경화성 고무 및 열 가소 성 재료 보다 투명 하 다 . 상술 한 열경화성 고무 와 열 가소 성 재료 의 모든 예 는 우수 한 UV 안정 성 ", 가수 분해 저항성 , 및 미생물 저항성 을 나타낸다 . 상술 한 열경화성 고무 와 열 가소 성 재료 의 예 를 고속 으로 제조 하 는 것 이 바람직 한 경우 , 이러 한 제조 동안 신축 을 감소 시키 도록 희생 PE 캐리어 필름 을 제공 하 는 것 이 바람직 하 다 . 의료 용 핸드 커버링 의 내부 공동 을 형성 하 는 하나 이상 의 재료 에 특히 바람직 한 재료 는 열가소성 폴리우레탄 ( TPU 폴리에테르 변이체 ) , 폴리이소프렌 고무 , 및 / 또는 비닐 을 포함 하 는데 , 이 들 재료 모두 가 부드럽 고 신축성 있 으며 저 자극 성 이 며 파열 저항성 이 있 으며 , 박테리아 를 예방 하 며 , 반투명 품질 을 동시 에 제공 하 며 이 에 따라 특히 신축성 과 음향 투과성 을 동시 에 갖 기 때문 이 다 . 하나 이상 의 재료 는 음향 투과성 을 가질 수 있 으며 , 특히 의료 기기 인 청진기 의 음향 성능 과 관련 하 여 음향 투과성 을 가질 수 있 고 , 바람직 하 게 는 의료 용 핸드 커버링 으로 둘러싸인 청진기 에 비해 아무것 도 둘러싸이 지 않 은 청진기 의 음 곡선 들 이 약 50 Hz 내지 약 2 kHz 의 의학 적 으로 중요 한 주파수 범위 에서 거의 완전 하 게 중첩 된다는 점 에서 그러 하 며 , 거의 완전 하 게 중첩 된다는 것 은 , 상기 의학 적 으로 중요 한 주파수 범위 에서 아무것 도 둘러싸이 지 않 은 청진기 의 데시벨 값 에 기초 하 여 , 약 30 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 25 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 20 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 15 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 10 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 8 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 5 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 3 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 1 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 약 0 . 5 % 미만 의 데시벨 감소 , 또는 데시벨 의 실질 적 인 감소 없 음 을 의미 한다 . 하나 이상 의 재료 는 신축성 이 있 을 수 있 고 , 특히 , 의료 용 핸드 커버링 은 원형 또는 타원 형 의 단면 을 가질 수 있 고 , 바람직 하 게 성인 손 의 손바닥 측 을 가로 질러 엄지 손가락 까지 측정 되 는 , 의료 용 핸드 커버링 둘레 로 신축 되 지 않 은 원주 의 범위 는 , 약 200 mm 내지 약 260 mm , 또는 약 210 mm 내지 약 250 mm , 또는 약 220 mm 내지 약 240 mm 이 며 , 의료 용 핸드 커버링 이 바람직 하 게 양면 형 이 고 평평 하 게 놓일 때 , 각 면 은 , 바람직 하 게 약 100 mm 내지 약 150 mm , 또는 약 105 mm 내지 약 125 mm , 또는 약 110 mm 내지 약 120 mm 의 폭 을 갖 고 , 의료 용 핸드 커버링 이 타원 형 일 때 , 단축 더하기 장축 인 단면 은 , 바람직 하 게 약 100 mm 내지 약 130 mm , 또는 약 105 mm 내지 약 125 mm , 또는 약 110 mm 내지 약 120 mm 의 범위 이 고 , 의료 용 핸드 커버링 이 3 차 원일 때 , 바람직 하 게 는 몰드 침지 및 경화 에 의해 제조 된 후 몰드 로부터 제거 되 었 을 때 , 원통형 단면적 은 바람직 하 게 약 65 mm 내지 약 85 mm , 또는 약 68 mm 내지 약 82 mm , 또는 약 70 mm 내지 약 78 mm 의 범위 이 고 , 바람직 하 게 , 신축 된 원주 는 , 신축 되 지 않 은 원주 보다 약 2 배 , 또는 약 3 배 , 또는 약 4 배 , 또는 약 5 배 , 또는 약 6 배 , 또는 약 7 배 , 또는 약 8 배 , 또는 약 9 배 , 또는 약 10 배 , 또는 약 11 배 , 또는 약 12 배 , 또는 약 13 배 , 또는 약 14 배 , 또는 약 15 배 더 클 수 있 다 . 의료 용 핸드 커버링 은 침지 및 경화 공정 에 의해 제조 될 수 있 다 . 의료 용 핸드 커버링 은 양손 형 일 수 있 다 . 내부 공동 은 무지 형 ( fingerless ) 일 수 있 다 . 내부 공동 은 손 의 엄지 손가락 을 분리 하 기 위한 별도 의 내부 공동 을 포함 할 수 있 다 . 의료 기기 는 청진기 일 수 있 다 . 청진기 가 의료 용 핸드 커버링 과 함께 사용 될 때 청진기 를 통해 획득 되 는 음질 은 , 청진기 가 의료 용 핸드 커버링 없이 사용 될 때 청진기 를 통해 획득 되 는 음질 과 실질 적 으로 동일 할 수 있 다 . 음질 은 진폭 , 주파수 , 또는 데시벨 레벨 중 하나 이상 을 포함 할 수 있 다 . 개구 는 커 프 비드 ( cuff bead ) 를 더 포함 할 수 있 다 .