검 출부 ( 7 ) 에 입력 된 특정 파장 에 대한 간섭 신호 는 신호 처리 및 제 어부 ( 8 ) 에서 측정 데이터 ( 71 ) 의 형태 로 저장 되 게 되 고 , 저장 이 완료 되 면 , 분광 조절 신호 ( 83 ) 를 분광 결상 소자 ( 62 ) 에 입력 하 여 분광 결상 소자 ( 62 ) 의 동작 특성 을 바꿈 으로써 다른 특정 파장 에 대한 간섭 신호 를 검 출부 ( 7 ) 로 입력 시킨다 . 이 와 같 은 과정 을 반복 하 여 원 하 는 모든 파장 에 대한 간섭 신호 를 획득 하 게 되 면 , 신호 처리 및 제 어부 ( 8 ) 에서 시편 회전각 조절 신호 ( 82 ) 를 시 편부 ( 4 ) 에 입력 하 여 시편 회전 구동 부 ( 44 ) 를 구동 시킴 으로써 시 편부 ( 4 ) 의 각도 를 조절 하 여 다른 각도 에 대한 동일 한 과정 을 반복 하 게 된다 . 이런 과정 을 반복 하 여 시 편부 ( 4 ) 의 0 ~ 180 ° 영역 을 구현 할 수 있 다 .