NO 생성 모듈 은 벤 틸 레이터 와 함께 사용 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 모듈 은 벤 틸 레이터 인클로저 의 도킹 위치 에 제거 가능 하 게 삽입 될 수 있 고 필요 할 때 사용자 에 의해 교체 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 모듈 은 벤 틸 레이터 인클로저 내 에 완전히 또는 부분 적 으로 둘러싸 일 수 있 으며 , 스캐빈저 재료 , 전극 및 / 또는 기타 소모품 과 같 은 모듈 의 특정 부분 을 교체 할 수 있 도록 모듈 에 대한 사용 자 액세스 기능 이 있 는 한 영구 적 인 특징 이 될 수 있 다 . 두 경우 모두 NO 생성 모듈 은 벤 틸 레이터 의 대상 NO 설정 과 같 은 전원 및 입력 파라미터 를 소 싱 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 을 위한 여과 된 공기 는 벤 틸 레이터 또는 처리 부위 의 압축 가스 공급원 으로부터 공급 될 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , NO 생성 모듈 은 실내 펌프 를 사용 하 여 실내 로부터 주변 공기 를 공급 할 수 있 다 . NO 생성 모듈 은 NO 생산 상태 , 경보 조건 및 / 또는 NO 및 NO 2 농도 ( 모듈 에 가스 센서 가 포함 된 경우 ) 를 벤 틸레 이터 로 보낼 수 있 다 . 두 경우 모두 , NO 생성 공정 에 의해 NO 2 제거 용 스캐빈저 재료 가 소비 될 수 있 다 . 스캐빈저 재료 는 제거 가능 하 고 교체 가능 한 카트리지 형태 로 모듈 또는 벤 틸 레이터 에 삽입 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 벤 틸 레이터 는 인공 호흡 가스 의 유로 내 에 스캐빈저 챔버 를 가질 수 있 다 . 챔버 내 의 느슨 한 스캐빈저 재료 는 흡수 된 NO 2 의 양 , 치료 시간 , 단일 환자 사용 또는 다른 근거 에 기초 하 여 주기 적 으로 교체 될 수 있 다 . 본원 에 기술 된 임의 의 NO 발생 모듈 은 가스 로부터 NO 2 를 제거 하 기 위해 사용 될 수 있 는 스캐빈저 재료 를 포함 할 수 있 다는 것 이 이해 될 것 이 다 . 벤 틸 레이터 와 NO 모듈 간 의 시너지 효과 는 벤 틸 레이터 회로 에 NO 를 생성 하 는 데 필요 한 구성 요소 의 수 를 줄일 수 있 다 . 이것 은 병 용 기기 의 무게 와 부피 를 절약 할 수 있 으며 , 병원 내 또는 병원 간 운송 에 중요 할 수 있 다 . 일부 실시 예 에서 , 일부 송풍기 는 가습 특징 을 가질 수 있 다 . 가습 전후 에 벤 틸 레이터 흐름 에 NO 를 첨가 할 수 있 다 .