시차 주사 열량계 는 시차 주사 열량계 의 조작 안내서 에 기술 된 바 와 같이 인듐 금속 기준 물질 을 사용 하 여 보정 하 였 고 , 기 저선 보정 을 수행 하 였 다 . 물질 샘플 을 시험 을 위해 시차 주사 열량계 의 시험 챔버 에 위치 시키 고 , 기준 으로서 빈 접시 를 사용 한다 . 모든 시험 은 시험 챔버 에서 55 ㎤/ 분 으로 질소 ( 공업 용 등급 ) 로 퍼징 ( purging ) 하 면서 실행 하 였 다 . 수지 펠 렛 샘플 의 경우 , 가열 및 냉각 프로그램 은 , 챔버 를 - 50 ℃ 로 평형 화 하 는 것 으로 시작 하 여 , 10 ℃/ 분 의 가열 속도 로 200 ℃ 의 온도 까지 가열 하 는 제 1 가열 기간 , 그 다음 200 ℃ 에서 3 분 동안 샘플 의 평형 화 , 그 다음 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 로 - 50 ℃ 의 온도 까지 냉각 시키 는 제 1 냉각 기간 , 그 다음 - 50 ℃ 에서 3 분 동안 샘플 의 평형 화 , 그 다음 10 ℃/ 분 의 가열 속도 로 200 ℃ 의 온도 로 가열 하 는 제 2 가열 기간 으로 끝 나 는 2 주기 시험 이 었 다 . 섬유 샘플 의 경우 , 가열 및 냉각 프로그램 은 , 챔버 를 - 50 ℃ 로 평형 화 하 는 것 으로 시작 하 여 , 10 ℃/ 분 의 가열 속도 로 200 ℃ 의 온도 까지 가열 하 는 가열 기간 , 그 다음 200 ℃ 에서 3 분 동안 샘플 의 평형 화 , 그 다음 10 ℃/ 분 의 냉각 속도 로 - 50 ℃ 의 온도 까지 냉각 시키 는 냉각 기간 으로 끝 나 는 1 주기 시험 이 었 다 . 모든 시험 은 시험 챔버 에서 55 ㎤/ 분 으로 질소 ( 공업 용 등급 ) 로 퍼징 하 면서 실행 하 였 다 .