종래 의 경우 , 가스 분석기 는 유량 을 자동 제어 하 는 장치 가 별도 로 마련 되 어 있 지 않 고 , 오리피스 를 통한 유량 제 어 및 mass flow meter 로 유량 을 모니터링 한다 . 그렇 기 때문 에 도 6 의 ( a ) 와 같이 대기압 변화 에 유량 도 비례 하 여 감소 함 으로 분석기 에서 요구 하 는 최소 샘플링 유량 을 만족 시켜 주 지 못하 는 현상 이 발생 되 어 측정 된 농도 의 변화 가 없 거나 , 0 에 가깝 게 측정 되 는 현상 이 나타난다 . 또한 , 고도 에 따른 대기압 변화 에 따라 분석기 내부 측정 셀 의 압력 의 변동 으로 인하 여 간섭 을 줄 수 있 으므로 정압 ( constant pressure ) 을 유지 시켜 주 어야 한다 .