증기 유속 의 제어 에서 이 취약 가능 성 을 완화 하 기 위해 , 결정 ( 70 및 72 ) 의 온도 는 하우징 ( 71 ) 의 온도 를 일정 하 게 제어 함 으로써 능동 적 으로 제어 된다 . 이 때문 에 , 냉각 메커니즘 은 하우징 ( 71 ) 내 에 포함 되 어 일정 온도 로 결정 ( 70 및 72 ) 을 유지 하 여서 , 결정 ( 70 및 72 ) 으로부터 도출 된 판독 은 항상 유체 냉각제 ( 공기 또는 물 이 적절 하 다 ) 의 일정 한 온도 와 관련 된다 . 냉각제 유체 는 , 튜브 ( 77 및 79 ) 의 냉각제 유체 가 각각 결정 ( 70 및 72 ) 에 1 차 냉각 을 제공 하 도록 튜브 ( 75 , 77 및 79 ) 에 의해 하우징 ( 71 ) 으로 그리고 하우징 으로부터 흐른다 . 튜브 ( 79 ) 를 통해 흐르 는 가열 된 냉각제 는 열 교환기 ( 81 ) 로 다시 흐르 고 , 여기 서 냉각 되 어 튜브 ( 77 및 79 ) 로 다시 재순환 된다 . 열 교환기 ( 81 ) 에 의해 재순환 되 는 냉각제 유체 에 부여 된 냉각 량 은 하우징 ( 71 ) 내 에 장착 되 어 결정 ( 70 및 72 ) 의 온도 를 효율 적 으로 모니터링 하 는 온도 검출기 ( 83 ) 에 의해 제어 된다 . 검출기 ( 83 ) 는 적절 한 케이블 ( 미 도시 ) 에 의해 열 교환기 에 전기 적 으로 연결 된다 .