일부 실시 예 에서 , 시스템 은 제어기 와 통신 하 는 사용 자 인터페이스 ( UI ) 를 포함 할 수 있 고 NO 생성 , 치료 설정 , 경보 , 주석 , 가스 농도 및 환자 상태 와 관련 된 정보 를 표시 하 도록 구성 될 수 있 다 . 사용자 인터페이스 는 트 렌 딩 데이터 를 디스플레이 하 도록 구성 될 수 있 으며 , 트 렌 딩 데이터 는 생성 된 NO 의 시간 이력 , 측정 된 NO , SpO 2 , O 2 , 호흡 속도 , 심박수 및 EKG , 또는 카프 노 그래프 이 다 . 일 실시 예 에서 , 라이트 바 는 장치 핸들 내 에 삽입 되 고 , 가시성 을 위해 인클로저 상 에 알 람 라이트 를 위치 시킨다 . 일 실시 예 에서 , 핸들 측면 의 창 은 알람 조명 이 핸들 측면 을 돌출 시킬 수 있 게 한다 . 도 50 은 고 수준 경보 를 위해 적색 으로 깜박이 는 경보 표시 등 막대 ( 762 ) 의 예 를 도시 한다 . 라이트 바 는 경고 용 노란색 , 자체 테스트 완료 를 위한 녹색 , 전달 이 활성 화 되 지 않 은 파란색 , 백 모드 활성 을 위한 흰색 으로 깜박임 과 같 은 다른 색상 으로 조명 될 수 있 다 . 일 실시 예 에서 , 라이트 바를 조명 하 기 위한 LED 는 UCM 보드 의 가장자리 에 위치 된다 . 일 실시 예 에서 , PCB 는 핸들 의 상부 에 위치 되 어 라이트 바에 빛 을 비춘다 .