도 2 는 또한 직렬 데이터 포트 ( 210 ) 및 채널 데이터 포트 ( 212 ) 를 통해 통신 하 는 허브 ( 100 ) 를 도시 한다 . 앞서 언급 한 바 와 같이 , 직렬 데이터 포트 ( 210 ) 는 전자 환자 베드 시스템 ( 214 ) , 폐쇄 루프 제어 시스템 을 포함 하 는 주입 펌프 시스템 ( 216 ) , 산소 호흡기 시스템 ( 218 ) , 혈압 또는 그 외 바이탈 싸인 측정 시스템 ( 220 ) 등 을 포함 하 는 다양 한 환자 의료 장치 로부터 데이터 를 제공 할 수 있 다 . 유사 하 게 , 채널 데이터 포트 ( 212 ) 는 전술 한 것 중 임의 의 것 을 포함 하 는 다양 한 환자 의료 장치 및 다른 의료 장치 로부터 데이터 를 제공 할 수 있 다 . 예 를 들 어 , 채널 데이터 포트 ( 212 ) 는 SEDLine 로부터 상용 가능 한 것 과 같 은 의식 상태 심도 모니터 ( 222 ) , 뇌 또는 다른 기관 산소 측정 장치 ( 224 ) , " 비관 혈 적 혈압 또는 음향 호흡기 ( 226 ) 등 으로부터 데이터 를 수신 할 수 있 다 . 채널 장치 에 는 처리 알고리즘 및 이러 한 알고리즘 을 수행 하 는 신호 처리 장치 가 추가 디스플레이 기술 을 갖 지 않 는 케이블 또는 케이블 커넥터 에 내장 된 보드 에 장착 되 는 보드 - 인 - 케이블 ( board - in - cable ; "" BIC "") 솔루션 이 포함 할 수 있 다 . BIC 솔루션 은 측정 된 파라미터 데이터 를 채널 포트 ( 212 ) 에 출력 하 여 허브 ( 100 ) 의 디스플레이 ( 104 ) 상 에 디스플레이 한다 . 허브 ( 100 ) 는 유리 하 게 는 예 를 들 어 ", 태블릿 , 스마트 폰 , 또는 기타 컴퓨팅 시스템 과 같 은 다른 시스템 과 통신 하 는 BIC 솔루션 으로서 전체 적 으로 또는 부분 적 으로 형성 될 수 있 다 .