1 번 째 모드 에 관한 자세 한 기술 적 원리 는 다음 과 같 다 . 다 파장 의 백색광 을 제 1 회절격자 ( 31 ) 에 입사 시켜 특정 한 분 산각 으로 분광 된 빛 을 위상 물체 인 측정 시편 ( 41 ) 에 입사 시킴 으로써 최소한 의 회전 운동 만 으로 도 3 차원 굴절 률 분포 를 측정 할 수 있 는 방법 이 다 . 종래 의 측정 방법 은 단파장 의 빛 을 입사 시키 고 , 굴절 률 정합 용액 안 에서 위상 물체 를 약 2 ° 간격 으로 총 180 ° 회전 시키 면서 측정 을 수행 하 였 다 . 이 에 비해 본 발명 은 이러 한 샘플 의 기계 적 회전 을 최소 화 시키 도록 설계 되 도록 구성 되 어 있 다 . 따라서 파장 에 따라 위상 물체 에 입사 되 는 빛 의 각도 범위 는 넓 게 설계 될수록 유리 하 다 . 한 번 에 측정 할 수 있 는 각도 범위 가 60 ° 라면 , 총 180 ° 를 측정 하 기 위해서 단지 3 번 만 위상 물체 를 회전 시켜 주 면 된다 . 제 1 회절격자 ( 31 ) 의 수학식 은 다음 과 같 다 .